진단참고수준 가이드라인 치과촬영(구내, 파노라마, CBCT)
안전관리 가이드라인
2 방사선관계종사자를 위한 치과 방사선 안전 관리
11) 방사선 촬영 시 산란선에 의한 피폭을 최소화하기 위해서 방사선 차폐(촬영실 문을 닫거나, 방어 칸막이로 차폐)를 반드시 하여야 한다.
12) 방사선관계종사자가 촬영실에 들어가서 촬영을 해야 할 경우, 적절한 방어기구(치과진료용 엑스선 방어 앞치마, 납안경, 납장갑, 갑상선보호대, 방어용 칸막이 등)를 이용하여 차폐하여야 한다.
13) 방사선 촬영 시 영상수용기(필름 포함)는 고정 장치를 사용하거나, 환자가 고정하여야 한다. 부득이 방사선관계종사자가 고정해야 하는 경우, 적절한 방어 기구를 착용하여야 한다.
14) 방사선 촬영 중에 방사선관계종사자가 X-선 관두부를 잡고 있지 않아야 한다.
15) 포터블 치과용 엑스선 발생기로 촬영 시 차폐된 공간에서 촬영을 권장한다. 차폐된 공간이 아닌 장소에서 촬영해야 하는 경우, 이동형 엑스선 방어 칸막이를 이용하여 차폐하여 다른 사람들을 보호한다.
16) 포터블 치과용 엑스선 발생기로 촬영 시 필름보다 감도가 높은 디지털 센서와 후방산란선차폐체(backscatter shield)가 부착된 관두를 사용한다. 또한 진료용 엑스선 방어 앞치마, 갑상선 보호대, 납 장갑을 반드시 착용해야 하며, 초점-피부간 거리가 긴(20 cm 정도) 장치를 사용한다.
17) 포터블 치과용 엑스선 발생기로 촬영 시 삼각대 등 장치를 고정시킬 수 있는 보조장치 및 리모컨 스위치를 활용하도록 한다.
피폭량 계산 프로그램 사용하면 환자 방사선피폭량 줄일수 있어요!
방사선 촬영 시 산란선에 의한 피폭을 최소화하기 위해 무엇을 반드시 하여야 하는가
방사선 차폐