Thermoacoustic imaging
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವ ಅಂಗಾಂಶದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರವಾಗಿ ಥರ್ಮೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮೂಲತಃ 1981 ರಲ್ಲಿ ಥಿಯೋಡೋರ್ ಬೋವೆನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರಹಾಂ ಬೆಲ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ತತ್ವವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದರು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಥರ್ಮೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಚಿತ್ರಣವು ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ರಬ್ಬರ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರವ್ಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಬೋವೆನ್ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಇತರ ಸಂಶೋಧಕರು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಥರ್ಮೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ಗೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. 1994ರಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಎರಡು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ (2ಡಿ) ಆದರೂ, ಅಂಗಾಂಶ-ಅನುಕರಿಸುವ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದ-ಅತಿಗೆಂಪು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಥರ್ಮೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅತಿಗೆಂಪು ಲೇಸರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರು. 1995ರಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಂಶೋಧಕರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ರಮಾವಳಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು, ಅದರ ಮೂಲಕ 2ಡಿ ಥರ್ಮೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರ "ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳಿಂದ" ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು, ಅಂದರೆ. ಥರ್ಮೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ (TCT). 1998ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾನಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಟಿ. ಸಿ. ಟಿ. ಯನ್ನು 3ಡಿ ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಅಂಗಾಂಶದ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂರು-ಆಯಾಮದ (3ಡಿ) ಥರ್ಮೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪಲ್ಸ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು. 1)]. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅವರು ಮಾನವ ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ 3ಡಿ ಥರ್ಮೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು, ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಸ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ (ಚಿತ್ರ. 2). ಅಂದಿನಿಂದ, ಥರ್ಮೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 2008ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಥರ್ಮೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವು-ಸೆನೋ ಮೆಡಿಕಲ್, ಎಂಡ್ರಾ, ಇಂಕ್. ಮತ್ತು ಆಪ್ಟೋಸೋನಿಕ್ಸ್, ಇಂಕ್. ಒತ್ತಡದ ತರಂಗವಾಗಿ ಹರಡುವ ಥರ್ಮೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ತರಂಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸೌಂಡ್, ಸಮಯ ಬದಲಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜೈವಿಕ ಅಂಗಾಂಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು. ಈ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಉತ್ತೇಜಕ ವಿಕಿರಣವು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವರ್ಣಪಟಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಯಾನೀಕರಿಸುವ ಕಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇರಬಹುದು. "ಫೋಟೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್" ಎಂಬ ಪದವು (ಬಯೋಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ) ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ವಿಕಿರಣವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ "ಥರ್ಮೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್" ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಕಿರಣ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಥರ್ಮೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಅಲೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ 3ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದುಃ ಜೈವಿಕ ಅಂಗಾಂಶವು ದೇಹವು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲದಿಂದ ವಿಕಿರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತಿಗೆಂಪು, ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳು ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಗಳ ಬಳಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಾಖವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಂಗಾಂಶದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 0.001 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಅಂಗಾಂಶದ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅಂಗಾಂಶವು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಜೈವಿಕ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಧ್ವನಿಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹರಡುವ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ತರಂಗವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರತಿ ಮೈಕ್ರೊ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಮಿ. ಮೀ. ಆಗಿದೆ. ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ನಾಡಿಮಿಡಿತದಿಂದ ವಿಕಿರಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ತರಂಗವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಆವರ್ತನಗಳು ಶೂನ್ಯದಿಂದ 1/(ನಾಡಿ ಅಗಲ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 1 ಮೈಕ್ರೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾಡಿಮಿಡಿತವು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಸುಮಾರು 1 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಜ್ (MHz) ವರೆಗಿನ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. 1 MHz ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅನ್ವಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಚಿತ್ರ ರಚನೆಯ ತತ್ವಗಳು ಯಾವುದೇ ಥರ್ಮೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣದ ಮೂಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಲೇಸರ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಆಂಟೆನಾ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಹೊರಗಿನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 4. