Dental curing light
ಹಲ್ಲಿನ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಎಂಬುದು ಹಲ್ಲಿನ ಉಪಕರಣದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಲಘು-ಕ್ಯೂರ್ ರಾಳ-ಆಧಾರಿತ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಪಾಲಿಮರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಹಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಬಳಸಿದ ಬೆಳಕು ಗೋಚರ ನೀಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಣಪಟಲದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳಕನ್ನು ತರಂಗಾಂತರಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೇಲೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ರೀತಿಯ ಸಾಧನಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲಿನ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲಭೂತ ವಿಧಗಳಿವೆಃ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್, ಬೆಳಕು-ಹೊರಸೂಸುವ ಡಯೋಡ್ಗಳು (ಎಲ್ಇಡಿ), ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ಗಳು. ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಇಡಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ. 1960ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಬೆಳಕಿನ ಗುಣಪಡಿಸುವ ರಾಳದ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಡೆಂಟ್ಪ್ಲಿ/ಕಾಲ್ಕ್ ಅವರಿಂದ ನುವಾ ಲೈಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೊದಲ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ನುವಾ ಲೈಟ್ ರಾಳದ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ನೇರಳಾತೀತ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸಿತು. ಈ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಯುವಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಡಿಮೆ ತರಂಗಾಂತರಗಳು ರಾಳದೊಳಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಭೇದಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 1980ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಗೋಚರ-ಬೆಳಕಿನ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಗಳು ನೀಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸಾಧನದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾದವು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮುಂದಿನ ವಿಧದ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬೆಳಕು ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆ-ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್ ಬಲ್ಬ್ ಆಗಿತ್ತು; ಈ ಸಾಧನವು ಗೋಚರ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಣಪಟಲದ ದೀರ್ಘ ತರಂಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಳದ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ನುಗ್ಗುವಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬೆಳಕು ಯುವಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬೆಳಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. 1990ರ ದಶಕವು ಬೆಳಕಿನ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಹಲ್ಲಿನ ಪುನಶ್ಚೇತನದ ವಸ್ತುಗಳು ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ; ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಗಮನದಲ್ಲಿತ್ತು. 1998ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆರ್ಕ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬೆಳಕನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ರಾಳ-ಆಧಾರಿತ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿದೀಪಕ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಳ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆರ್ಕ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ದೀಪಗಳ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು (ದುಬಾರಿ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ, ಹೇಳಲಾದ 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ) ಇತರ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಎಲ್ಇಡಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಇಡಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೀಪಗಳು 1990ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆರ್ಕ್ ದೀಪಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಬರುವ ಹತಾಶೆಗಳು ಅಸಹನೀಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಇಡಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ರಾಳದ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೈಟ್, ಇದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ "ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೈಟ್" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಲ್ಲಿನ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪಾಲಿಮರೀಕರಣದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ತೆಳುವಾದ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ತಂತುಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರತಿರೋಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿರೋಧಕವನ್ನು ನಂತರ "ಸುಮಾರು 3,000 ಕೆಲ್ವಿನ್ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಗೋಚರ ಬೆಳಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ". ಇದು 400-600 mW cm−2 ತೀವ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ 400 ಮತ್ತು 500 nm ನಡುವೆ ನೀಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ರೀತಿಯ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಬೆಳಕು ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ತಂತು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಾಖವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬಲ್ಬ್ನ ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಅಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ. 