진단참고수준 가이드라인 치과촬영(구내, 파노라마, CBCT)
안전관리 가이드라인
3 안전관리규칙에 따른 치과 의료기관 준수사항
1) 진단용 방사선 발생장치를 설치하는 경우에는 해당 의료기관의 소재지를 관할하는 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 신고하여야 한다. (제3조)
※ 진단용 방사선 발생장치 설치신고 : 사용일 3일 전까지, 사용중지 신고 : 사용 중지일로부터 3일 이내, 사용중지 후 재사용 신고 : 사용일 3일 전까지, 양도ㆍ폐기 또는 이전(관할구역 안에서 이전은 제외)
신고 : 사유가 발생한 날부터 45일 이내
2) 진단용 방사선 발생장치는 ①신규·이전 설치할 경우 ②전원시설을 변경하거나 주요부품(고전압발생장치, X-선관 또는 제어장치)을 교체하거나 수리할 경우 ③사용중지 후 재사용하고자 할 경우에 검사를 받아야 하며, 위의 검사를 받은 날부터 매 3 년마다 정기검사를 받아야 한다.
※ 정기검사 유효기간(기간 만료일 전후 각각 31일)이 끝나기 전에 검사를 받아야 하고, 검사 시에는 안전관리책임자를 참여시킨다.
※ 검사 결과 부적합일 경우, 시장ㆍ군수ㆍ구청장으로부터 진단용 방사선 발생장치 또는 방사선 방어시설의 사용 금지와 수리ㆍ교정 및 재검사명령을 받게 되며, 이를 지체 없이 이행하여야 한다.
3) 치과 진단용 방사선 발생장치(발생기 포함)를 교체(기존 장치보다 용량이 큰 장치로 교체하거나 설치 위치의 변경 등)하거나, 차폐시설의 변경설치 하는 경우, 방어시설에 대한 검사를 받아야 한다.
4) 진단용 방사선 발생장치의 안전관리와 적정한 사용을 위하여 소속 방사선관계종사자 중에서 진단용 방사선 안전관리책임자를 임명하여 안전관리업무를 수행하게 하여야 하며 안전관리 책임자의 선임·해임·겸임 사항 발생시 1 개월 이내에 관할 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 신고하여야 한다. 또한 소속 방사선관계종사자의 변동(신규채용, 퇴직 등)이 발생한 경우 3 개월이내에 관할 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 신고하여야 한다.
피폭량 계산 프로그램 사용하면 환자 방사선피폭량 줄일수 있어요!
의료기관이 진단용 방사선 발생장치를 검사할 때 참여시켜야 하는 사람은 누구야
안전관리책임자