Qual è la concentrazione di ossigeno fornita dal concentratore di ossigeno: -
90% e 96%
100%
30 e 60%
60% e 90%
concentratore di ossigeno Sono noti anche come assorbitori a oscillazione di pressione. Possono essere considerati un'alternativa alla fornitura tradizionale in cui non è disponibile una fornitura affidabile di ossigeno liquido, come un sito off-shore o un sito in cui non è possibile soddisfare i criteri di sicurezza per le installazioni liquide. Questi dispositivi possono essere piccoli, progettati per fornire ossigeno a un singolo paziente, oppure possono essere abbastanza grandi da fornire ossigeno a un sistema di gasdotti medicali. I componenti di questo sistema sono: compressori duplex e setacci molecolari, ricevitori, essiccatori, pompe per vuoto, filtri, regolatori di pressione di linea, sistema di controllo, sistema di monitoraggio delle prestazioni dell'ossigeno e collettore di bombole di riserva. I concentratori di ossigeno funzionano secondo il principio di adsorbimento (sotto pressione) altri gas presenti nell'atmosfera sulla superficie di un materiale adsorbente, noto come zeolite. Poiché l'ossigeno non viene assorbito dalla zeolite, è libero di passare nel deposito per l'uso. La zeolite è silicati di alluminio idrati dei metalli alcalini in forma di polvere o granulare. La zeolite è sigillata in un recipiente noto come letto a setaccio. I letti crivellanti funzionano in coppia, uno assorbe mentre l'altro rigenera. L'aria ambiente viene filtrata e pressurizzata a circa 137 kPa da un compressore e quindi esposta ad una colonna a setaccio molecolare di zeolite, formando un'area superficiale molto ampia, ad una pressione nulla. Il setaccio trattiene selettivamente l'azoto e altri componenti indesiderati dell'aria. Questi vengono rilasciati nell'atmosfera dopo aver riscaldato la colonna e applicato il vuoto. La commutazione tra le colonne avviene tramite un interruttore orario. Il processo è in grado di produrre concentrazioni di ossigeno di circa il 95%. La restante parte è costituita principalmente da argon con una piccola percentuale di azoto. Durante l’anestesia a circuito chiuso potrebbe verificarsi un accumulo di argon. Pertanto, per evitare ciò, sono necessari flussi di gas fresco più elevati. Poiché il processo genera una grande quantità di calore, la ventilazione e il raffreddamento sono obbligatori. Se l'impianto si guasta, il collettore delle bombole di emergenza immetterà nella tubazione concentrazioni più elevate (99,5%) rispetto al normale funzionamento dell'impianto pari al 95%. Ciò potrebbe avere un effetto sulle apparecchiature a valle, in particolare nelle aree di terapia intensiva. Questo sistema a basso flusso (2-4 L/min) e a bassa pressione può fornire ossigeno continuo ai pazienti con malattia polmonare ostruttiva cronica. Un'unità tipica funziona con l'alimentazione di rete e può fornire fino a 5 l/min di ossigeno ad una concentrazione del 94%. Può essere convogliato in tutta la casa in piccole prese a parete.
Anesthesia Machine