진단참고수준 가이드라인 치과촬영(구내, 파노라마, CBCT)
안전관리 가이드라인
4 Cone beam CT 선량 감소와 관련된 장치 요인
2) FOV (Field of View)와 시준
FOV는 실린더 모양 혹은 구 모양의 체적으로 재구성 영상의 모양과 크기를 결정한다. Conebeam CT 장치의 FOV는 높이와 직경이 수 cm에서 머리 부위 전체를 포함하는 크기까지 다양하다. 장치에 따라 다양한 크기의 FOV를 제공하기도 하고, 고정된 한 가지 크기의 FOV만 제공하기도 한다. 어떤 장치는 빔을 시준하여 FOV를 촬영자가 조정할 수 있다. FOV의 크기는 환자 피폭선량에 직접적으로 영향을 미치기 때문에, FOV의 크기를 관심 대상을 촬영하는데
필요한 최소한의 크기로 줄이는 것은 산란선 감소로 인한 화질 향상 뿐 아니라 환자의 피폭선량을 줄이는 확실한 방법이다. Cone beam CT의 다양한 임상 적용 가능성을 고려할 때, 크고 고정된 FOV를 가진 장치는 한 개 또는 수 개의 치아에 진단영역이 국한되는 일반적인 치과용으로는 부적절하다고 판단된다.
다목적 치과용 Cone beam CT 장치는 여러 크기의 FOV를 제공할 수 있어야 하며, 영상검사는 임상 상황에 맞는 최소한의 FOV로 시행되어야 한다.
3) 여과
알루미늄 여과는 의료용 X-선 장치에서 확립되어 있는 요소인데, 일부 Cone beam CT는 구리 여과가 설치되어 있다. Cone beam CT에서 여과 물질과 두께의 최적화에 대한 일반적인 권고사항은 현재 없으며, 추가 연구가 시행되어야 한다.
피폭량 계산 프로그램 사용하면 환자 방사선피폭량 줄일수 있어요!
영상 진단 시 무엇이 환자의 피폭선량에 직접적으로 영향을 미쳐
FOV의 크기