진단참고수준 가이드라인 치과촬영(구내, 파노라마, CBCT)
치과촬영에서의 진단참고수준 확립
1 치과촬영 종류별 환자선량 조사 및 분석 결과
2018년 7월부터 2019년 4월까지 질병관리본부의 정책연구과제로 수행한 연구에서 17개 시·도 지역별로 전국에 걸친 126 개 치과의료기관의 118 대 구내촬영용 엑스선 장치, 125 대 파노라마 장치, 119 대 Cone beam CT 장치를 대상으로 조사된 촬영장치 일반정보, 촬영조건, 측정된 환자선량 데이터를 분석한 결과는 다음과 같았다.
1) 구내 촬영
하악 제1대구치를 촬영하는 구내 촬영에서의 평균 촬영조건은 성인 63.0 kV, 6.0 mA, 0.29초, 1.84 mAs, 12 세 소아 62.8 kV, 6.0 mA, 0.22 초, 1.44mAs, 6 세 소아 62.8 kV, 6.0mA, 0.19 초, 1.21 mAs 였다.
구내촬영용 엑스선 장치의 의료기관 규모별 비교에서는, 치과대학병원 촬영장치의 선량이 치과병원이나 치과의원보다 낮았다. 영상획득 방식별 비교에서 R(Digital Radiography)이 전체의 81 %, CR(Computed Radiogaphy)이 14 %, film이 5 %이었고, DR의 선량이 CR, film보다 낮았다. 촬영장치 연한별 비교에서 5년 이내 기기의 선량이 그 이상 된 기기보다 낮았다.
이동형(포터블) 장치는 전체의 26 %였으며, 이동형 장치의 선량이 고정형 장치보다 다소 높았다. 촬영자가 직접 손으로 들고 촬영하는 이동형(포터블) 장치는 촬영조건이 낮고 환자 선량도 낮아 촬영자가 받는 선량이 미미하다고 알려져 있으나, 본 연구 결과 이동형 장치에서의 환자 선량이 고정형 장치에서보다 높게 나와 주의가 요구된다.
피폭량 계산 프로그램 사용하면 환자 방사선피폭량 줄일수 있어요!
질병관리본부의 정책 연구과제로 치과 촬영을 수행한 치과 의료기관은 몇 곳이야
126 개