Il vaporizzatore Tec 6 viene utilizzato con...
Alotano
Desflurano
Isoflurano
Trielene
Il vaporizzatore più comune è l'Ohmeda Tec 6, progettato specificamente per l'uso con desflurano. Il desflurano ha due proprietà fisiche che lo rendono inadatto all'uso con un vaporizzatore convenzionale. Innanzitutto, ha un SVP molto elevato (88,5 kPa a 20°C). Un vaporizzatore convenzionale richiederebbe elevati flussi di gas fresco per diluirlo entro concentrazioni clinicamente utili, rendendolo antieconomico. In secondo luogo, ha un basso punto di ebollizione (23,5°C). A temperatura ambiente, bolle a intermittenza, determinando ampie fluttuazioni nella distribuzione dell'agente. Durante l'ebollizione, l'erogazione dell'agente sarà eccessiva; tuttavia, si raffredderà a causa della grande perdita di calore latente di vaporizzazione, con conseguente diminuzione esponenziale dell'SVP e sottoerogazione dell'agente. L'Ohmeda Tec 6 supera questi problemi utilizzando un filamento elettrico che riscalda il desflurano a 39°C, aumentandone il SVP a 194 kPa, ovvero quasi 2 atm. Oltre a fornire un SVP stabile, questa alta pressione elimina la necessità di un gas di trasporto pressurizzato: il gas fresco o diluente è invece completamente separato dalla camera di vaporizzazione
Inhalational Anesthetic Agents