진단참고수준 가이드라인 치과촬영(구내, 파노라마, CBCT)
안전관리 가이드라인
4 Cone beam CT 선량 감소와 관련된 장치 요인
치과방사선촬영 중에서 Cone beam CT 촬영의 환자 피폭선량은 의과에서 사용하는 다중검출기 CT(MDCT)보다는 낮지만, 일반 치과방사선촬영의 선량보다 높다. Cone beam CT는 절단면 영상을 포함한 고해상도의 삼차원적인 정보를 제공하는 장점 때문에 사용이 확대되고 이에 의한 환자 선량이 급증하고 있어 더욱 주의가 요구되는 촬영이다. Cone beam CT 촬영시 환자 선량 감소와 관련된 장치 요인은 다음과 같다.
1) X-선 관전압, 관전류, 노출 시간
Cone beam CT 장치의 관전압과 관전류는 장치에 따라 고정되어 있거나 조절 가능하다. 관전압과 관전류가 고정되어 있으면 노출 최적화를 위한 선택에 장애 요소가 된다. 노출 최적화는 영상 화질과 노출 사이에 균형을 유지함으로써 얻어질 수 있는데, 임상 목적에 따라 어떤 경우는 다른 경우보다 더욱 높은 수준의 영상 화질이 요구될 수 있다. ‘저선량’ 옵션이 가능한 경우 고화질의 영상이 필요하지 않을 때 선택하여 환자선량을 크게 낮출 수 있다. 
X-선 관전압과 관전류량 (mAs)은 Cone beam CT 장치에서 조절 가능해야 하며, 반드시 검사의 임상적 목적에 따라 최적화되어야 한다.
피폭량 계산 프로그램 사용하면 환자 방사선피폭량 줄일수 있어요!
무엇을 얻으려고 치과방사선 촬영할 때 화질과 노출의 균형을 유지하려고 해
노출 최적화