يجب عليك إزالة المجس بعد كل اختبار في حالة احتياجك للمتابعة المستمرة للقراءات. على سبيل المثال، إذا كنت تخطط لقياس التأكسج من خلال إصبعك، سيكون من المهم إزالة أي شيء يقوم بامتصاص الضوء مثل الدم المجفف أو طلاء الأظافر من عليه، لتجنب القراءات المنخفضة الخاطئة. يسبب البرد ضعف التروية أو تدفق الدم، مما يؤدي إلى قراءة خاطئة لقياس التأكسج. تأكد أن الأصبع أو الأذن أو الجبهة في نفس درجة حرارة الغرفة أو أدفأ قليلًا قبل البدء في القياس. من شأن المستويات العالية من الضوء كالأضواء العلوية وأضواء العلاج الطبيعي وأجهزة الأشعة تحت الحمراء أن تضلل مستشعر الضوء في المجس، وبالتالي إعطائك قراءة غير دقيقة. يمكن إعادة تشغيل المستشعر عن طريق تغطيته بمنشفة أو بطانية. يقلل شطف اليدينِ من انتقال الميكروبات والإفرازات الجسدية. عادة ما يتم وضع عداد النبض على الإصبع أولًا ثم تشغيل المقياس.   يمكن أيضًا أن توضع المجسات على شحمة الأذن أو الجبين، على الرغم من أن الأبحاث قد أثبتت أن شحمة الأذن ليست مكانًا مناسبًا لقياس مستوى تشبع الأوكسجين.   يجب أن توضع راحة اليد على الصدر في مستوى القلب بدلًا من تعليقها في الهواء (مثلما تفعل أغلبية المرضى) في حالة استخدام المجسّ على الإصبع، لأن هذا يساعد ذلك على الحدّ من الحركة أثناء القياس.   حدّ من الحركة قدر الإمكان. تُعد الحركة المُفرطة من أكثر الأسباب شيوعًا للقراءات الغير دقيقة لمقياس التأكسج، إلا أن هنالك طريقة واحدة للتأكد أن الحركة لا تؤثر على القراءة، وهي قياس معدل ضربات القلب ومطابقته مع معدل الضربات عند قياسها يدويًا، بحيث يجب أن يكون الفرق بين المعدلين خمس نبضات في الدقيقة. يتم عرض مستوى تشبع الأوكسجين ومعدل النبض الخاص بك خلال ثوان على شاشة عرض مضاءة، ويعتبر المعدل من 95% إلى 100% معدلًا طبيعيًا، إلا أنه في حالة انخفاض مستوى الأوكسجين الخاص بك عن 85% يتعين عليك الحصول على العناية الطبية. قم بطباعة القراءات و/أو قم بتنزيلها على جهاز الكمبيوتر إذا كان الجهاز يدعم هذه الخاصية. إذا كنت تعتقد أن مقياس التأكسج قد أعطاك قراءة غير دقيقة أو غير مؤكدة، فاتبع التالي:   تأكد من عدم وجود أي خلل أو اعتراض قد يؤثر على الجهاز (سواء أكان بيئيًا أو على مكان المجس). قم بفرك وتدفئة الجلد. استخدم مُوسع للأوعية يساعد على فتح الأوعية الدموية (مثل كريم غليسريل التنترات). حاول تغيير مكان المجس. حاول تغيير المجس أو مقياس التأكسج نفسه. إن كنت مازلت غير متأكد من أن مقياس التأكسج يعمل بشكل صحيح، قم باستشارة الطبيب.
Determine whether you need to obtain a single reading or continuous monitoring. Remove anything on the site of application that absorbs light. Warm the area where the probe is to be attached. Clear out any sources of environmental interference. Wash hands. Attach the probe. Read the measurement. Keep records of the readings. Troubleshoot if the oximeter makes an error.