80 ಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಈ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು; ಅಂದರೆ, ಅವು ತಂತಿರಹಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಬೆಳಕನ್ನು ತಲುಪುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬ್ನ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಬದಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಮಾದರಿಯು 50 ಗಂಟೆಗಳ ಅಂದಾಜು ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬದಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಕೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 250 ದಿನಗಳು ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.) ಅಲ್ಲದೆ, ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಮಯವು ಎಲ್ಇಡಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಬೆಳಕು ಹೊರಸೂಸುವ ಡಯೋಡ್ಗಳು ಈ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೀಪಗಳು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕು-ಹೊರಸೂಸುವ ಡಯೋಡ್ಗಳನ್ನು (ಎಲ್ಇಡಿಗಳು) ಬಳಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ನೀಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆಳಕು-ಗುಣಪಡಿಸುವ ಮೂಲಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಇಡಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1995 ರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ದಂತವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು 2013ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬೆಳಕು ನೀಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗೆ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಆಧಾರಿತ ಅರೆವಾಹಕವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೆಂಟಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ 2004ರ ಒಂದು ಲೇಖನವು ವಿವರಿಸಿದೆ, "ಎಲ್ಇಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಡೋಪ್ಡ್ ಅರೆ-ವಾಹಕಗಳ (ಎನ್-ಡೋಪ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಿ-ಡೋಪ್ಡ್) ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತರಂಗಾಂತರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅರೆವಾಹಕ ಸಂಯೋಜನೆಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ತರಂಗಾಂತರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಹಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಇಡಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೀಪಗಳು ಎಲ್ಇಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಇದು 400-500 ಎನ್ಎಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (ಸುಮಾರು 460 ಎನ್ಎಂ ಗರಿಷ್ಠ ತರಂಗಾಂತರದೊಂದಿಗೆ) ನೀಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಿದಾದ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲ್ಲಿನ ಮೊನೊಮರ್ಗಳ ಫೋಟೋ-ಪಾಲಿಮರೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಿಪಿಕ್ಯು ಅಣುವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೀಪಗಳು ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೀಪಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಒಯ್ಯಬಲ್ಲವು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಇಡಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಾಖವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಫ್ಯಾನ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾನ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಹೆಚ್ಚು ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬೆಳಕನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಒಯ್ಯುವಿಕೆಯು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಇಡಿ ಈಗ ಪುನರ್ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಲ್ಇಡಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬೆಳಕು ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಇಡಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೀಪಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸ್ಫಟಿಕದೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ನೀಲಿ ಎಲ್ಇಡಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 1,000 mW/cm2 ಉತ್ಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಇದು "ಬಹು ಪದರದ ಪಾಲಿಮರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ" ವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕನ್ನಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಇಡಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೀಪಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡೂ ದೀಪಗಳಿಗೆ ನೀಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಲು ಆಪರೇಟರ್ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದಕವನ್ನು ಒತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಚೋದಕವನ್ನು ಒತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ಹೊರಸೂಸಲು ಆಪರೇಟರ್ ಪ್ರಚೋದಕವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚೋದಕವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರಿಗರ್ ಅಥವಾ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿದ ನಂತರ ಟೈಮರ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಬೆಳಕು ಇರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಪದಾರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹತ್ವ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ದಂತವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಹಲ್ಲಿನ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬೆಳಕನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು, ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಳ ಆಧಾರಿತ ಸಂಯೋಜಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲು ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮೊದಲು ಬಳಸಿದ ವಸ್ತುವು ಸ್ವಯಂ-ಗುಣಪಡಿಸುವ ರಾಳದ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಸ್ತುಗಳು, ಎ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಬಿ ವಸ್ತು, ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಎ ವಸ್ತುವು ಆಧಾರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಿ ವಸ್ತುವು ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿತ್ತು. ಈ ರಾಳದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮೊದಲು ಬೆರೆಸಿ ನಂತರ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅದನ್ನು 30-60 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದಂತವೈದ್ಯರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದಿತು. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ, ದಂತವೈದ್ಯರು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ-ಒಮ್ಮೆ ಮಿಶ್ರಣವಾದ ನಂತರ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದಂತವೈದ್ಯರು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಯಿತು. ವಸ್ತುವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸದಿದ್ದರೆ, ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಳದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಈ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳು ಹಿಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಸೈಟ್ಗೆ ವಿತರಿಸಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಳದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ದಂತವೈದ್ಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆಃ ಸಮಯದ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಈಗ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದಂತವೈದ್ಯರು ಈಗ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಬಹುದು. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ದಂತ ಉಪಕರಣಗಳು