환경시험•검사 QA/QC 핸드북
Ⅰ 정도관리 일반
1 정도관리
1.4 정도보증 계획
1.4.1.5 정도관리
편향은 시스템 오차다. 다양한 QC샘플은 어떤 알고 있는 농도로 오염된 시료의 분석과 마찬가지로 편향의 정도(degree)를 결정짓기 위해 사용할 수 있다. 이런 편향을 확인하는데 이용되는 시료로는 표준물질, 매질첨가시료(matrix spike sample), 매질QC시료(matrixspecific QC sample) 등이 있다. 예를 들어 교정드리프트(calibration drift)는 측정시스템에서 비임의적 변화이며 교정확인표준물질(calibration check standards) 또는 시료의 주기적 재측정에 의해 종종 감지된다.
같은 또는 동일 시료의 반복측정으로부터 다른 결과가 관찰될 때, 시험 검사 결과가 부정확(imprecision)한 것은 임의 오차다. 측정시스템에서 정밀도의 정도를 표시하기 위해 반복시료(replicate sample)와 분할시료(split sample)를 흔히 사용한다. 이들 시료는 교차실험의 정밀도를 추적하기 위해 현장에서 시료를 채취하여 2개의 다른 실험실로 보낸다. 실험실에서 분배되고 각각 분석된 시료는 분석정밀도(analytical precision)를 나타낼 수 있고, 한 기기로 반복측정한 샘플은 기기정밀도(instrumental precision)를 결정할 수 있다.
책 한권으로 환경분야 정도관리 완전정복
환경시험 측정시스템에서는 반복시료과 분할시료를 사용해 어떠한 척도의 정도를 확인하지
정밀도