Synchrotron radiation circular dichroism spectroscopy
ಸಿಂಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ ವಿಕಿರಣ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಡೈಕ್ರೊಯಿಸಂ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ವಿ. ಯು. ವಿ-ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಡೈಕ್ರೊಯಿಸಂ ಅಥವಾ ವಿ. ಯು. ವಿ. ಸಿ. ಡಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಡೈಕ್ರೊಯಿಸಂ (ಸಿ. ಡಿ) ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳ ರಚನಾತ್ಮಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್. ಆರ್. ಸಿ. ಡಿ. ಯ ಭೌತಿಕ ತತ್ವಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಿ. ಡಿ. ಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರವು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ ಎಡ (ಎಎಲ್) ಮತ್ತು ಬಲ (ಎಆರ್) ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಧ್ರುವೀಕೃತ ಬೆಳಕಿನ (ಎಎಲ್ = ಎಎಲ್-ಎಆರ್) ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸಿಡಿ (ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ) ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾದರಿಯು ಸಹಜವಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ (ಕೈರಲ್) ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ, ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈರಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಧ್ರುವೀಕೃತ ಬೆಳಕಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಡಿಗಿಂತ ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನ ನಿರ್ವಾತ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ (ವಿ. ಯು. ವಿ) ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತ ತರಂಗಾಂತರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅಳತೆಗಳು ಬೆಂಚ್-ಟಾಪ್ ಸಿಡಿ ಯಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಟಾನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ) ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದರರ್ಥ ಈ ವಿಸ್ತೃತ ತರಂಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶವು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕೇತವಿದೆ (ಸಿಗ್ನಲ್-ಟು-ಶಬ್ದ ಅನುಪಾತ) ಮತ್ತು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾದರಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿಷಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎಸ್. ಆರ್. ಸಿ. ಡಿ ದತ್ತಾಂಶದ ಮಾಪನವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಅನೇಕ ಬೀಮ್ಲೈನ್ಗಳು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಸಿಡಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ತರಂಗಾಂತರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು 1970ರಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೂರು ಸಂಶೋಧನಾ ಗುಂಪುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ "ಆಂತರಿಕ" ಸಿಡಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿವೆ, ವಿಶೇಷ ದೀಪಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿವೆ. 1972ರಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಬ್ರೂಕ್ಹೇವನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ ವಿಕಿರಣವನ್ನು (ಎಸ್ಆರ್) ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಫಲಪ್ರದವಾಗಲು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. 1980 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲವಾಗಿ ಎಸ್ಆರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಿಡಿ ದತ್ತಾಂಶದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದವು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ~ 100 ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್ಗಳಿಂದ (nm) ~ 200 nm ವರೆಗಿನ ತರಂಗಾಂತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ VUV ಶ್ರೇಣಿಯೊಳಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಯಿತು, ಇದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ-ಆಧಾರಿತ ಬೆಂಚ್-ಟಾಪ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಫೋಟೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. ಅಲ್. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನ ವಿ. ಯು. ವಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇತರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸಿ. ಡಿ. ಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಬಹುಮುಖ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಫೋಟೋಮೀಟರ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸ್ನೈಡರ್ ಮತ್ತು ರೋವ್ ಅವರು ತರಂಗಾಂತರದ 130.5 ಎನ್ಎಂ ನಿಂದ 205 ಎನ್ಎಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತದಿಂದ ಸಿಡಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ಬೀಮ್ಲೈನ್ ಸೆಟಪ್ನ ಸರಳೀಕೃತ ಅವಲೋಕನ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೀಮ್ಲೈನ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ದಾರಿತಪ್ಪಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹಲವಾರು ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯ ಬಳಕೆಯು ಫೋಟಾನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಗೋಚರ ತರಂಗಾಂತರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿಫಲನವು ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವ ವಿ. ಯು. ವಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ನಿರ್ಮಿತ ಎಸ್. ಆರ್. ಸಿ. ಡಿ. ಕಿರಣರೇಖೆಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಎಸ್. ಆರ್. ವಿಕಿರಣದ ಆಂತರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವು, ಆ ಮೂಲಕ ಇದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ, ವೃತ್ತಾಕಾರದ-ಧ್ರುವೀಕೃತ ಘಟಕಗಳ ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ "ಕೇಂದ್ರ" ರೇಖೀಯ-ಧ್ರುವೀಕೃತ ಘಟಕವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಕಿರಣದ ಈ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಧ್ರುವೀಕೃತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ (ಸಂಕೇತ) ಚಿರಲ್ ಮಾದರಿಯು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಕೇತವು ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ಪ್ರಮೇಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರ್ಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಈ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಧ್ರುವೀಕರಿಸಿದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಎಲ್ಲಾ ಬೀಮ್ಲೈನ್ಗಳು ಈಗ ರೇಖೀಯ ಧ್ರುವೀಕರಣವನ್ನು (ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ) ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಿರಣದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ (ಕಿರಣದ ಚಲನೆ) ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಚಲನೆಗಳು ಸಹ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಧ್ರುವೀಕೃತ ಘಟಕಗಳ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಅಸಮಾನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದವು ಮತ್ತು ಇದರರ್ಥ, ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ಸಂಕೇತವು ನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲ; ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ಕ್ಸೆನಾನ್ ಆರ್ಕ್ ದೀಪದಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಿಸಿಡಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾರಜನಕದಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಣವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫ್ಲೋರೈಡ್ (ಸಿಎಎಫ್ 2) ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಇದೇ ರೀತಿಯ "ವಿ. ಯು. ವಿ-ತರಂಗಾಂತರಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ", ಈ ಹಂತದ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲವೂ ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾರಜನಕದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಕಿರಣವು ಫೋಟೋಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ (ಪಿಇಎಂ) ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಬಲ-ನಂತರ ಎಡ-ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಧ್ರುವೀಕೃತ ಕಿರಣವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವು ಈಗ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಮಾದರಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಫೋಟೋಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಟ್ಯೂಬ್ (ಪಿಎಂಟಿ) ಮೂಲಕ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ತರಂಗಾಂತರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುವಿ ಯಿಂದ ವಿ. ಯು. ವಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಬಹುದು; ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ~ 100 ಎನ್ಎಂ ನಿಂದ, ಗೋಚರ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ, ~ 400 ಎನ್ಎಂ. ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾದ ನಿಖರವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಬೀಮ್ಲೈನ್ ಸೆಟಪ್, ಮಾದರಿ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ಪಿಎಂಟಿ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನ ತರಂಗಾಂತರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ತರಂಗಾಂತರದ ಕಡಿತವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಮಾದರಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ನೀರಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬ್ಯಾಂಡ್ ~ 167 ಎನ್ಎಂ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಸಿಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಜೌಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಡ್ಯುಟೆರೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ (ಡಿ 2 ಒ) ಅನ್ನು ದ್ರಾವಕವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ದ್ರಾವಕದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತರಂಗಾಂತರದ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ~ 10 ಎನ್ಎಂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ರವೀಕರಿಸುವ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ಅಂದರೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ತರಂಗಾಂತರಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು, ಸುಮಾರು ~ 130 ಎನ್ಎಂ ವರೆಗೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಡಿ ಯಂತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲ್ಯಾಬ್-ಆಧಾರಿತ ಸಿಸಿಡಿ ಯಂತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಂಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ ಬೆಳಕಿನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ~ 170 ಎನ್ಎಂ ಮತ್ತು ~ 350 ಎನ್ಎಂ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಗೆ ಇವು ಅವುಗಳ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ರಚನೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳ (ಡಿಎನ್ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ಎನ್ಎ) ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗಳ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸಹ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿ. ಸಿ. ಡಿ. ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೂಲದಿಂದ ಬರುವ ಫೋಟಾನ್ ಹರಿವು 250 ಎನ್. ಎಂ. ನಿಂದ 180 ಎನ್. ಎಂ. ವರೆಗಿನ ತರಂಗಾಂತರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಖರವಾಗಿ ಈ ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ಕಿರಣದ ರೇಖೆಯ ಫೋಟಾನ್ ಹರಿವು ಸಿಸಿಡಿ ಯಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ~ 150 ಎನ್ಎಮ್ಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಹರಿವು ಎಂದರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾದರಿಯ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಕೇತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾದರಿಯ ಸಿಗ್ನಲ್-ಟು-ಶಬ್ದ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ ಇದೆ. ಇದು ದಾಖಲಿಸಲಾದ ದತ್ತಾಂಶದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾದರಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಮಾದರಿಗಳು ಸಿಸಿಡಿ ಯಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿಯಿಂದ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸಿಡಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ತರಂಗಾಂತರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಣಪಟಲದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಆ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿಷಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ದ್ವಿತೀಯಕ ರಚನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ತಂತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಮೊದಲ ವರದಿಗಳು 1980 ರ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬರ್ಕ್ಬೆಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬೊನೀ ವ್ಯಾಲೇಸ್ ಅವರ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ಎಸ್. ಆರ್. ಸಿ. ಡಿ ತಂತ್ರವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಮೊದಲು. ಸುಮಾರು 2000 ರಿಂದ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುರಿಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ನೀಡುವ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ "ಪ್ರೂಫ್-ಆಫ್-ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್" ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಡಾರೆಸ್ಬರಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ12 ಕಿರಣದ ಸಿಂಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ ವಿಕಿರಣ ಮೂಲದ (ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್) ನಿರ್ಮಾಣವು 2005ರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ (ಸಿಪಿಎಂಎಸ್ಡಿ) ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೇಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು, ಇದು ಹೊಸ, ಮೀಸಲಾದ, ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ಕಿರಣದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿತು. ಸಿಡಿ12ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಟಾನ್ ಹರಿವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾದರಿಯ ವಿಕೃತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ವಿಕಿರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಾದರಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ನಂತರದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಕೃತೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿವೆ. ವ್ಯಾಲೇಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ನಿಂದ ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಇನ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಡಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಫೋಟೋಮೀಟರ್ಗಳ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ಪರಿಚಯ, ಸಿಡಿ ಟೂಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಡಿ ಟೂಲ್ಎಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಡೈಕ್ರೋವೆಬ್ ಬಳಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಸೇರಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅವರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ಕಡಿಮೆ ಪಥದ ಉದ್ದಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾದರಿ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿತು, ಮತ್ತು ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸಿ, (ಸಿಎಎಫ್ 2), ವಿ. ಯು. ವಿ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ಕಡಿಮೆ ತರಂಗಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಸಿಂಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಆರ್ಹಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್, 2005 ರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾದ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಿಂಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ ಆಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಉಂಗುರವು ಎರಡು ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ಬೀಮ್ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಯುವಿ1 ಮತ್ತು ಸಿಡಿ1, ಇದು ಹೊಸ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಉಂಗುರವಾದ ಎ. ಎಸ್. ಟಿ. ಆರ್. ಐ. ಡಿ2, <ಐ. ಡಿ1> ನಲ್ಲಿ, ಎ. ಯು.