Positron emission mammography
ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿ (ಪಿಇಎಂ) ಎಂಬುದು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅಥವಾ ನಿರೂಪಿಸಲು ಬಳಸುವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತನದ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪಿಇಎಂ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಿನ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಹೊರಸೂಸುವ ಐಸೊಟೋಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ತನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಸಿಂಟಿಮಾಮೊಗ್ರಫಿ ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ತನ ಚಿತ್ರಣ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದನ್ನು ಗಾಮಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ಪಿಇಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಬಹುದು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಮೀಸಲಾದ ಪಿಇಎಂ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳು ಸುಧಾರಿತ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಾಗಿ, ವಾಡಿಕೆಯ ಬಳಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಪಿಇಎಂ ಅನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ತನ ಎಂಆರ್ಐಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಪಿಇಎಂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು "2 ಸೆಂ. ಮೀ. ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸೀರಮ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು" ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. 18ಎಫ್-ಎಫ್ಡಿಜಿ ಎಂಬುದು ಪಿಇಎಂಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರೇಡಿಯೊಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಲಕರಣೆ ಪಿಇಎಂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಉಂಗುರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪಿಇಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಇತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ತನದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಗಾಮಾ ವಿಕಿರಣ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ತನವನ್ನು ಹರಡಲು ಮತ್ತು ಅದರ ದಪ್ಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸ್ತನ ಸಂಕೋಚನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪಿಇಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಿನ 18ಎಫ್-ಎಫ್ಡಿಜಿಯಿಂದ ಹೊರಸೂಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ಗಳು ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳೊಂದಿಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಫೋಟಾನ್ಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಏಕಕಾಲಿಕ ಫೋಟಾನ್ಗಳ ಪತ್ತೆಯು ಎರಡು ಪತ್ತೆ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1994ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ನಂತರದ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ PEM ಅನ್ನು ಈಗ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅನೇಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಸ್ತನ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು 2ಡಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರಣ ಸ್ತನ ಚಿತ್ರಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