赤(電流)と青(電圧)の二色で電圧と電流を同時に表示してくれるのはとても良い。[私の好みは赤(電圧)と青(電流)だが。] しかし、プラグ側の接点バネがほぼ平らなため接触不良で測定値が安定しない。測定器として接触不良は致命的な欠点です。 接触不良があるため電流値は未確認ですが電流測定用のシャント抵抗器は25mΩだから電圧降下が最小限で済むのは良い。 分解してプラグをまともなものと交換すればそれなりに使えると思う。私の場合は中身を取り出してデジタルメーターとして使うので問題無しです。 電圧の数値が他の機器よりも約0.1V高く表示されている。 分解してみたが分圧抵抗器はチップ抵抗二個だけなのでどちらかを半固定抵抗器に変えれば調整できると思う。