-ಯು. ವಿ ಮತ್ತು ಎ. ಯು.-ಸಿ. ಡಿ. ಆಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಬಳಿಯ SOLEIL ಸಿಂಕ್ರೋಟ್ರಾನ್, 2005 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೊ ಎಂಬ ಮೀಸಲಾದ SRCD ಬೀಮ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿತು. ಹಿರೋಷಿಮಾ ಸಿಂಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ ವಿಕಿರಣ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಹೈಸೋರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿ. ಯು. ವಿ. ಸಿ. ಡಿ ಕಿರಣದ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ 2009 ರಲ್ಲಿ, ಚೀನಾದ ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ಕಿರಣದ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಿರಣದ ರೇಖೆಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿಂಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ ಸಹ ಬೀಜಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಕೊಲೈಡರ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಾಗಿಸುವ ಉಂಗುರವಾಗಿದೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲಾದ ಎಸ್. ಆರ್. ಎಸ್. ಅನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಕ್ರಮಿಸಿತು, ಅದರ ಮೇಲೆ 2010ರಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಆರ್. ಸಿ. ಡಿ. ಬೀಮ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ ಮುಚ್ಚುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಿಡಿ12 ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ಬೀಮ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯ ಕಾರ್ಲ್ಸ್ರುಹೆನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಲ್ಸ್ರುಹೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಕೆಐಟಿ) ಯ ಭಾಗವಾದ ಎಎನ್ಕೆ ಸಿಂಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ ವಿಕಿರಣ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ (ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಾರಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬೀಮ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು 2011 ರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು ಆದರೆ 2021 ರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಿನಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯಸ್ ಸಿಂಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ (ಜೂನ್ 2023 ರಂತೆ), ಇದು ಹೊಸ ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ಬೀಮ್ಲೈನ್, ಸಿ. ಇ. ಡಿ. ಆರ್. ಓ ಆಗಿದೆ. ಅನ್ವಯಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಆರ್. ಸಿ. ಡಿ. ಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಟಿತ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದು ಈ ತಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಿಗ್ನಲ್-ಟು-ಶಬ್ದ ಅನುಪಾತದಿಂದಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಗಳು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಕುರುಡುತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರೋಟೀನ್, γD-ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ನಲ್ಲಿನ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಈ ರೋಗದ ಹಲವಾರು ಜನ್ಮಜಾತ ರೂಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಸರಪಳಿಯ 23ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೊಲೈನ್ (ಪಿ) ನಿಂದ ಥ್ರೆಯೊನಿನ್ (ಟಿ) ಎಂಬ ಅಮೈನೊ ಆಸಿಡ್ ರೂಪಾಂತರವು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ರಚನೆಯ ಕಾರಣದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವೈಲ್ಡ್-ಟೈಪ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪಿ23ಟಿ ರೂಪಾಂತರ, ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾರ್ಪಾಡು, ಪಿ23ಎಸ್ (ಪ್ರೊಲೈನ್ ಟು ಸೆರಿನ್, ಥ್ರೆಯೊನಿನ್ಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಹೋಲುವ ಅಮೈನೊ ಆಮ್ಲ). ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶವಾಗಿ ಎರಡು ಸಂಭವನೀಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ; ರೂಪಾಂತರಿತ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಕರಗುವಿಕೆ, ಅಥವಾ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ರೂಪಾಂತರವು ಸೀಮಿತ ಕರಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ-ಆಧಾರಿತ ಸಿಡಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಬಹಳ ಗದ್ದಲದ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಎಸ್. ಆರ್. ಸಿ. ಡಿ. ವರ್ಣಪಟಲವು ಉತ್ಪರಿವರ್ತನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅವುಗಳ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾಡು-ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ಪರಿವರ್ತನ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರಚನೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಂರಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿತು. ಈ ದತ್ತಾಂಶವು ರೂಪಾಂತರವು ಉಷ್ಣದ ವಿಕೃತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು, ಇದು ಕಾಡು-ರೀತಿಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಪಿ23ಟಿ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕರಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ದತ್ತಾಂಶವು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್-ಗೇಟೆಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಮೆಂಬ್ರಾನಸ್ ಸಿ-ಟರ್ಮಿನಲ್ ಡೊಮೇನ್ನ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿ-ಟರ್ಮಿನಲ್ ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದೇ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ, ವ್ಯಾಲೇಸ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ರಚನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿತು. ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಮರಹಿತ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು (ಐಡಿಪಿಗಳು) ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಮರಹಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು (ಐಡಿಆರ್ಗಳು) ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಮರಹಿತ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು (ಐಡಿಪಿಗಳು) ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾದ ಸಹಜ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಆದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಎನ್ಎಗಳಂತಹ ಪಾಲುದಾರ ಅಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಚನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ರಚನೆಯಿಲ್ಲದ ಅನುಕ್ರಮದ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು (ಐ. ಡಿ. ಆರ್. ಗಳು) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಎಂದರೆ ಅವು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ/ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಐಡಿಪಿಗಳು (ಮತ್ತು ಐಡಿಆರ್ಗಳು ಉಳಿದ ಪ್ರೋಟೀನ್ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೆ) ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ವರ್ಣಪಟಲದ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಅವುಗಳ ವರ್ಣಪಟಲದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಂದ ದ್ರವೀಕರಿಸುವ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಾಗ, ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದಾಗ, ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಶನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವಿ. ಯು. ವಿ ತರಂಗಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀರಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಮೈಯೆಲಿನ್ ಕೇಂದ್ರ, (ಸಿಎನ್ಎಸ್) ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ನರಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೋಧಕ ಕೋಶವಾಗಿದೆ, (ಪಿಎನ್ಎಸ್) ನರ ಕೋಶ ಆಕ್ಸಾನ್ಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಿಪಿಡ್ಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ, ಮೆಯಿಲಿನ್ ಘಟಕಗಳೊಳಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳ ಪಾತ್ರಗಳು ಮೆಯಿಲಿನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿತ ಪದರಗಳಾಗಿ ರಚಿಸುವುದು. ಈ ಎರಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳೆಂದರೆ ಮೈಲಿನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ (ಎಂ. ಬಿ. ಪಿ.), ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸಿ. ಎನ್. ಎಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಐ. ಡಿ. ಪಿ., ಮತ್ತು ಮೈಲಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಝೀರೋ (ಪಿ0), ಇದು ಐ. ಡಿ. ಆರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು (ಪಿ0ಕ್ಟಿ) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಿ. ಎನ್. ಎಸ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಡೀಪ್ ಮೈಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಆಲ್ಫಾಫೋಲ್ಡ್ 2 ನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಅವರ ಐಡಿಪಿ ಮತ್ತು ಐಡಿಆರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಚನೆಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಪಿ ಮತ್ತು ಪಿಎಕ್ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. PDB2CD, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪರಮಾಣು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳಿಂದ SRCD ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ಫಾಫೋಲ್ಡ್ 2 ರಚನೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಬಳಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾವನ್ನು ನಂತರ ವಿವಿಧ ಸುತ್ತುವರಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ MBP ಮತ್ತು P0ct ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ SRCD ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಯಿತು; ದ್ರಾವಣ, ಮಾರ್ಜಕ ಮತ್ತು ಲಿಪಿಡ್-ಬೌಂಡ್ ಸ್ಥಿತಿಗಳು. ಎಸ್. ಆರ್. ಸಿ. ಡಿ ಹೋಲಿಕೆಗಳಿಂದ, ಎಂ. ಬಿ. ಪಿ. ಮತ್ತು ಪಿ0ಕ್ಟಿಗಾಗಿ ಆಲ್ಫಾಫೋಲ್ಡ್2 ಊಹಿಸಿದ ರಚನೆಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಸ್. ಆರ್. ಸಿ. ಡಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಲಿಪಿಡ್ ಮೆಂಬರೇನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಕ್ಕರೆ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಈ ತಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು, ಇದು ಅವುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಸಕ್ಕರೆಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸರಿಯಾದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಮಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು ಸಂಭವನೀಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಿ. ಯು. ವಿ. ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ತರಂಗಾಂತರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸುತ್ತುವರಿದ ಪರಿಸರಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ರಚನಾತ್ಮಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಸಕ್ಕರೆಗಳು ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ಸಂಕೇತಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ವರ್ಣಪಟಲದ ವಿ. ಯು. ವಿ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ದ್ವಿತೀಯಕ ರಚನೆಯ ಅಂಶದ ನಿಖರವಾದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಟ್ಸುವೋ. ಮತ್ತು ಗೆಕ್ಕೊ ಆಯ್ದ ಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗಳ ವಿ. ಯು. ವಿ. ಸಿ. ಡಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾದ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಅವುಗಳ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶದಿಂದ ಅವುಗಳ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ಅವರು ಸಕ್ಕರೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ವರ್ಣಪಟಲದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವುಗಳ ಸಂರಚನೆಗಳೊಳಗಿನ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರುಃ ಸ್ಯಾಕರೈಡ್ನ ಸಿ1 ಪರಮಾಣುವಿನ ಸುತ್ತ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗುಂಪಿನ ಸಂರಚನೆ (ಆಲ್ಫಾ ಅಥವಾ ಬೀಟಾ ಸಂರಚನೆ, ಅಥವಾ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಉಂಗುರದ ಸಮತಲಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ಅಕ್ಷೀಯ ಅಥವಾ ಸಮಭಾಜಕ), ಉಳಿದ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗುಂಪುಗಳ ಅಕ್ಷೀಯ ಅಥವಾ ಸಮಭಾಜಕ ಸ್ಥಾನ, ಸಿ5 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಮೀಥೈಲ್ ಗುಂಪಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೌಚೆ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಮೊನೊಮರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ (1-4 ಅಥವಾ 1-6). ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ವ್ಯಾಲೇಸ್ ಗುಂಪು ವೋಲ್ಟೇಜ್-ಗೇಟೆಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಚಾನೆಲ್ನ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿತು, ಇದು ಘಟಕಗಳ ಮಿಶ್ರಣದ ಸಿಡಿ (ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ) ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ರಚನೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಸಕ್ಕರೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾಲುವೆಯ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು; ಸಕ್ಕರೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದಾಗ ಈ ವಾಹಿನಿಗಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಲೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆಯೇ? ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾದ ಮೂರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು; ಗ್ಲೈಕೋಸೈಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಗ್ಲೈಕೋಸೈಲೇಟೆಡ್ ಚಾನೆಲ್ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ಲೈಕೋಸೈಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲದ ಚಾನೆಲ್ನ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಗ್ಲೈಕೋಸೈಲೇಟೆಡ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ವರ್ಣಪಟಲವು ಸಕ್ಕರೆ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತೋರಿಸಿದರು. ಇದರರ್ಥ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಲೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೈಕೋಸೈಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲದ ಚಾನೆಲ್ ರಚನೆಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರಚನಾತ್ಮಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಲಗತ್ತಿಸುವಿಕೆಯು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ತೈಲ-ನೀರಿನ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಕಾರದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು 2010 ರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಯಿತು., ಇತ್ತೀಚಿನ ತನಿಖೆಯು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ತೈಲ-ನೀರಿನ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಕಡಲಕಳೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರುವ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ಬೀಮ್ಲೈನ್ಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ, ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ (2023 ರಂತೆ). 2022 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಎಸ್ಆರ್ಸಿಡಿ ಬೀಮ್ಲೈನ್ ಸಿಡಿ 12 (ಕಾರಾ) ಘಟಕಗಳನ್ನು ಈಗ ಡಿಸ್ಕೊ ಬೀಮ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಬೀಜಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಕೊಲೈಡರ್ (ಬಿಇಪಿಸಿ) ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಬೀಮ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು (ಎ ಮತ್ತು ಬಿ) ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಈ ಬೀಮ್ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2023 ರಂತೆ ಅದರ "ಮೊದಲ ಬೆಳಕು" ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.