I cannocchiali a fibra ottica vengono sterilizzati da
Glutaraldeide
Ossido di etilene
Autoclavaggio
Alcol
Ris. a (glutaraldeide). (Ananthnarayan, Microbioloyg, 4a ed., 32)SterilizzazioneSterilizzazione tramite vapore (autoclave)Sterilizzazione tramite aria caldaSterilizzazione tramite ossido di etileneSterilizzazione tramite vapore a bassa temperatura e deide formaleSterilizzazione tramite irradiazione- Batteri vegetativi, compresa la tubercolosi, e virus come l'epatite B, l'epatite C e l'HIV e le spore resistenti al calore, tra cui C.tetani e C.perfrangens, vengono uccisi. - La combinazione di pressione, temperatura e tempo con il calore umido è importante: 134°C (30 lb/in.2) per un tempo di permanenza di 3 minuti; 121°C (15 lb/in.2) per un tempo di attesa di 15 minuti;- Monitoraggio=Penetrazione del vapore/Bowie - Test Dick e indicatori chimici, ad esempio tubi Brownes o nastri impregnati, vengono utilizzati per garantire che gli errori. Gli indicatori biologici non sono appropriati.- Inefficiente rispetto alla sterilizzazione a vapore umido, ma ha la capacità di trattare grassi/unguenti liquidi solidi non acquosi e di trattare contenitori chiusi (ermetici).- La mancanza di corrosione può essere importante, in particolare con strumenti con fini taglienti come strumenti oftalmici.- Non può essere utilizzato per sostanze denaturate come gomma, plastica e fluidi IV che sono denaturati.- L'ETO è un gas acido non corrosivo ad ampio spettro altamente penetrante.- È utilizzato per materiali sensibili al calore comprese le apparecchiature elettriche.- Non è raccomandato per apparecchiature respiratorie con ventilatore o strumenti sporchi perché i detriti organici, compreso il siero, hanno un marcato effetto negativo. Questo utilizza una combinazione di vapore saturo essiccato e formaldeide, con il vantaggio principale che la sterilizzazione viene ottenuta a una temperatura bassa (73°C) e il metodo è quindi adatto per materiali sensibili al calore e apparecchiature con componenti in plastica integrali.- Non è raccomandato per articoli sigillati, oleosi o con aria trattenuta.- Alcune plastiche e tessuti assorbono formali- deide, rilasciandola in modo ritardato che può causare ipersensibilità agli utilizzatori.- Utilizza raggi gamma o elettroni accelerati.- È un processo industriale ed è appropriato per la sterilizzazione di grandi lotti di prodotti simili, come siringhe, cateteri e Cannule IV.- La dose di irradiazione superiore a 25 kGy è accettata come garanzia di sterilità adeguata.DisinfezioneDisinfezione con vapore a bassa temperatura:- Le condizioni tipiche includono l'esposizione al vapore saturo secco a una temperatura di 73 °C per un periodo di 20 minuti a una pressione inferiore atmosferico. Utile per trattare resi sporchi da OT/cliniche che potrebbero essere contaminati da secrezioni corporee e microrganismi. Successivamente gli strumenti devono essere puliti. Disinfezione con acqua bollente: utilizzare acqua dolce a 100 °C a pressione normale per 5 minuti. Gli strumenti devono essere puliti accuratamente prima dell'utilizzo. Disinfezione con formaldeide: il gas formaldeide è un agente antimicrobico ad ampio spettro. Questo processo utilizza un armadio ermetico e fa circolare formaldeide gassosa fino a 50 °C. Disinfezione con glutaraldeide: una soluzione al 2% di glutaraldeide è efficace contro la maggior parte dei batteri e dei virus, inclusi l'epatite B e C e l'HIV, ed è una disinfezione di alto livello particolarmente utile per la decontaminazione degli endoscopi flessibili.
Hospital waste, disaster management and occupational health