Neutron imaging
ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಚಿತ್ರಣವು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬರುವ ಚಿತ್ರವು ಚಿತ್ರಿಸಿದ ವಸ್ತುವಿನ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಟೆನ್ಯುಯೇಷನ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಆದರೆ ಚಿತ್ರವು ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಕ್ಷೀಣಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕ್ಷೀಣಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನೋಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನ ಅಥವಾ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು (ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ). ವಸ್ತುವಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕ್ಷೀಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಟ್ಟವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ಕ್ಷೀಣಗೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಬೋರಾನ್ನಂತಹ ಕೆಲವು ಬೆಳಕಿನ ವಸ್ತುಗಳು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಚದುರಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅನೇಕ ಲೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕಿಂತ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ; ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಘನ ರಾಕೆಟ್ ಬೂಸ್ಟರ್ನ ಭಾಗಗಳ ಕೀಲುಗಳಂತಹ ಲೋಹದ ಘಟಕಗಳ ಒಳಗೆ ಓ-ರಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು. 1932ರಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಡ್ವಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು 1930ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ಮಟ್ ಕಲ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಇ. ಕುಹ್ನ್ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದಾದ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. 1946ರಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಸಮಂಜಸವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೊದಲ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು 1955 ರಲ್ಲಿ ಜೆ. ಥೆವ್ಲಿಸ್ (ಯುಕೆ) ಮಾಡಿದರು. ಸುಮಾರು 1960ರಲ್ಲಿ, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಬರ್ಗರ್ (ಯು. ಎಸ್.) ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಪಿ. ಬಾರ್ಟನ್ (ಯುಕೆ) ವಿಕಿರಣಶೀಲ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಧನದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತರುವಾಯ, ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು 1960 ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದವು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೆನಡಾ, ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದವು. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ಮೂಲ, ಹೊರಸೂಸುವ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಏಕ-ದಿಕ್ಕಿನ ಕಿರಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಕೊಲಿಮೇಟರ್, ಚಿತ್ರಿಸಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮೂಲಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮೂಲವು ಸಂಶೋಧನಾ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ (ಫ್ಲಕ್ಸ್) ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ಐಸೊಟೋಪ್ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ (ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಂ-252 ರ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ವಿದಳನ, ಆದರೆ ಆಮ್-ಬಿ ಐಸೊಟೋಪ್ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳು). ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬಂಡವಾಳದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದವು ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ತೀವ್ರತೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ವೇಗವರ್ಧಕ ಮೂಲಗಳು ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾಲೇಷನ್ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವೇಗವರ್ಧಕಗಳು ಸೇರಿವೆ ಮತ್ತು ಇವು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮೂಲಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಡ್ಯುಟೆರಿಯಮ್-ಡ್ಯುಟೆರಿಯಮ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯುಟೆರಿಯಮ್-ಟ್ರಿಟಿಯಮ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನೀಡುವ ಸಮ್ಮಿಳನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಆಧಾರಿತ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳು. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಇಮೇಜಿಂಗ್ಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ವೇಗಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ (ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ). ಇದು ಉಷ್ಣದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದದ ನೀರು, ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ನ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಾಡರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಪರಮಾಣುಗಳ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ವೇಗವು ಮಾಡರೇಟರ್ನ ತಾಪಮಾನದ (ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಮಾಡರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಬಹುದು (ಎಪಿಥರ್ಮಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ). ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳಿಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು (ಕೋಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್) ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ದ್ರವ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂನಂತಹ (ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಐಸೋಟೋಪ್) ಕೋಲ್ಡ್ ಮಾಡರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡರೇಟರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು (ವೇಗದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಮಾಡರೇಟರ್ನ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವೇಗದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಭೇದಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಉಷ್ಣ ಅಥವಾ ತಂಪಾದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸಬಹುದು. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು, ಸ್ಫಟಿಕದಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಚದುರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ವೇಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕಿರಣವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಂಶೋಧನಾ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಯು ಉಷ್ಣದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಚಿತ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಶೀತ ಮತ್ತು ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕೊಲಿಮೇಷನ್ ಮಾಡರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ವಿವಿಧ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಏಕರೂಪದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ). ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಒಂದು ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರವು (ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಒಂದು ತೆರೆಯುವಿಕೆ), ಕೊಲಿಮೇಟರ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊಲಿಮೇಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ (ಉದಾ. ಬೋರಾನ್) ನಂತರ ಕೊಲಿಮೇಟರ್ ಉದ್ದವನ್ನು ಬಯಸಿದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಕೊಲಿಮೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕಿರಣವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಉದ್ದವಾದ ಕೊಲಿಮೇಟರ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರವು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯ ಸಮಯವು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುವನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದಾದ ವಿಕಿರಣದ ಇತರ ರೂಪಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ವಿಧಾನಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡರ್ಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇದು ಉಷ್ಣ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ಯಾಡೋಲಿನಿಯಮ್ನ ತೆಳುವಾದ ಪದರದ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 25 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಗ್ಯಾಡೋಲಿನಿಯಂನ ಪದರವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಭವಿಸುವ 90 ಪ್ರತಿಶತ ಉಷ್ಣ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಬೋರಾನ್, ಇಂಡಿಯಮ್, ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ರೋಸಿಯಮ್ನಂತಹ ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಿಫ್ ಸಿಂಟಿಲೇಷನ್ ಪರದೆಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪರದೆಯು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೋಚರ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳೊಂದಿಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷ-ಕಿರಣದ ಪದರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ವಿವಿಧ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರ (ಫಿಲ್ಮ್) ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರವು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ರೂಪವಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಆದರ್ಶ ಸೆಟಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಗ್ಯಾಡೋಲಿನಿಯಂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದೇ ಎಮಲ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೇರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬೀಮ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫಿಲ್ಮ್ನಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಪರದೆಯಿಂದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಪರೋಕ್ಷ ವಿಧಾನವು ನೇರವಾಗಿ ಬೀಮ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಪರಿವರ್ತನಾ ಪರದೆಯು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ವಿಕಿರಣದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪರದೆಯನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ) ಚಲನಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಕಿರಣಶೀಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಮಾ ಮಾಲಿನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಪರೋಕ್ಷ ವಿಧಾನವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೇರ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರವು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಮಾನದ ಎಂಜಿನ್ಗಳಿಗೆ ಟರ್ಬೈನ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಘಟಕಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಕ್ರಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇತರ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. "ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಚಿತ್ರಣ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಚ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಚ್ ಎಂಬುದು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನಾ ಪರದೆಯು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಆಲ್ಫಾ ಕಣಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ನ ತುಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯ ಜಾಡುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲ ಸ್ನಾನವನ್ನು ನಂತರ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅನ್ನು ಕೆತ್ತಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ನ ತುಂಡನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು, ಅದರ ದಪ್ಪವು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಥರ್ಮಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ, ಅವು ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರಣ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸರಣ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ (ಡಿಆರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೇ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಚಿತ್ರಿಸಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಸಿನ್ಟಿಲೇಷನ್ ಪರದೆಯು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಗೋಚರ ಬೆಳಕಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳಕು ನಂತರ ಕೆಲವು ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ (ಅಯಾನೀಕರಿಸುವ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ), ನಂತರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಿಸಿಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ (ಸಿಎಮ್ಓಎಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಐಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಸಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ). ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ನೈಜ ಸಮಯದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನೊಂದಿಗೆ) ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಕೊಳವೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತದ ದ್ರವದ ಹರಿವು, ಇಂಧನ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗುಳ್ಳೆ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೂಬ್ರಿಕಂಟ್ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರೋಟರಿ ಟೇಬಲ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು, ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ (ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ) ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಾದ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತೆಳುವಾದ ಸಿಂಟಿಲೇಷನ್ ಪರದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಲುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು, ಆದರೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಿಸಿಡಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಚಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆಯಾದರೂ (ನೈಜ ಸಮಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಸಮಂಜಸವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, ತ್ವರಿತ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ), ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು (ಇದು ವಿಕಿರಣದ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ), ಸಿಂಟಿಲೇಷನ್ ಪರದೆಗಳ ಗಾಮಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯದ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು), ಸೀಮಿತ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕಿರಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಸೀಮಿತ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳಿವೆ. ಇಮೇಜ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು (ಸಿಆರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಇಮೇಜ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ನೊಂದಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು, ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಮೇಜ್ ಪ್ಲೇಟ್ನಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಿಕಿರಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯವರೆಗೆ, ಫುಜಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿತ್ರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿತು, ಅದು ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇಮೇಜ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಲುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಇಮೇಜ್ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಓದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು (ಸ್ಥಿರ) ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಿವರ್ತನೆ ಪರದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಚಿತ್ರಫಲಕವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಫಿಲ್ಮ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಮಯಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಪರಿವರ್ತನೆ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಫಲಕಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಪರಿವರ್ತನೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನಚಿತ್ರದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಫ್ಲಾಟ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು (ಡಿಆರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಸಿಸಿಡಿ ಇಮೇಜಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಲುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಕಡಿಮೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಗಳು ಆದ್ಯತೆಯ ವಿಧಾನಗಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು (ಡಿಆರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಗಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಒಂದು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಸಾಧನವು ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ (ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್) ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೂಲ ಭಾಗವು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ಯಾಡೋಲಿನಿಯಂ ಅಥವಾ ಬೋರಾನ್) ಲೇಪಿತವಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುವು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಅಯಾನೀಕರಿಸುವ ವಿಕಿರಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಧನದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವೇಗಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ರಚನೆಯಿಂದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗೇಜಿಂಗ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನ್ವಯಗಳು; ಬರ್ಗರ್, ಹೆರಾಲ್ಡ್, ಎ. ಎಸ್. ಟಿ. ಎಂ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್