Quale delle seguenti affermazioni è vera riguardo alla macchina per anestesia
Il vaporizzatore di desflurano è riscaldato a 39°C
Vaporizzatori di alotano a 39°C
Il rotametro è un flussometro a pressione variabile e un dispositivo a orifizio variabile solo per gas
Il sensore O2 è collegato all'arto inspiratorio all'estremità della macchina.
Un vaporizzatore di desflurano viene riscaldato a 39°C. Il rotametro è un flussometro a pressione costante, con orifizio (area) variabile sia per gas che per liquidiQ. - L'alotano vaporizza a 50,2 gradi C (ovvero il punto di ebollizione) - Il sensore O2 può essere collegato sia sul circuito respiratorio espiratorio che inspiratorio del sistema del ramo circolare, ma non sulla linea del gas fresco della macchinaQ. Il vaporizzatore di desflurano è riscaldato esternamente a 39°C per compensare la significativa perdita di calore durante la vaporizzazione del desflurano. Inoltre aumenta la pressione del vapore (fino a 1300 mmHg), prevenendo la possibilità di ebollizione in ambienti caldi. Il vaporizzatore Tech 6 viene utilizzato solo con desflurano. Il desflurano viene riscaldato a 39°C (102°F)Q, che è ben al di sopra del suo punto di ebollizione (22,8°C), da due riscaldatori alla base. È necessario un riscaldamento esterno, poiché la potenza del desflurano richiede che ne venga vaporizzata una grande quantità. E anche perché il punto di ebollizione del desflurano è vicino alla temperatura ambiente e, a seconda della temperatura ambiente, renderebbe imprevedibile il risultato. Questi fattori rendono impossibile la termocompensazione tramite i consueti dispositivi meccanici.