È vero per l'elettroretinogramma?
un'onda è un'onda positiva
un'onda nasce dall'epitelio pigmentato
L'onda b nasce dai bastoncelli e dai coni
L'onda c è un'onda positiva
ELETTRORETONOGRAFIA (ERG): Misura le variazioni del potenziale di riposo dell'occhio, indotte dalla stimolazione dell'occhio con uno stimolo luminoso. Componenti: *onda 'a' - Onda negativa, che rappresenta l'attività dei bastoncelli e dei coni *onda 'b' - Onda positiva, che rappresenta l'attività degli strati retinici interni. *Onda 'c' - Onda positiva, correlata al metabolismo retinico, particolarmente associata all'epitelio pigmentato. tipi di elettrogramma Elettrodo Burian-Allen - (elettrodo comunemente usato per flash ERG) dimensioni variabili della lente costituite da un anello anulare di acciaio inossidabile che circonda il nucleo centrale della lente a contatto in polimetilmetacrilato (PMMA) con uno speculum del coperchio. Elettrodo Dawson-Trick-Litzkow - filo Mylar conduttivo a massa ridotta costituito da singole fibre impregnate con elettrodo ERG-Jet argento metallizzato - una lente in plastica usa e getta con una circonferenza periferica placcata in oro Elettrodo Mylar - elettrodo Mylar Skin alluminizzato o rivestito in oro - può essere utilizzato in sostituzione degli elettrodi corneali posizionando un elettrodo sulla pelle sopra la cresta infraorbitaria vicino alla palpebra inferiore; a causa delle ampiezze ridotte e delle risposte variabili, l'elettrodo cutaneo viene utilizzato principalmente solo a scopo di screening. Elettrodo Cotton-Wick: guscio dell'elettrodo Burian-Allen dotato di uno stoppino in cotone, utile per ridurre al minimo gli effetti indotti dalla luce. Elettrodo Hawlina-Konec: isolato in Teflon. filo metallico sottile (argento, oro, platino) con tre finestre centrali, 3 mm di lunghezza, modellato per adattarsi al sacco congiuntivale inferiore Elettrodi di registrazione: sopra la cornea, la congiuntiva bulbare o la pelle della palpebra inferiore Proteggere la superficie corneale con conduttori ionici non irritanti soluzione (lacrime artificiali o soluzioni per lenti a contatto contenenti cloruro di sodio e una viscosità non superiore allo 0,5% di metilcellulosa) Anestesia topica per elettrodi per lenti a contatto - Elettrodi di riferimento: questi elettrodi si collegano all'ingresso negativo del sistema Elettrodo bipolare - incorporato nella lente a contatto - assemblaggio dello speculum: può produrre un'ampiezza inferiore rispetto all'elettrodo monopolare in un'area separata Gli elettrodi monopolari possono essere fissati alla pelle vicino a ciascun bordo orbitale temporale, evitare di posizionarli sopra le masse muscolari Elettrodi comuni: collegati all'ingresso comune del sistema Lobo dell'orecchio/mastoide/fronte Riferimento: Malattie dell'occhio di Parsons: 21a edizione; Pagina 110 - 111
Optics and refraction