Near-field scanner
ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಸಮೀಪದ-ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ (ಎನ್. ಎಫ್. ಎಸ್.) ಎಂಬುದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧನದ ಸಮೀಪದ-ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಏಕ ಅಥವಾ ಬಹು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶೋಧಕಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಒಂದು ಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಹುಶಃ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಬ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸಿಗ್ನಲ್ ರಿಸೀವರ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಸಮಯ ಅಥವಾ ಆವರ್ತನದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಳತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಡಿ. ಯು. ಟಿ. ಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಆಂಟೆನಾ ವಿಕಿರಣವು ಅದರ ಅನುರಣನ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮತಟ್ಟಾದ, ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಗೋಳಾಕಾರದ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಮೇಲೆ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಾದರಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಂಟೆನಾ ನಿಯರ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮೊದಲ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು 1950ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಆಂಟೆನಾಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರೋಬ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ದೂರದ-ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಕಿರಣ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸಮೀಪದ-ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳ ಆಂಟೆನಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅನ್ವಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನವೀನ ತಂತ್ರವು ಒಳಾಂಗಣ, ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ, ವಿದ್ಯುತ್ ದೊಡ್ಡ ಆಂಟೆನಾಗಳು ಅಥವಾ ಆಂಟೆನಾ ಸರಣಿಗಳ (ಲಾಭ> 20 ಡಿಬಿಐ, ವ್ಯಾಸ> 5ಎಲ್) ಅಳತೆಗಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶದ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಸಮೀಪದ-ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಪನಗಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟೆನಾ (ಎಯುಟಿ) ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯವಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಲ್ಲದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ (ಸ್ಕ್ಯಾಟರರ್) ನಡುವಿನ ಬಹು ಪ್ರತಿಫಲನಗಳು ಎಯುಟಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಎ. ಯು. ಟಿ ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಮೀಪದ-ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಇರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಎಂಐ ನಿಯರ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇಎಂಐ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗಮನವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧನವಾದ ಡಿ. ಯು. ಟಿ. ಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾದ ನೈಜ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ (ಇಎಂಐ) ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಮೈಯು ಡಿ. ಯು. ಟಿ ಯ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳ ನಿಖರವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಳೀಕರಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರೋಬ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಾದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಡಿ. ಯು. ಟಿ ನಡುವಿನ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯು ಡಿ. ಯು. ಟಿ ಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭೌತಿಕ ಆಯಾಮಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಪಿಸಿಬಿಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ಗೆ 1 ಮಿ. ಮೀ. ಮತ್ತು ಡೈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ಗೆ 30 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೂರಗಳಾಗಿವೆ. ಆವರ್ತನ ಡೊಮೇನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಕರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ವೇಗದ ಫೋರಿಯರ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಡೊಮೇನ್ ಪತ್ತೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಶೇಖರಣಾ ಆಸಿಲ್ಲೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಸಿಗ್ನಲ್ ರಿಸೀವರ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದುವಿಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಉಪಕರಣಗಳು