जबतक आपके पास कोई ऑटो-रेंजिंग मल्टीमीटर नहीं हो तबतक हर बेसिक मोड (वोल्टेज, रेजिस्टेंस, और करंट) के लिए कई सेटिंग्स होती हैं जिनमें से आपको सेटिंग्स का चयन करना पड़ता है | आप लीड सर्किट से जोड़ें, लेकिन उससे पहले आपको रेंज सेट करना चाहिए | अपने बेस्ट गेस से शुरुआत करें जो सबसे नजदीकी परिणाम से थोड़ा ऊपर हो सकता है | उदाहरण के लिए, अगर आप 12 वोल्ट की माप होने का अनुमान करते हैं तो मान लीजिये कि अगर 25V और 10V दो सबसे नजदीकी ऑप्शन हों तो मीटर को 25V पर सेट कर दें, लेकिन 10V पर नहीं करें |  अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हों और आपको कोई आईडिया नहीं हो कि कितनी करंट की आशा की जानी चाहिए तो मीटर को डैमेज होने से बचाने के लिए इसे सबसे ऊँची रेंज पर सेट करें |  दूसरे मोड मीटर को डैमेज कर दें, इस बात की संभावना कम है लेकिन फिर भी लोवेस्ट रेजिस्टेंस सेटिंग और 10V सेटिंग को अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बनायें | किसी डिजिटल मीटर पर "ओएल (OL)", "ओवर (OVER)", या "ओवरलोड (overload)" का मतलब है कि आपको एक हायर रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत है, जबकि अगर रिजल्ट 0 के बहुत पास हो तो इसका मतलब है लोअर रेंज से ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी | किसी एनालॉग मीटर पर जो सूई अचल रहती है वो ये बताती है कि आपको लोअर रेंज सेलेक्ट करना चाहिए | अगर सूई मैक्सिमम तक चली जाती है तो इसका मतलब है कि आप हायर रेंज सेलेक्ट करें | एक्यूरेट रेजिस्टेंस रीडिंग के लिए पॉवर स्विच को बंद कर दें या जो बैटरियां सर्किट को पॉवर दे रही हों, उन्हें हटा दें | रेजिस्टेंस को मापने के लिए मल्टीमीटर एक करंट ट्रांसमिट करता है, लेकिन अगर किसी और करंट का पहले से प्रवाह हो रहा हो तो रिजल्ट में गड़बड़ी हो सकती है | करंट को मापने के लिए आपको एक सर्किट बनाना पड़ेगा जो मल्टीमीटर को दूसरे कॉम्पोनेन्टों के साथ "सीरीज" में कनेक्ट करे | उदाहरण के लिए, एक बैटरी टर्मिनल से एक वायर डिसकनेक्ट करें, और फिर सर्किट को दोबारा बंद करने के लिए एक प्रोब को वायर से कनेक्ट करें और एक को बैटरी से | वोल्टेज का मतलब है सर्किट के किसी भाग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज | सर्किट पहले से ही बंद होना चाहिए और इससे धारा का प्रवाह होना चाहिए, और फिर मीटर को सर्किट के साथ “पैरेलल” कनेक्ट करने के लिए सर्किट में अलग अलग बिन्दुओं पर स्थित दो प्रोब मिलने चाहिए | कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए यह प्रक्रिया सावधानी के साथ की जानी चाहिए | एनालॉग मीटरों में अतिरिक्त डायल होता है जो रेजिस्टेंस स्केल को एडजस्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है और सामान्यतया एक Ω संकेत से चिन्हित किया जाता है | रेजिस्टेंस को मापने से पहले, दोनो प्रोब के दोनों सिरों को एक-दूसरे से जोड़ दें | डायल को तबतक घुमाते रहें जबतक ओह्म स्केल जीरो रीडिंग ना दे दे, और फिर वास्तविक टेस्ट शुरू करें |
Set the range. Adjust to "off the scale" readings. Disconnect the power before measuring resistance. Measure current in series. Measure voltage in parallel. Calibrate ohms on an analog meter.