二、原因分析00756贰(1)电源模块故障。变压器质量差或雷击或过电压造成电能表内变压器、压敏电阻的损坏。(2)计量芯片不工作、采样回路故障。计量芯片晶振接地不良、受到干扰或以电烙铁焊接方式未接地,导致晶振损伤,引起晶振停振是计量芯片不工作的主要原因。(3) 静电放电造成的计量芯片损坏。计量芯片的好坏对电子式电能表的计量性能影响极大。目前我国使用的计量芯片是对 ESD(静电放电)敏感的器件。电子设备上的图5-11左电能表上电后无工作电源静电荷累积高达 4000V 是很容易的,并在没有察觉的情况下放电。虽然常用的芯片 AD7755有ESD保护电路,但高能量的静电放电仍然可以造成计量芯片的破坏性损伤。如果电能表设计不合理,会造成芯片损坏的故障频现。因此,在计量芯片的外围电路设计时,其参数的匹配直接影响到电能表的性能,应该采取静电放电预防措施,提高静电保护能力。
变压器_组成_电能表
晶振_部件故障_受到干扰
计量芯片_部件故障_不工作
晶振_部件故障_未接地
变压器_部件故障_过电压
压敏电阻_部件故障_损坏
晶振_部件故障_接地不良
计量芯片_部件故障_不工作
计量芯片_部件故障_破坏性损伤
变压器_部件故障_损坏
采样回路_部件故障_故障
电源模块_部件故障_故障
变压器_部件故障_雷击
芯片_部件故障_损坏
计量芯片_部件故障_损坏
变压器_部件故障_质量差
晶振_组成_计量芯片
压敏电阻_组成_电能表
晶振_部件故障_损伤
晶振_部件故障_停振
电能表_部件故障_设计不合理