Classificazione di Mapleson di un sistema di respirazione anestetico
Descrive quattro sistemi A, B, C, D
Classifica il sistema Bain come Mapleson
Descrive il pezzo a T come M
Descrive il sistema con raccordo a T come se richiedesse una portata di gas fresco pari a 1,5 - 2 volte il volume minuto.
Il Mapleson D può essere descritto come una modifica coassiale del sistema base del raccordo a T, sviluppato per facilitare l'eliminazione dei gas anestetici di scarto. Funzione: Il circuito Bain è una modifica del sistema Mapleson D. È un sistema coassiale in cui il gas fresco scorre attraverso uno stretto tubo interno all'interno del tubo corrugato esterno. Essenzialmente, il circuito Bain funziona allo stesso modo del raccordo a T, tranne che il tubo che fornisce il gas fresco al paziente si trova all'interno del tubo del serbatoio. Inspirazione: il paziente inspira gas fresco dal tubo del serbatoio esterno. Espirazione: il paziente espira nel tubo del serbatoio. Sebbene in questo momento il gas fresco fluisca ancora nel sistema, viene sprecato poiché contaminato dal gas espirato. Pausa espiratoria: il gas fresco proveniente dal tubo interno lava via il gas espirato dal tubo del serbatoio, riempiendolo con gas fresco per l'inspirazione successiva. La ventilazione spontanea La Normocarbia richiede un flusso di gas fresco di 200-300 ml/kg. Ventilazione controllata Per produrre normocarbia è necessario un flusso di gas fresco di soli 70 ml/kg. Bain e Spoerel hanno raccomandato quanto segue: 2 L/min flusso di gas fresco in pazienti < 10 kg 3,5 L/min flusso di gas fresco in pazienti di peso compreso tra 10 e 50 kg 70 ml/kg flusso di gas fresco in pazienti > 60 kg Il volume corrente raccomandato è 10 ml/kg e la frequenza respiratoria è di 12-16 respiri/minuto
General anatomy