L'uso del cauterio monopolare non è consigliato quando un bambino viene sottoposto a circoncisione poiché potrebbe portare alla coagulazione del pene. Il meccanismo è
Canalizzazione
Accoppiamento capacitivo
Elettrocuzione
Esplosione
Canalizzazione: il calore viene prodotto laddove l'intensità della corrente è maggiore. Normalmente, questo dovrebbe trovarsi sulla punta dell'elettrodo attivo, ma se la corrente passa attraverso uno stretto canale o peduncolo fino all'elettrodo attivo, all'interno di questo canale o peduncolo può essere generato calore sufficiente per coagulare i tessuti. Ciò può rivelarsi disastroso, ad esempio: coagulazione del pene in un bambino sottoposto a circoncisione; coagulazione del funicolo spermatico quando l'elettrodo viene applicato al testicolo. Accoppiamento di capacità: questo è un fenomeno in cui un condensatore viene creato inserendo un isolante tra due elettrodi metallici. Questo può essere creato in situazioni in cui è presente un po' laparoscopico in metallo e il gancio per diatermia viene fatto passare attraverso di esso.Rif: Bailey and Love 27e pag: 103
General surgery