Hypoxic Training Index
ಹೈಪೋಕ್ಸಿಕ್ ತರಬೇತಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವು (ಎಚ್. ಟಿ. ಐ.) ಉಸಿರಾಟದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಭಾಗವನ್ನು (ಎಫ್. ಐ. ಓ. 2) ಸರಳವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಹೈಪೋಕ್ಸಿಕ್ ತರಬೇತಿ (ಐ. ಎಚ್. ಟಿ.) ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಹೈಪೋಕ್ಸಿಕ್ ಒತ್ತಡದ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧಿವೇಶನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಡೋಸೇಜ್ನ ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನು (ಸೂಚ್ಯಂಕ) ಎಚ್. ಟಿ. ಐ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್. ಟಿ. ಐ. ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವಿಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಷಯದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಅಪಧಮನಿಯ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಶುದ್ಧತ್ವವು (ಎಸ್. ಪಿ. ಓ. 2) 90 ಪ್ರತಿಶತ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂಗಾಂಶದ ಹೈಪೋಕ್ಸಿಯಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಕ್ಸಿಹೆಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ವಿಯೋಜನೆಯ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 90 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುದ್ಧತ್ವವು ಅಪಧಮನಿಯ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಭಾಗಶಃ ಒತ್ತಡದ (ಪಿ. ಓ. ಓ. 2) ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್. ಟಿ. ಐ. ಯ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕುಃ ಎಚ್. ಟಿ. ಐ. ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 89ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಸ್. ಪಿ. ಓ. 2 ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಸ್ಯಾಚುರೇಶನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. 75 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಎಸ್ಪಿಓ2 ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು 75 ಪ್ರತಿಶತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. HTi ಅನ್ನು 1s ಮಾದರಿ ಆವರ್ತನದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಾದ SpO2 ವಾಚನಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು "ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ" ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 60 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರಿ SpO2 ಮೌಲ್ಯಗಳು 75%-89% ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ HTi ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವ ಫಲಿತಾಂಶದ ಸೂತ್ರವೆಂದರೆಃ ಇಲ್ಲಿಃ HTi: ಹೈಪೋಕ್ಸಿಕ್ ತರಬೇತಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ, t: ಸಮಯದ ಅವಧಿ, ಮತ್ತು SpO2 (t): SpO2 (%), ಅಪಧಮನಿಯ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಶುದ್ಧತ್ವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಯೋಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಐ. ಎಚ್. ಟಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಎಸ್. ಪಿ. ಓ. 2 ವಕ್ರರೇಖೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. (ಬಯಸಿದ ಎಸ್. ಪಿ. ಓ. 2 ಗುರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯೋಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಹೈಪೋಕ್ಸಿಕೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಫ್. ಐ. ಓ. 2 ಅನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.) ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಬಯೋಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಹೈಪೋಕ್ಸಿಕೇಟರ್ಗಳು ಉಸಿರಾಡುವ ಹೈಪೋಕ್ಸಿಕ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಯೋಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಬಯಸಿದ ಎಸ್. ಪಿ. ಓ. 2 ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ. ಯುಎಸ್ಬಿ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ನ ಓದುವಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಚ್. ಟಿ. ಐ. ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ತಂತ್ರಾಂಶವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಉಸಿರಾಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