Tonometro utilizzato per la superficie irregolare della cornea:
Tonometro Mackey Marg
Tonometro a rimbalzo
Tonometro di Dreger
Tonometro di Maklakov
Ris. UN. Tonometro Mackey Marg Il concetto di tonometro Mackey Marg è la forza necessaria per mantenere la piastra piatta di uno stantuffo a filo con un manicotto circostante contro la pressione della deformazione corneale. È accurato negli occhi con cornea cicatrizzata, edematosa e irregolare. Tonometro di Perkin Il tonometro di Perkin utilizza un prisma come Goldmann ma è controbilanciato, in modo che la tonometria venga eseguita in qualsiasi posizione. Prisma illuminato da lampadine alimentate a batteria. La forza viene regolata manualmente. È possibile Tonometro di Dreger Simile a quello di Perkin ma utilizza diversi set di prismi e funziona con un motore che regola la forza su questi prismi Tonometro di Maklakov È un tonometro a forza costante che viene stimato misurando l'area della cornea appiattita da un peso noto. È costituito da un cilindro metallico a forma di manubrio con piastre terminali piatte di vetro lucido su entrambe le estremità del diametro di 10 mm. Per misurare la IOP vengono utilizzati tonometri da 5, 7,5, 10 e 15 grammi.