환경시험•검사 QA/QC 핸드북
Ⅰ 정도관리 일반
1 정도관리
1.3 용어 정의
1.3.2 시료
1.3.2.12 실험실관리시료(LCS, laboratory control sample)
실험실관리시료에는 첨가바탕시료, 정도관리확인시료, 실험실첨가시료등이 있으며 사용목적은 모든 검정곡선을 비롯한 모든 정도관리 수행에 사용하는 표준물질의 정확도를 평가하기 위함이다. 실험실관리시료는 반드시 검정곡선 또는 정도관리 수행에 사용한 표준물질의 제조사와 다른 제조사 또는 기관의 표준물질을 사용하여 검정곡선, 정도관리에 사용한 표준물질을 교차 확인해야 한다. 방법검출한계의 3배 ～ 10배 또는 검정 표준용액의 중간 농도로 실험실관리시료를 제조하여 일상적인 시료의 시험 검사와 같이 수행한다. 실험실 또는 분석자는 주기적인 실험실관리시료의 분석 계획을 수립하고 계획에 따라 수행해야 하며, 분석 정도관리 결과가 관리기준을 벗어났거나 표준물질이 의심스러울 때 즉시 수행하여야 한다. 수행 결과에 대해 정확도와 정밀도를 계산하여 관리차트를 작성한다. 표 Ⅰ-2에는 캐나다 ETC(environmental technology centre) 폐수실험실의 정도관리 시료의 종류별 수량을 예로 나타내었다.
책 한권으로 환경분야 정도관리 완전정복
모든 검정곡선을 비롯한 모든 정도관리 수행에 쓰는 표준물질의 정확도를 평가하기 위해 무엇을 사용하니
실험실관리시료