Thiele tube
ಜರ್ಮನ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜೋಹಾನ್ಸ್ ಥಿಯೆಲೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾದ ಥಿಯೆಲೆ ಟ್ಯೂಬ್, ತೈಲ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಬಿಸಿಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಗಾಜಿನ ಸಾಮಾನು. ಅಂತಹ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪದಾರ್ಥದ ಕರಗುವ ಬಿಂದು ಅಥವಾ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪಕರಣವು ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಗಾಜಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತೈಲವನ್ನು ಕೊಳವೆಯೊಳಗೆ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ "ಹ್ಯಾಂಡಲ್" ಅನ್ನು ಸಣ್ಣ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತಾಪನ ಅಂಶದಿಂದ ಬಿಸಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಥಿಯೆಲೆ ಕೊಳವೆಯ ಆಕಾರವು ತೈಲವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಪ್ರವಾಹಗಳ ರಚನೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿನ ತೈಲದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಏಕರೂಪದ ತಾಪಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕೊಳವೆಯ ಪಕ್ಕದ ತೋಳನ್ನು ಈ ಸಂವಹನ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಶಾಖವನ್ನು ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಸಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ತಾಪನ ತೈಲದಾದ್ಯಂತ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯೂಬಿಂಗ್ನ ಸಣ್ಣ ಸ್ಲೈಸ್ ಮೂಲಕ ಹಿಡಿದಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಥಿಯೆಲೆ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಜ್ವಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಬರ್ನರ್ ಬಳಸಿ ಬಿಸಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಗುವ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ಣಯ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು, ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಿ, ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಪನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯು ಕರಗುವ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಂತರ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಬಿಸಿಮಾಡುವಾಗ, ಕರಗುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಮಾದರಿಯ ಕರಗುವ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನವು ಕರಗುವ ಬಿಂದು ಉಪಕರಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೀಸಲಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ನಿಖರವಾದ ಮಾಪನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕರಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ತಾಪನದ ದರವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿಯು ಕರಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ನ ಮೇಲೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯು ಕರಗಿದಾಗ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ದಾಖಲಿಸಿ (ಇದು ನಿಮಗೆ ಕರಗುವ ಬಿಂದುವಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ). ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸಿವೋಲೋಬಾಫ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ದ್ರವದ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಥಿಯೆಲೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಫ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಚ್ಚಿದ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ, ಕೆಳಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುವ ತೆರೆದ ತುದಿಯನ್ನು ಫ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಥಿಯೆಲೆ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ; ಕರಗಿದ ಅನಿಲಗಳು ಮೊದಲು ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಮಾದರಿಯು ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ತಾಪನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನವು ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ರವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿಗೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಪಮಾನವು ಮಾದರಿಯ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಗಾಜಿನ ಸಾಮಾನುಗಳು