Circuito d'elezione per la ventilazione controllata -
Circuito Magill
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Ris. è "c", ovvero Tipo DTipo di circuitoFlusso di gas fresco richiestoCommentiSpontaneoControllatoTipo A (circuito Magill)Pari al volume minuto (80 ml/kg/min)Molto elevato e difficile da prevedereo Circuito scelto per la ventilazione spontanea.o Non deve essere utilizzato per la ventilazione controllataTipo B2 x volume minuto2 - 2Vi volume minuto Tipo C (Andata e ritorno dell'acqua)2 x volume minuto2 - 2Vi volume minutoo È un sistema coassialeTipo D (circuito Bain)2 - 3 x volume minuto1 - 2 x volume minutoo Circuito a scelta per il controllo ventilazione.o Circuito più comunemente utilizzato,o Può essere utilizzato anche per la ventilazione spontanea.Tipo E (raccordo a T di Ayre)2-3 x volume minuto3 x volume minutoo Circuito di 2a scelta nei bambiniTipo F (circuito Jackson-Rees)2-3 x volume minuto2 x ventilazione minuto Circuito scelto nei bambiniNota: - Sistema coassiale significa che sia il tubo del gas fresco che quello del gas espirato sono posizionati sullo stesso asse, cioè coassiali. I gas freschi vengono erogati attraverso il tubo interno e il gas espirato viene espirato attraverso il tubo interno in modo che non si verifichi la miscelazione dei gas freschi con quelli espirati.
Breathing Systems