환경시험•검사 QA/QC 핸드북
Ⅰ 정도관리 일반
2 실험실의 기본 장비와 관리
2.1 저울
2.1.2 저울의 사용 시 주의사항
저울의 성능을 충분히 활용하고 안정적으로 사용하기 위해서는 아래와 같은 사항에 주의해야 한다.
• 저울이 수평을 이루고 표시값이 영점에 있는지 확인하고, 사용 전에는 반드시 영점 조정을 실시한다.
• 질량 측정 시 어떤 원인에 의해 측정오차가 발생할 수 있으므로, 분동을 이용하여 정확한 계량이 가능한지를 확인한 다음 계량한다.
• 질량 측정에 긴 시간이 요구되면 천칭실 내의 온 습도의 변화, 공기의 오염이나 시료의 반응, 습도의 호흡에 의해 오차가 발생할 수 있으므로 계량부 부근에 건조제(실리카겔)를 넣어두는 것도 좋다.
• 정전기의 영향에 의해 계량오차가 발생할 수 있는데 주변 습도가 45 % 이하가 되면 플러스체크 등의 절연물로 인해 정전기가 발생할 수 있다. 따라서 상대습도를 높이든지 시료를 전도성(傳導性)용기에 넣어 계량한다.
• 자기의 영향으로 계량오차가 발생할 수 있다. 따라서 자성체(磁性體)는 전자저울에 영향을 미치지 않는 거리에 두어야 한다.
• 주변 온도와 계량물(용기 포함)의 온도 차이가 있으면 계량오차가 발생 할 수 있다. 이는 시료의 온도에 의해 공기 대류 현상이 발생하여 실제 질량보다 가볍게 측정될 수 있기 때문이다. 따라서 시료와 용기는 가능한 주위 온도와 비슷한 온도에서 측정한다. 
• 저울내부에 화학물질이 엎질러지거나 남아있지 않도록 특별히 주의해야 한다.
• 저울에 강한 충격을 주거나 떨어뜨리지 않도록 한다.
책 한권으로 환경분야 정도관리 완전정복
사용 전 평형을 이루고 있는지 표시값이 영점인지 확인해야 안정적인 사용을 할 수 있는 것은 뭘까
저울