Anti-scatter grid
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ, ಆಂಟಿ-ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಗ್ರಿಡ್ (ಬಕ್ಕಿ-ಪಾಟರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ) ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತಲುಪುವ ಚದುರಿದ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಚಿತ್ರಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಮೂಲದಿಂದ ರೋಗಿಯ ಎದುರು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಶೋಧಕ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಮ್ ನಡುವೆ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚದುರಿದ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೃದು ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಜರ್ಮನಿಯ ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಗುಸ್ತಾವ್ ಪೀಟರ್ ಬಕಿ, ಅವರು 1913 ರಲ್ಲಿ ಚದುರಿದ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳು ಶೋಧಕವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು 'ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು' ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೆಂದು ತೋರಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಹಾಲಿಸ್ ಇ. ಪಾಟರ್ ಅವರು ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಧಾರಿಸಿದರು. ಬಕೀ-ಪಾಟರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಸಣ್ಣ ಗಾಜಿನ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಫಲಕಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಚದುರಿದ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳು ರೋಗಿಯ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಚದುರುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಎಕ್ಸರೆ ಕಿರಣದ ಪ್ರದೇಶ, ಎಕ್ಸರೆ ಫೋಟಾನ್ ಶಕ್ತಿಗಳು (ಟ್ಯೂಬ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ), ಅಂಗಾಂಶದ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಚದುರಿದ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳು ಶೋಧಕವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು 'ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ' ಮೂಲಕ, ಬಕೀ-ಪಾಟರ್ ಗ್ರಿಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಸೀಸದ ಪರ್ಯಾಯ ಸಮಾನಾಂತರ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಕಾಗದದಂತಹ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ರೋಗಿಯ ಮತ್ತು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನ ನಡುವೆ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಮೂಲದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ರೋಗಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ವಿಕಿರಣವು ಗ್ರಿಡ್ನ ರೇಡಿಯೋಲೂಸೆಂಟ್ ಔಷಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಚದುರಿದ ವಿಕಿರಣವು ಸೀಸದ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕೋನದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚದುರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ರೋಗಿಯ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಂಟಿ-ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಗ್ರಿಡ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಏಕೈಕ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯತಾಂಕವೆಂದರೆ ಗ್ರಿಡ್ ಅನುಪಾತ. ಗ್ರಿಡ್ ಅನುಪಾತವು ಗ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿನ ಅಂತರ ಸ್ಥಳಗಳ (ಗ್ರಿಡ್ ಬಾರ್ಗಳಲ್ಲ) ಅಗಲ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಅನುಪಾತವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಿಡ್ ಅನುಪಾತಗಳು 8:1,10:1, ಮತ್ತು 12:1 ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿಗೆ 5:1 ಗ್ರಿಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಿಡ್ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಂದು ಆಯಾಮದ ಕೊಲಿಮೇಟರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಕೊಲಿಮೇಷನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಿಡ್ ಅನುಪಾತಗಳು ಉತ್ತಮ ಚದುರಿದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವು ರೋಗಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕಿರಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಪಾತಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕಿರಣದ ತೀವ್ರತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಾನೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದೋಷಗಳ ಗ್ರಿಡ್ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚದುರಿದ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ವಿಕಿರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವವುಗಳು ಅಂದರೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗ್ರಿಡ್ನ ಬಳಕೆಗೆ ರೋಗಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕಿರಣದ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಿರಣದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಸೀಸದ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳಿಂದಲೂ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಿಡ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಿರ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಗ್ರಿಡ್ನ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಿಡ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೋಲಿಸ್ ಪಾಟರ್ (1880-1964) 1920ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ ಲೈನ್ಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ ಲೈನ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಚಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಗ್ರಿಡ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರು. ಚಲನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ವೇಗವು ಸಾಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಿಡ್ ರೇಖೆಗಳು ಮಸುಕಾಗುತ್ತವೆ. ಚಲನೆಯು ಆಂದೋಲನವಾಗಿರಬಹುದು, ಕಂಪನವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿರಬೇಕು. ಚಲನೆಯು ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಉಪಕರಣಗಳು