진단참고수준 가이드라인 치과촬영(구내, 파노라마, CBCT)
안전관리 가이드라인
1 환자 및 보호자를 위한 치과 방사선 안전 관리
8) 가임기 여성 환자 및 보호자를 위한 안내문을 부착하고 임신 여부를 확인하여 방사선 피폭과 위험성에 대해 설명한다. 응급상황이 아닌 한, 환자가 원하는 경우에 연기가 가능함을 설명한다.
9) 진료용 엑스선 방어앞치마는 옷걸이에 걸어서 보관해야 하며, 1 년에 한번 이상 방사선 누설 검사를 하여 찢어지거나 갈라짐이 있는지 확인한다.
10) 고감도 필름 또는 디지털 이미지 수용체(DR, CR)를 사용하여 방사선 노출량을 줄여야 한다.
11) 진단용 방사선 발생장치의 촬영 매뉴얼을 작성하여 촬영장치 별 제어판 근처에 구비하고, 수시로 확인하여야 한다.
12) 진단용 방사선 발생장치 별로 어린이, 무치악 환자, 성인 남성 및 여성 환자의 노출 조건을 해당 방사선 발생장치의 제어판 근처에 부착하여 수시로 확인하고, 환자 조건 별로 적절한 노출 조건을 사용하여 방사선 노출량을 줄이고자 노력하여야 한다.
13) 방사선 발생장치에 선량이 표시되는 경우 환자 선량을 기록·관리하며, 한국의 국가적 진단참고수준과 주기적으로 비교하여 피폭선량을 줄이기 위해 노력하여야 한다.
14) 의료방사선 검사 시 재촬영 기록부 및 화질평가표를 작성하여 불필요한 노출을 줄이기 위해 노력(화질평가, 재촬영 원인분석 등)하여야 한다.
15) 진단용 방사선 발생장치의 정도 관리를 위하여 주기적으로 점검(정기검사 포함) 및 기록하고, 고장 등 이상 발생 시 즉시 수리 또는 교정을 받고 수리 내역 등 증빙자료를 보관하도록 한다.
16) 방사선안전관리책임자는 진단용 방사선 발생장치의 안전한 취급을 위하여 장치 별로 프로토콜을 마련하고 환자 방사선 안전관리 및 종사자 피폭 관리를 위한 내부 교육을 실시해야 한다.
피폭량 계산 프로그램 사용하면 환자 방사선피폭량 줄일수 있어요!
치과에 방사선 촬영을 하는 곳에는 가임기 여성 환자 및 보호자를 위해 무엇을 부착해야 해
안내문