Tutto vero per quanto riguarda la ventilazione a pressione controllata, tranne...
La pressione di gonfiaggio desiderata è preselezionata
C'è una portata in accelerazione
Il volume corrente può essere variabile
La pressione alveolare è fissa
Con la ventilazione a pressione controllata (PCV), la pressione di gonfiaggio desiderata viene preselezionata e una velocità di flusso inspiratorio decelerante fornisce flussi elevati all'inizio del gonfiaggio polmonare, per raggiungere rapidamente la pressione di gonfiaggio desiderata. Modalità di ventilazione a pressione controllata In una modalità di ventilazione a pressione controllata, la pressione inspiratoria è la variabile di controllo e viene mantenuta durante la fase inspiratoria. Di conseguenza, la forma d'onda della pressione è "quadrata". Ciò aumenta la pressione media delle vie aeree (ovvero l'area sotto il grafico pressione/tempo è maggiore). Durante la fase inspiratoria iniziale, il ventilatore fornisce un flusso inspiratorio elevato per raggiungere rapidamente la variabile limite di pressione ("PC sopra PEEP" su un SERVO-i). Per mantenere questa pressione, la portata deve diminuire nel corso dell'inspirazione e generalmente assume la forma di una rampa discendente. Durante la fase inspiratoria iniziale, il ventilatore fornisce un flusso inspiratorio elevato per raggiungere rapidamente la variabile limite di pressione. Per mantenere questa pressione, la portata deve diminuire nel corso dell'inspirazione e generalmente assume la forma di una rampa discendente.
Modes of Ventilation