Il Canary System è in grado di misurare i difetti nella struttura cristallina del dente con il volume di sondaggio effettivo di un'area di:
1,5 mm di diametro e fino a 5 mm sotto la superficie del dente
2 mm di diametro e fino a 5 mm sotto la superficie del dente
1,5 mm di diametro e fino a 4 mm sotto la superficie del dente
2 mm di diametro e fino a 4 mm sotto la superficie del dente
Il sistema Canary è in grado di misurare i difetti nella struttura cristallina del dente con il volume di sondaggio effettivo di un'area di 1,5 mm di diametro e fino a 5 mm sotto la superficie del dente. Fornisce un numero canarino (compreso tra 0 e 100) da un algoritmo che combina le letture PTR e LUM, che sono direttamente collegate allo stato della struttura cristallina della superficie dello smalto o della radice.
Il sistema Canary divide la forza del segnale e le caratteristiche di profondità del dente in tre zone.
La zona sana (numero canarino 0-20) indica nessuna profondità della lesione con PLM.
La zona di decadimento (Numero Canarino 21-70) indica lesioni con profondità di 532 ± 322 µm.
Nella zona di decadimento avanzato (Numero Canarino 71-100) le lesioni indicano una profondità di 1057 ± 441 µm.
Il Canary System utilizza la tecnologia di conversione dell'energia (PTR-LUM) per visualizzare ed esaminare il dente. Gli impulsi di luce laser vengono puntati sul dente e la luce viene quindi convertita in calore (radiometria fototermica o PTR) e luce (luminescenza o LUM), che vengono emessi dalla superficie del dente in risposta agli impulsi modulati.