진단참고수준 가이드라인 치과촬영(구내, 파노라마, CBCT)
치과촬영에서의 진단참고수준 확립
1 치과촬영 종류별 환자선량 조사 및 분석 결과
2) 파노라마 촬영
파노라마 촬영에서의 평균 촬영조건은 성인 74 kV, 10 mA, 14.2 초, 149mAs, 12 세 소아 70 kV, 9 mA, 13.5 초, 118 mAs, 6 세 소아 69 kV, 9 mA, 13.3 초, 111 mAs 였다.
파노라마 촬영에서 의료기관 규모별 비교에서 치과의원 촬영장치의 선량이 치과대학병원보다높았다. 영상획득 방식별 비교에서 DR이 전체의 97 %, CR이 3 %였으며, DR의 선량이 CR보다높았다. 촬영장치 연한별 비교에서 5년 이내 기기의 선량이 그 이상 된 기기보다 높았다. 이는최근 출시된 DR 장치가 제조사에 따라 높은 환자 선량을 보이는 경우가 많기 때문으로 생각된다.
국내 제조사들이 고화질이면서 낮은 선량의 좋은 제품을 만들도록 하기 위해서는, 치과의사들의저선량 장치에 대한 많은 관심이 필요하다. 장치를 구입하는 치과의사들이 선량에 대한 관심을 보이며 저선량 장치를 선호할 때 제조사들은 선량을 낮추기 위한 방법을 찾으려고 노력할 것이다. 또한 DR 장치는 선량을 높게 사용해도 영상 처리에 의해 화질에 큰 영향이 없어 고선량으로 조사되었는지 모르는 경우가 많다. 따라서 치과의사가 적절한 촬영조건을 찾지 않고 별 생각 없이 높은 선량 조건으로 고정하여 촬영하는 경우가 많아, 이에 대한 교육과 홍보가 필요하다.
일반적으로 장치 제조사가 촬영조건 설정에 참여하는 경우가 많아 장치 제조사, 정도관리 업체 등에 대한 홍보 또한 중요하다.
피폭량 계산 프로그램 사용하면 환자 방사선피폭량 줄일수 있어요!
선량을 높게 사용해도 영상 처리에 의해 화질에 큰 영향이 없는 장치는 뭐야
 DR