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೀಜೋ-ವಿದ್ಯುತ್ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪತ್ತೆಯಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ನಡೆಯುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರದೊಳಗೆ ಥರ್ಮೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಅಲೆಗಳು ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಥರ್ಮೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಅಲೆಗಳ ಬಲವು ಅಂಗಾಂಶದೊಳಗೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲವು ಅಲೆಗಳು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಂದ ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ (ಹಾರಾಟದ ಸಮಯ) ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಹಾರಾಟದ ನಿಖರವಾದ ಸಮಯವು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕವು ಒಂದು ಬಿಂದು ಶೋಧಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಅದೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಥರ್ಮೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ತರಂಗಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. 5ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಜ್ಯಾಮಿತಿಗಳು ಮೂರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಸಂರಚನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆಃ ಗೋಳಾಕಾರದ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕ; ಒಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕಗಳ ರೇಖೀಯ (ಅಥವಾ ವಕ್ರ-ರೇಖೀಯ) ವ್ಯೂಹ; ಅಥವಾ, ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸದ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕಗಳ 2ಡಿ ವ್ಯೂಹ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಏಕ, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕವು 3ಡಿ ಪರಿಮಾಣದ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ರೇಖೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ರೇಖೀಯ (1ಡಿ) ಶ್ರೇಣಿಯು, ಅದು ನೇರವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವಕ್ರವಾಗಿರಲಿ, 2ಡಿ ಸಮತಲವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ 3ಡಿ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು 2ಡಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕವು ಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕವು ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹುಟ್ಟುವ ಥರ್ಮೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ತರಂಗಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಥರ್ಮೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಲವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಟೈಮ್-ಆಫ್-ಫ್ಲೈಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ರೇಖೀಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವ ಮೂಲಕ 2ಡಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. 2ಡಿ ಸಮತಲದೊಳಗೆ ಆಯತಾಕಾರದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 3ಡಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಥರ್ಮೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಫೋಕಸ್ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ (ಅಕ್ಷೀಯ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್) ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಥರ್ಮೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಫೋಕಸ್ ರೇಖೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ (ಲ್ಯಾಟರಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್) ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ಗಿಂತ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಅರೇ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಸರಣಿಗಳನ್ನು (ಬಾಗಿದ ಮತ್ತು ನೇರವಾದ ಎರಡೂ) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಥರ್ಮೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 2ಡಿ ಥರ್ಮೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ರೇಖೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿತ್ರ 7 ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ರಚನೆಯು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು (64-256) ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ರಚನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಮುಖದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ 2ಡಿ ಸಮತಲದೊಳಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಂಬವಾದ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮತಲದೊಳಗಿನ ಥರ್ಮೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸಮತಲದೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಚನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ (ಬಾಣಗಳು, ಅಂಕಿ) ಹಾರಾಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 7). ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ನಿಖರವಾದ 3ಡಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಥರ್ಮೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು, 2ಡಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ 3ಡಿ ಥರ್ಮೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಣಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ (ಚಿತ್ರ. 8: ಎಡ ಫಲಕ) 128 ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ (ಚಿತ್ರ. 8: ಮಧ್ಯದ ಫಲಕ) ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತಿರುಗುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಂಬ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು ಇದರ ನಿವ್ವಳ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿತ್ತು (ಚಿತ್ರ. 8: ಬಲ ಫಲಕ). ಈ ಸಾಧನವು 1/3 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಮೌಸ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾಸ್ಕುಲೇಚರ್ನ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ 3D ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 9ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು 800 ಎನ್ಎಂನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಅತಿಗೆಂಪು ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಿಂದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಚರ್ ಅನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನವನ ಸ್ತನದ 3ಡಿ ಥರ್ಮೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. 10ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಎಂಟು ತರಂಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಇದು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ತನಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ತನದ ಆಂತರಿಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ತರಂಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಕ್ರೊನಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು. ಚಿತ್ರ 11 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಅಂಗಾಂಶದ ಮಾದರಿಯ ಅನಿಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದುವಿಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು