Quale dei seguenti può fornire ossigeno al 100%.
Maschera Venturi
Maschera facciale anestetica
Maschera di Hudson
Maschera facciale non rebreather
Dispositivi utilizzati per l'ossigenoterapia Le prestazioni di questi dispositivi possono essere descritte in base a 1. La concentrazione massima di ossigeno che è possibile somministrare al paziente e l'affidabilità/variabilità con cui i dispositivi lo fanno. Considerando l'affidabilità e la variabilità dell'erogazione di ossigeno al paziente, possiamo dividere queste apparecchiature in dispositivi a prestazioni fisse o dispositivi a prestazioni variabili. Ciò significa che la concentrazione di ossigeno inspirato raggiunta dipende maggiormente o meno dalla portata inspiratoria parlata del paziente (PIFR) (dispositivi a prestazioni variabili) o meno (dispositivi a prestazioni fisse). Dispositivi a prestazione fissa Questi dispositivi erogano al paziente una concentrazione fissa di ossigeno inspirato, indipendente dal PIFR. Anche durante il PIFR non si verificherà alcun trascinamento casuale di aria ambiente che alteri in modo imprevedibile la FiO2 con questa apparecchiatura. I dispositivi di questo gruppo includono: Maschera Venturi SS Con questi dispositivi c'è il trascinamento dell'aria ambiente, ma è fisso e non dipende dal PIFR del paziente. Pertanto anche la FiO2 erogata risultante è costante. SS Maschera facciale non rebreather Una sacca di riserva fornisce il 100% di ossigeno e compensa il deficit che si verifica nei periodi in cui il PIFR del paziente è superiore al flusso di ossigeno fornito alla maschera (solitamente circa 20 L/min da una parete di ossigeno o da una fonte di bombola) ). La valvola a ribalta sulla maschera impedisce o almeno riduce l'ingresso di aria ambiente. Queste maschere non raggiungono una perfetta aderenza al viso del paziente, pertanto si verificano ancora infiltrazioni d'aria nell'ambiente. È possibile raggiungere una FiO2 fino al 70-80%. Maschera facciale anestetica SS (con circuito respiratorio anestetico) Queste maschere formano una tenuta completa attorno alle vie aeree del paziente in modo che non possa verificarsi alcun trascinamento di aria ambiente. La concentrazione di ossigeno erogato è la stessa della miscela di gas fornita alla maschera (supponendo che non si verifichi alcuna rirespirazione nel circuito respiratorio anestetico). In questa rubrica abbiamo elencato anche il Patil-Syracuse e la maschera per endoscopia. Entrambi questi dispositivi consentono la strumentazione con un telescopio a fibre ottiche mantenendo la tenuta al viso con la maschera. 2. Dispositivi a prestazioni variabili Questi dispositivi erogano al paziente una concentrazione di ossigeno inspirato variabile, che dipende dal PIFR. A seconda dell'effetto inspiratorio del paziente (volume corrente, "velocità" di inspirazione e frequenza respiratoria), il PIFR può spesso superare la portata alla quale l'ossigeno o una miscela ossigeno/aria viene fornita dal dispositivo, il che significa che al momento del PIFR più si verifica un trascinamento o una minore quantità di aria ambiente, alterando la FiO2 risultante in modo imprevedibile. I dispositivi di questo gruppo sono: SS Cannule nasali Maschera facciale semplice/maschera "Hudson"
Airway