Hybrid operating room
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಎಂಬುದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ರಂಗಮಂದಿರವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಿರ ಸಿ-ಆರ್ಮ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ (ಸಿಟಿ) ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ (ಎಂಆರ್ಐ) ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರಣ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳು ಕನಿಷ್ಠ-ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಕನಿಷ್ಠ-ಆಕ್ರಮಣಶೀಲ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ರೋಗಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ಮೇಲೆ ಛೇದನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಕಡಿತಗಳ ಮೂಲಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಿ-ಆರ್ಮ್ಸ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಕನಿಷ್ಠ-ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುವಿನಲ್ಲಿನ ತೆಳುವಾದ ನಾಳಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸುವ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾಆಪರೇಟಿವ್ 3ಡಿ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೃದಯ, ನಾಳೀಯ ಮತ್ತು ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಹಲವಾರು ಇತರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ರೋಗಪೀಡಿತ ಹೃದಯ ಕವಾಟಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಲಯದ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾಪಧಮನಿಯ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ORನ ಚಿತ್ರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿಯು ಈ ರೋಗಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ. ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಮಹಾಪಧಮನಿಯ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಾಳೀಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕೋಣೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಎಂಡೋಗ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳಿಗೆ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಸಂಕೀರ್ಣ ಎಂಡೋಗ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಅದು ನೀಡುವ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ರೋಗಿಯ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪೂರ್ವದ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾಆಪರೇಟಿವ್ ಫ್ಲೋರೋಸ್ಕೋಪಿಯ ನಡುವೆ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕನು ಇಂಟ್ರಾಆಪರೇಟಿವ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಮಹಾಪಧಮನಿಯ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳಿಗೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು 3ಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ 2ಡಿ ಫ್ಲೋರೋಸ್ಕೋಪಿಯ ಮೇಲೆ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಯೋಜನೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಿ-ಆರ್ಮ್ ಆಂಗ್ಯುಲೇಷನ್/ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಒಆರ್ಗಳ ಅನ್ವಯಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಸಮ್ಮಿಳನ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ರಕ್ತನಾಳದ ಸುರುಳಿ. ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಸಮ್ಮಿಳನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗೆ, ಸಂಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗಿನ ಏಕೀಕರಣವು ಕೆಲಸದ ಹರಿವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಸಿಟಿ-ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೋನ್ ಕಿರಣದ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ ಚಿತ್ರದ ಇಂಟ್ರಾಆಪರೇಟಿವ್ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಮೇಲಿನ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಹರದ ಕ್ಯಾತಿಟರ್ಗಳು, ಬಯಾಪ್ಸಿಗಳು ಅಥವಾ ಆಳವಾದ ಮೆದುಳಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳ ನಿಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಇಂಟ್ರಾ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಎಂಆರ್ಐ ಅನ್ನು ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಮೆದುಳಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ತೆರಪಿನ ಲೇಸರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಥೆರಪಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಥೋರಾಸಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಎಂಡೊಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಸಣ್ಣ ಪಲ್ಮನರಿ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಗಂಟುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ನೆಲದ-ಗಾಜಿನ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು, ಮೆಟಾಸ್ಟೇಸ್ಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಯಾಪ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ-ನೆರವಿನ ಥೊರಾಕೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ವೀಡಿಯೊ-ನೆರವಿನ ಥೊರಾಕೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸ್ಪರ್ಶ ಸಂವೇದನೆಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಗಂಟಲಿನ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ರೋಗಿಯ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆಃ ಸಿ. ಟಿ. ಯಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರಣಾಂತಿಕತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಗಂಟುಗಳ ಎದೆಯ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ/ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ/ಕೀಮೋಥೆರಪಿ (ರೋಗನಿರೋಧಕ ವಿಧಾನ) ಅಥವಾ ಕೀಮೋಎಂಬೊಲೈಸೇಶನ್/ಅಬ್ಲೇಷನ್ (ಉಪಶಾಮಕ ವಿಧಾನ) ಮೂಲಕ ಗಂಟುಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಈ ಕೆಲಸದ ಹರಿವಿನ 2 ಮತ್ತು 3 ಹಂತಗಳನ್ನು (ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದರೆ) ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆಃ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಸಿ. ಟಿ. ಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಸಣ್ಣ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಣಾಂತಿಕತೆಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಮಾದರಿ ಅಂಗಾಂಶದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಸೂಜಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಜಿಯನ್ನು ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಮರದ ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಥೊರಾಸಿಕ್ ಆಗಿ, ಗಂಟಲಿನ ಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಗಂಟುಗಳಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಿ-ಆರ್ಮ್ಸ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪ್ಗಳಂತಹ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿನ ಬಯಾಪ್ಸಿಗಳ ಇಳುವರಿ ದರವು 33 ರಿಂದ 50 