의료기술 관점에서 방사선치료장비의 안전하고 효율적 사용방안
우리나라에서 방사선치료장비의 정도관리(quality control)는,「원자력안전법」에따라 각 의료기관이 원자력발생장치의 사용 등의 허가를 취득 시 원자력안전위원회에 제출하는 ‘품질보증계획서’ 상의 정도관리 내용에 따라 이루어지며, 원자력안전위원회는 서류검토나 실사를 통하여 의료기관의 장비 정도관리 현황을 파악·관리한다. ‘품질보증계획서’ 상의 장비 정도관리에 관한 사항은 국제기구나 외국의 의학물리학회 등의 품질보증 가이드라인 및 기기 제조사에서 제공하는 정도관리 방법 및 절차로 이루어지며, 우리나라의 경우 국가 차원의 방사선치료장비에 대한 필수적인 정도관리 절차나 세부적인 측정치의 허용오차 등에 관한 사항을 따로 정하고 있지는 않다. 「의료분야의 방사선 안전관리에 관한 기술기준(원자력안전위원회 고시)」에 의하면, 의료기관은 사용하는 방사선발생장치 및 밀봉선원이 내장된 기기에 대하여 문서화된 품질관리절차서를 수립하고 이에 따른 품질관리(정도관리)를 수행하여야 한다. 품질관리절차서에는 장비의 교정 및 조작, 방사선 측정, 관리 요원의 훈련, 독립적인 품질 감사 및 방사선기기의 품질에 영향을 미치는 변경사항이 발생하는 경우의 품질관리 조치계획에 대한 내용이 포함되어야 한다. 
의료기록 보관과 관련된 규정의 준수 여부를 무시하고 내버려두는 건 어디지