ಪ್ರತಿಶತದ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಳುವರಿ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿ-ಆರ್ಮ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಚಿತ್ರಣವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇಂಟ್ರಾ-ಪ್ರೊಸೀಡ್ಯೂರಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ನ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ 2ಡಿ/3ಡಿ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಮತ್ತು ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಖರತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೂರ್ವ-ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆವರ್ತಕ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಮರವನ್ನು 3ಡಿ ಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯು 'ನೈಸರ್ಗಿಕ' ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಗಂಟುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ 3ಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮೀಸಲಾದ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಬಯಾಪ್ಸಿಗೆ (ಎಂಡೋಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಥೊರಾಸಿಕ್) ಯೋಜಿತ ಸೂಜಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಂತರ ಲೈವ್ ಫ್ಲೋರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಬಹುದು. ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಗಂಟುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 1-2 ಸೆಂ. ಮೀ. ಗಳ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟು ಮತ್ತು 2 ಸೆಂ. ಮೀ. ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 100% ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ದರಗಳು ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೀಡಿಯೊ-ನೆರವಿನ ಥೊರಾಕೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ-ಆಕ್ರಮಣಶೀಲ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರೋಗಿಯನ್ನು ಥೊರಕೋಟಮಿಯ ಆಘಾತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ, ಸಣ್ಣ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಹಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಥೊರಾಕೋಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಚೇತರಿಕೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶ ಸಂವೇದನೆಯ ನಷ್ಟವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕನಿಗೆ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯವಲ್ಲದ, ನೆಲದ-ಗಾಜಿನ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ. ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿದಂತೆ 1 ಸೆಂ. ಮೀ. ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಗಂಟುಗಳ ಇಳುವರಿ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇಕಡಾ 40ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗಾಯವು ಕಾಣೆಯಾಗುವುದನ್ನು (ಅದರ ಭಾಗಗಳು) ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಇಂಟ್ರಾ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಂಗಾಂಶ-ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೀಡಿಯೊ-ನೆರವಿನ ಥೊರಾಕೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲು, ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೊದಲು ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲೋಬ್ ಡಿಫ್ಲೇಟ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಯ ಮೂಲಕ ಗಾಯವು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಹಣದುಬ್ಬರವಿಳಿತದ ನಂತರ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಕ್ಕೆ ತಂತಿಗಳು, ದಾರದ ಸೂಜಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ (ಲಿಪಿಯೋಡಾಲ್, ಐಯೋಪಾಮಿಡಾಲ್) ಅನ್ನು ಗಾಯದ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ವೀಡಿಯೊ-ನೆರವಿನ ಥೊರಾಕೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾಗವು ಥೊರಾಕೋಸ್ಕೋಪ್ಗಳ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈಗ ಫ್ಲೋರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಗಾಯ ಎರಡೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಖರವಾದ ಛೇದನವು ಈಗ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಗಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಅದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಳಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಆರ್ತ್ರೋಪೆಡಿಕ್ ಆಘಾತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶ್ರೋಣಿ ಕುಹರದ ಮುರಿತಗಳು, ಕ್ಯಾಲ್ಕನಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಟಿಬಿಯಾ ತಲೆ ಮುರಿತಗಳು ಮುಂತಾದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮುರಿತಗಳು. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸ್ಕ್ರೂಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಸಿಗಳ ನಿಖರವಾದ ನಿಯೋಜನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು ರೋಗಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾಲ್ಪೋಸಿಷನ್ಗಳು, ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನರಗಳ ಹಾನಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ಶ್ರೋಣಿ ಕುಹರದ ಮುರಿತಗಳ ನಂತರ ಪರ್ಕ್ಯುಟೇನಿಯಸ್ ಇಲಿಯೊಸ್ಯಾಕ್ರಲ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮಾಲ್ಪೋಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ದರಗಳುಃ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಮೆಟಾ-ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ). 0. 1 ಮಿಮೀ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಂಜಿಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಳಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಇಡೀ ಸೊಂಟವನ್ನು ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ದರವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು (ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಆರೋಹಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು) ಅಥವಾ ರೋಗಿಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು (ಸಿಟಿ) ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೀಣಗೊಳ್ಳುವ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆಘಾತಕಾರಿ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಮುರಿತಗಳು, ಆಂಕೊಲಾಜಿಕ್ ಮುರಿತಗಳು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಇತರ ರೀತಿಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಒಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ದರವು ಸ್ಥೂಲಕಾಯದ ರೋಗಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಂಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರ ಲೇಸರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಬಳಕೆಯು ಕೆಲಸದ ಹರಿವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಪರೊಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇತರ ಕನಿಷ್ಠ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಂತೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಇದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾದ ಕರುಳುವಾಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಕೊಲೆಸಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ, ಭಾಗಶಃ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಛೇದನಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಯಕೃತ್ತಿನ ಛೇದನಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಲ್ಯಾಪರೊಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವಿಧಾನವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. (ಸಂಕೀರ್ಣ ಲ್ಯಾಪರೊಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ಗಾಗಿ ಡೈನಾಸಿಟಿಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವಃ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಅನುಭವ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಭಾಗಶಃ ಛೇದನ, ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು, ಅಂದರೆ ರೋಗಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.). ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ 3ಡಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶ ಸಂವೇದನೆಯ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಬಂದರುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನು/ಅವಳು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಒದಗಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಬಹುದು. 3ಡಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಲೈವ್ ಫ್ಲೋರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಥವಾ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಬಹುದು. (ಲ್ಯಾಪರೊಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಲಿವರ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಃ ಇಂಟ್ರಾಆಪರೇಟಿವ್ ಸಿಟಿ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಆಧಾರಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗಿನ ಮೊದಲ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅನುಭವ.) ನಾಳಗಳು ಅಥವಾ ಗೆಡ್ಡೆಯಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. (ಮೂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್) ತುರ್ತು ಆರೈಕೆ ಆಘಾತ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವೂ ಗಣನೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾರು ಅಪಘಾತಗಳು, ಸ್ಫೋಟಗಳು, ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದಾದ ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಮಹಾಪಧಮನಿಯ ಛೇದನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ನಂತರ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳು. ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ರಕ್ತದ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ತಕ್ಷಣದ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ತೆರೆದ ಮತ್ತು ಎಂಡೋವಾಸ್ಕುಲರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತೀವ್ರವಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದಾಗಿ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳದ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಸುರುಳಿಯಾಗಿಸಬಹುದು. ಅವನು/ಅವಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ತುರ್ತು ರೋಗಿಯನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು, ಸಿ. ಟಿ. ಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರವಾದ ತಕ್ಷಣದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ರೋಗಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸದೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಾಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳು ಸ್ಥಿರ ಸಿ-ಆರ್ಮ್ ಫ್ಲೋರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರಂತರ ಎಕ್ಸರೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಜೀವಂತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದೊಳಗಿನ ಕ್ಯಾತಿಟರ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಧನಗಳ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಂಗರಚನಾ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಹ ಚಿತ್ರಿಸಲು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಹೃದಯದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಚಲಿಸುವ ಹೃದಯದ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ರೇಮ್ ದರ (30f/s, 50 Hz) ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ (ಕನಿಷ್ಠ 80 kW) ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿರ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಿ-ಆರ್ಮ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮೋಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಂತರ ಇಮೇಜ್ ಆರ್ಕೈವ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಫ್ಲೋರೋಸ್ಕೊಪಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮರು-ಇರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ದತ್ತಾಂಶ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದಾಗ, ದತ್ತಾಂಶ ಸ್ವಾಧೀನವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅನುಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಮರು-ಚುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಫ್ಲೋರೋಸ್ಕೋಪಿಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ದತ್ತಾಂಶ ಸ್ವಾಧೀನವು ಡಿಎಸ್ಎ ಮತ್ತು ರೊಟೇಷನಲ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ರೊಟೇಷನಲ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯು ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಿ-ಆರ್ಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಿ. ಟಿ-ರೀತಿಯ 3ಡಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಸಿ-ಆರ್ಮ್ ಅನ್ನು ರೋಗಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು 3ಡಿ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ಗೆ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಕಲನ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಕಲನ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ (ಡಿಎಸ್ಎ) ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ದೃಶ್ಯೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಆಯಾಮದ ಚಿತ್ರಣ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ (ಕ್ಯಾಟ್ಜೆನ್, 1995). ಡಿ. ಎಸ್. ಎ. ಗೆ, ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣದ ಅದೇ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಏಜೆಂಟ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆಗಳಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ತುಂಬಿದ ನಾಳಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದ ಸ್ವಾಧೀನದ ನಡುವೆ ಸಮಯದ ವಿಳಂಬವಿರುವುದರಿಂದ, ಚಲನೆಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಚಲನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕ್ರಮಾವಳಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಡಿಎಸ್ಎಯ ಮುಂದುವರಿದ ಅನ್ವಯವೆಂದರೆ ರಸ್ತೆ ನಕ್ಷೆ. ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಿಎಸ್ಎ ಅನುಕ್ರಮದಿಂದ, ಗರಿಷ್ಠ ಪಾತ್ರೆಯ ಒಪಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇಮೇಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಡ್-ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಲೈವ್ ಫ್ಲೋರೋಸ್ಕೋಪಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಚರ್ನ ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಕಳೆಯಲಾದ ಫ್ಲೋರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾತಿಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಂತಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸದೆ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ನಾಳೀಯ ರಚನೆಗಳ ಉತ್ತಮ ದೃಶ್ಯೀಕರಣವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. 2ಡಿ/3ಡಿ ನೋಂದಣಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 2ಡಿ/3ಡಿ ಮೇಲ್ಪದರ ಆಧುನಿಕ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಒಳ-ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಪಡೆದ 3ಡಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕನನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ರೋಗಿಗೆ 3ಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕ್ರಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಕ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡುವಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ರೋಗಿಯ ಸುತ್ತ ಸಿ-ಆರ್ಮ್ನ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಮಾಣದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿ-ಆರ್ಮ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿರಂತರ ಸಂವಹನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ, ಈ ನೋಟದ ನಿಯತಾಂಕವನ್ನು ಆಂಜಿಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ರವಾನಿಸಬಹುದು, ಅದು ನಂತರ ಸಿ-ಆರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲೋರೋಸ್ಕೋಪಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಓಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿ-ಆರ್ಮ್ ಆಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಈ ಆಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ವರ್ಕ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ರವಾನಿಸಬಹುದು, ಇದು ಫ್ಲೋರೊಸ್ಕೋಪಿಕ್ ನೋಟದಂತೆಯೇ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಇತರ ಡಿಐಸಿಒಎಂ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 2ಡಿ ಫ್ಲೋರೋಸ್ಕೋಪಿಯ ಮೇಲೆ 3ಡಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲ್ಪದರ 3ಡಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಫ್ಲೋರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ-ಕೋಡೆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿ-ಆರ್ಮ್ನ ಆಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯು ವರ್ಕ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೈವ್ 2ಡಿ ಫ್ಲೋರೋಸ್ಕೋಪಿ ಚಿತ್ರದ ನೋಟಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ 3ಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ನೋಟವನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕನು ಫ್ಲೋರೋಸ್ಕೋಪಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ನಾಳದ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆಗಳ 3D ಮೇಲ್ಪದರದೊಂದಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧನದ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. 3ಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ಅಂಗರಚನಾ ರಚನೆಗಳ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ, ಫ್ಲೋರೊಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆಯಾಗಿ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ಪದರ ಮಾಡುವುದು ವರ್ಕ್ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಫ್ಲೋರೊಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಫ್ಲೋರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಅಥವಾ ಅರ್ಹ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಕೈಯಿಂದ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಮಹಾಪಧಮನಿಯ ರಕ್ತನಾಳದ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಫೆನೆಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ನ ನಿಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಅಪಧಮನಿಗಳ ಓಸ್ಟಿಯಾವನ್ನು 3ಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಲೈವ್ ಫ್ಲೋರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಬಹುದು. ಗುರುತು 3ಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಫ್ಲೋರೋಸ್ಕೋಪಿ ಆಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಮಹಾಪಧಮನಿಯ ಕವಾಟದ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಮಹಾಪಧಮನಿಯ ಕವಾಟದ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮಹಾಪಧಮನಿಯ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕವಾಟವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಫ್ಲೋರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ನೋಟವು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಾಪಧಮನಿಯ ಮೂಲಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಲಂಬವಾದ ಕೋನವನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫ್ಲೋರೋಸ್ಕೋಪಿ ಆಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಿ-ಆರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮಹಾಪಧಮನಿಯ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾದ ನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಓಡಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳು ಪೂರ್ವ-ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಿಟಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮಹಾಪಧಮನಿಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಕವಾಟದ ಅಳವಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ನೋಡುವ ಕೋನಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 3ಡಿ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಿಟಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿ-ಆರ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳು ಸಿ-ಆರ್ಮ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪೂರ್ವ-ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಿ. ಟಿ. ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಡುವಿನ ಅಂಗರಚನಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಅಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ರೋಗಿಯ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಗಣನೀಯ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸಿ-ಆರ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧರಿಸಿದ ಕ್ರಮಾವಳಿಗಳು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ರೋಗಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕನು ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವು ಪಡೆದ ಪೂರ್ವ-ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಿಟಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸದ ಹರಿವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಣ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ-ಆರ್ಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸಹ ಸುಗಂಧ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಲ್ ರಕ್ತದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು, ರೊಟೇಷನಲ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು (3ಡಿ-ಡಿಎಸ್ಎ) ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಬಹುದು. ರಕ್ತಕೊರತೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೆದುಳು, ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮತ್ತು ಆಘಾತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಿಟಿ ಎ ಸಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಹುದು. ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಜಾನ್ಸ್ ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಬೇವ್ಯೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರವು ಅವರ ಇಂಟ್ರಾ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸಿಟಿ ಬಳಕೆಯು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ತೊಡಕುಗಳ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆಃ ನಿಖರವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಂತ 2ಕ್ಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ಇದನ್ನು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ತರಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗೆ ಸಾಗಿಸುವುದು. ಯೋಜನೆ ಪರಿಗಣನೆಗಳು ಸ್ಥಳ/ಸಂಸ್ಥೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕೊಠಡಿಯ ಬಳಕೆಯು "ಹೈಬ್ರಿಡ್" ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಅದರ ಪಾತ್ರವೂ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವು ನಿರ್ವಹಣೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಗಾಗಿ ಕೊಠಡಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರೋಗಿಯ ಕೆಲಸದ ಹರಿವಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಅವರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗವು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೋಗಿಯ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇತರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕೋಣೆಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೋಣೆಯ ಗಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಆರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ದಾದಿಯರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ತಜ್ಞರು, ಸಾಧನ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 8 ರಿಂದ 20 ಜನರ ತಂಡ. ಅಂತಹ ಒಆರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಚಿತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ 70 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಕೋಣೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ. ಕೋಣೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೆಂದರೆ 2-3 ಎಂಎಂ ಸೀಸದ ರಕ್ಷಾಕವಚ ಮತ್ತು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೂಕವನ್ನು (ಸರಿಸುಮಾರು 650-1800 ಕೆಜಿ) ಹಿಡಿದಿಡಲು ನೆಲ ಅಥವಾ ಸೀಲಿಂಗ್ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಜಾರಿ. ಕೆಲಸದ ಹರಿವಿನ ಯೋಜನೆಯು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕೊಠಡಿಯು ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗಮವಾದ ಕೆಲಸದ ಹರಿವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದು ಕೋಣೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಣ ಉಪಕರಣಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಾರಾಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಫಲಿತಾಂಶವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತರಶಿಕ್ಷಣ ತಂಡ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ದೀಪಗಳು, ಮಾನಿಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೂಮ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆಃ ತೆರೆದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ (ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ) ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತುವರಿದ ಬೆಳಕು. ದೀಪಗಳನ್ನು ಮಂದಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಫ್ಲೋರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಥವಾ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ದೀಪಗಳಿಗೆ, ಅವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿಯ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವು ತಲೆಯ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳ ಘರ್ಷಣೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಾರದು. ಒಆರ್-ದೀಪಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರೋಹಿಸುವ ಸ್ಥಾನವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಟೇಬಲ್ನ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ದೀಪಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕೊಠಡಿಯ ಮೇಜಿನ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಬೆಳಕಿನ ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಷದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಹಣಾ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚಲನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕೊಠಡಿಯ ದೀಪಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಷಗಳು ಚಲಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ತಿರುಗುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಗಿರಬೇಕು. ಸಾಧನಗಳು ಕೋಣೆಯ ಎತ್ತರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಆರ್-ಲೈಟ್ಗೆ ಹೆಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಎತ್ತರವು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕೊಠಡಿಯ ದೀಪಗಳ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಇತರ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸೇರಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕೊಠಡಿಯ ದೀಪಗಳು ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಗಾಯದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು, ಡಬಲ್-ಆರ್ಮ್ ಒಆರ್-ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂರನೇ ಬೆಳಕಿನ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಕಾಲುಗಳ ರಕ್ತನಾಳದ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆಃ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕೊಠಡಿಯ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳ (ಸೀಲಿಂಗ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೋಜಿಸುವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಿ). ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಳಕುಗಾಗಿ ಮೂರು ಬೆಳಕಿನ ತಲೆಗಳು-ಅನಿಯಂತ್ರಿತ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ತಲೆಗಳ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನೀಡುವ ಅಮಾನತು-ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಉದಾ. ವೀಡಿಯೊ ಮಾನಿಟರ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಒಆರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿತ್ರಣ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಸಿ-ಆರ್ಮ್. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಒಆರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿ-ಆರ್ಮ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ತಜ್ಞರ ಒಮ್ಮತವು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಸೀಮಿತ ಶಕ್ತಿಯು ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಫ್ಲಾಟ್-ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಇಮೇಜ್-ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಯರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಿ-ಆರ್ಮ್ಗಳ ತಂಪಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಸುದೀರ್ಘ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸತತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಅಂತಹ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರ ಸಿ-ಆರ್ಮ್ಗಳು ಈ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಬೈಪ್ಲೇನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೆಲ, ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ನ್ಯೂರೋ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕೋಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ಎರಡನೆಯದು ಆಯ್ಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೈಪ್ಲೇನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸೀಲಿಂಗ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಘಟಕಗಳು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದುಃ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕೆಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಗಾಯದಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಬೀಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೋಂಕನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸೀಲಿಂಗ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಮಿನಾರ್ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ, ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. (ನೋಡಿ ಮತ್ತು, ಎರಡೂ ಜರ್ಮನ್ ಮಾತ್ರ) ಸೀಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಸೀಲಿಂಗ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಸೀಲಿಂಗ್ ಜಾಗದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ದೀಪಗಳು ಅಥವಾ ಬೂಮ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸೀಲಿಂಗ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಯತೆಯಿಂದ ಆವರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು-ಮುಖ್ಯವಾಗಿ-ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಚಲಿಸದೆ. ಎರಡನೆಯದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾತಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದು, ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೆಲದ-ಆರೋಹಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಿ-ಆರ್ಮ್ ಕೇವಲ ಬದಿಯಿಂದ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೀಲಿಂಗ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅರಿವಳಿಕೆ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯದೆ ತಲೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಆರ್ ನಂತಹ ಜನನಿಬಿಡ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಬೈಪ್ಲೇನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅರಿವಳಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅರಿವಳಿಕೆಯು ತಲೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಮೊನೊಪ್ಲೇನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಟೇಬಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಟೇಬಲ್ನ ಆಯ್ಕೆಯು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ತೇಲುವ ಮೇಜಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಟಿಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ತೊಟ್ಟಿಲುಗಳೊಂದಿಗಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ಕೋಷ್ಟಕಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಕೋಷ್ಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜಿ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂಳೆಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ರೋಗಿಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಭಜಿತ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರಣದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ರೇಡಿಯೋಲೂಸೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಡೆಯಲಾಗದ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ತೇಲುವ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಮತ್ತು ನಾಳೀಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ಥಾನೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿನ ಅವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಾಂತ್ರಿಕೃತ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಳಸಬಹುದು. ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲಾಗದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲು, ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಸಾಧನಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ, ಅಂದರೆ. ಗಾಳಿ ತುಂಬಬಹುದಾದ ಮೆತ್ತೆಗಳು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತೇಲುವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಟೇಬಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಲಂಬ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವದ ಟಿಲ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಫ್ಲೋಟೇಬಲ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು, ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಗ ಧಾರಕಗಳಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಪಕ್ಕದ ಹಳಿಗಳು ಟೇಬಲ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು. ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿನ ಮೇಜಿನ ಸ್ಥಾನವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕೆಲಸದ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ರೋಗಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಮಾರಾಟಗಾರನು ಅನುಗುಣವಾದ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ನಂತರ 3ಡಿ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ರೇಡಿಯೊಟ್ರಾನ್ಸ್ಲುಸೆಂಟ್ ಆದರೆ ಒಡೆಯಲಾಗದ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ವರ್ಧಿತ ರೋಗಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಒಡೆಯಬಹುದಾದ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು, ಆದರೆ 3ಡಿ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಮೂಳೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಹರಿವಿನ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗಗಳು ಡ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾದವು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಚಿತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾನ, ರೇಡಿಯೋಲೂಸೆನ್ಸಿ (ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್), ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು. ಮುಂದಿನ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಲೋಡ್, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಟೇಬಲ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಲಂಬ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವದ ಟಿಲ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮತಲ ಚಲನಶೀಲತೆ (ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್) ಸೇರಿವೆ. ವಿಶೇಷ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ ರಿಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಹಳಿಗಳಂತಹ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಕರಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ). ವಾಲು ಮತ್ತು ತೊಟ್ಟಿಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉಚಿತ ತೇಲುವ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕೋಷ್ಟಕಗಳು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ವಿಕಿರಣವು ಅಯಾನೀಕರಿಸುವ ವಿಕಿರಣವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿ-ಆರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಸಿ-ಆರ್ಮ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರೋಗಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಚದುರಿದ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳಿವೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಜಾಗೃತಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಏಪ್ರನ್, ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸುತ್ತ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗುರಾಣಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕನ್ನಡಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ನಂತರದದನ್ನು ಸೀಲಿಂಗ್-ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಸೀಸದ ಗಾಜಿನ ಫಲಕದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ದೇಹದ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮೇಜಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೀಸದ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಗರ್ಭಿಣಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮವೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು. ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಡುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಜಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷ-ಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆ, ಶಬ್ದ, ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಂದ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅಲಾರಾ ತತ್ವವನ್ನು (ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ) ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಡೋಸು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಯೋಜನವು ರೋಗಿಗೆ ಸಂಭವನೀಯ ಹಾನಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಸಾಧನ ತಯಾರಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎರಡೂ ಇವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಕಿರಣದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ರೇಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು, ಪಲ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಲೋರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮತ್ತು ಕೊಲಿಮೇಷನ್ ಸೇರಿವೆ. ಕಿರಣದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದುಃ ಕ್ಷ-ಕಿರಣದ ವಿಕಿರಣವು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಕಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಣಗಳು. ಅನಗತ್ಯ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೃದು ಕಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಣಗಳು ರೋಗಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಕೊಳವೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಶೋಧಕವು ಮೃದುವಾದ ಕಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಬಹುದು, ಹೀಗಾಗಿ ಕಿರಣವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫ್ರೇಮ್ ದರಃ ಸ್ಟ್ರೋಬೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ವೇಗದ ಚಲನೆಯನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ರೇಮ್ ದರಗಳು (ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರಗಳು) ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫ್ರೇಮ್ ದರವು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಫ್ರೇಮ್ ದರವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ 0.5 p/s ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 60 ಪಲ್ಸ್ಗಳ ಫ್ರೇಮ್ ದರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ನಾಡಿಮಿಡಿತದ ಪ್ರಮಾಣವು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 30 p/s ನಿಂದ 7.5 p/s ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಶೇಕಡ 75ರಷ್ಟು ಡೋಸ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಲ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಲೋರೋಸ್ಕೋಪಿಯನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ, ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅದೇ ಚಿತ್ರ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನವೆಂದರೆ ಕೊಲಿಮೇಷನ್. ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಒದಗಿಸಿದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕೊಲಿಮೇಟರ್ನಿಂದ ಗೋಚರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷ-ಕಿರಣದ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಆಧುನಿಕ ಸಿ-ಆರ್ಮ್ಸ್ ಸ್ಥಿರವಾದ ಫ್ಲೋರೋಸ್ಕೋಪಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ನ ವೀಡಿಯೊ ನ್ಯೂರೋ ನ್ಯೂಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜಿಕಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳು