Voice prosthesis
ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ (ಬಹುವಚನ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್) ಒಂದು ಕೃತಕ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಲಿಕೋನ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಧ್ವನಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿಂಜೆಕ್ಟೊಮೈಸ್ಡ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಲ್ಯಾರಿಂಜೆಕ್ಟಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು (ಲ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್) ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ (ಟ್ರಾಚಿಯಾ) ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪೈಪ್ (ಅನ್ನನಾಳ) ಅನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಪೈಪ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡ್ಪೈಪ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ರಂಧ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಂಕ್ಚರ್). ಈ ರಂಧ್ರವನ್ನು ನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ರಚಿಸಬಹುದು (ದ್ವಿತೀಯ ರಂಧ್ರ). ಈ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಶ್ವಾಸನಾಳ-ಅನ್ನನಾಳದ ಪಂಕ್ಚರ್ (ಟಿಇ ಪಂಕ್ಚರ್) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಸ್ಟೋಮಾವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ನ ಒಳಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನ ಮೂಲಕ ಬೀಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಧ್ವನಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಟ್ರಾಚಿಯೋ-ಅನ್ನನಾಳದ ಭಾಷಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಸ್ಥೆಸಿಸ್ನ ಹಿಂಭಾಗದ ತುದಿಯು ಆಹಾರದ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯಗಳು ಅಥವಾ ಲಾಲಾರಸವು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಫ್ಲಾಪ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಧ್ವನಿ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆಃ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತಂತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನ ಮೂಲಕ (ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ) ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಟ್ರಾಕಿಯೊಸ್ಟೊಮಾ (ಆಂಟೆರೋಗ್ರೇಡ್) ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಧ್ವನಿ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋಮಾದ ಮೂಲಕ ಆಂಟೆರೋಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಲಾರಿಂಜೆಕ್ಟೊಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳಿವೆ. 1869ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕೃತಕ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು (ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿ) ಸೆರ್ಮಾಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. 1873ರಲ್ಲಿ ಥಿಯೋಡರ್ ಬಿಲ್ರೊತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲ್ಯಾರಿಂಜೆಕ್ಟಮಿ (ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ) ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಬ್ರಿಯಿಂದ ಆಧುನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡೆಯಿತು. ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ 1972ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲ್ಯಾರಿಂಜೆಕ್ಟಮಿಯ ನಂತರ ವಾಯ್ಸ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಪೋಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ಲೇಖನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೊಜೊಲೆವ್ಸ್ಕಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಈ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಹಲವಾರು ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಬ್ಲೋಮ್-ಸಿಂಗರ್, ಅದೇವ, ಎಸ್ಕಾ, ಮೆಡಿಟಾಪ್, ಹೈಮೊಮೆಡ್. ಇನ್ಹೆಲ್ತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಮತ್ತು ಅಟೋಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಾಧನಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 1980 ರಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೃತಕ ಅಂಗವನ್ನು ಸಿಂಗರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೋಮ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದರುಃ 'ಬ್ಲೋಮ್-ಸಿಂಗರ್ ಡಕ್ಬಿಲ್', ಇದು 16 ಫ್ರೆಂಚ್ ವ್ಯಾಸದ, ಫ್ಲಾಂಗ್ಡ್ ಅಲ್ಲದ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ರೋಗಿಯು ಅವನನ್ನು ಅಥವಾ ಅವಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲ ಒಳಾಂಗಣ ಧ್ವನಿ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಸಿಸ್ (ಗ್ರೋನಿಂಗನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಸಿಸ್) ಅನ್ನು 1984ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 1990 ರಲ್ಲಿ, ಅಟೋಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರೊವಾಕ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು, ನಂತರ 1997 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಾಕ್ಸ್® 2,2003 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಾಕ್ಸ್® ಆಕ್ಟಿವಾಲ್ವ್ TM ಮತ್ತು 2005 ರಲ್ಲಿ ನಾನ್-ಇಂಡ್ವೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊವಾಕ್ಸ್® NID TM ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. 1994ರಲ್ಲಿ, ಬ್ಲೋಮ್-ಸಿಂಗರ್ ® ಕ್ಲಾಸಿಕ್ TM ಇಂಡ್ವೆಲಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಬ್ಲೋಮ್-ಸಿಂಗರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್® ಇಂಡ್ವೆಲಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಸಿಸ್ನಂತೆ ಇದನ್ನು ವಾಕ್ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟರ್ ಟಿಎಂನೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಪ್ರೊವಾಕ್ಸ್ ® ವೇಗಾವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣ ಧ್ವನಿ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಸಿಸ್ಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು, ಅವುಗಳೆಂದರೆ 'ಒಳಾಂಗಣವಲ್ಲದ' ಮತ್ತು 'ಒಳಾಂಗಣ' ಧ್ವನಿ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಸಿಸ್ಗಳು. 'ವಾಸವಿಲ್ಲದ' ಧ್ವನಿ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ಗಳನ್ನು ರೋಗಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ 'ವಾಸಿಸುವ' ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಧ್ವನಿ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪದಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಾರವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಅದು ಟ್ರಾಕಿಯೊಸ್ಟೊಮಾಗೆ ಬೀಳಲು ತುಂಬಾ ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಸ್ವಯಂ-ಬದಲಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ. ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ನ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸೇರಿಸುವಾಗ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಪಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಧನವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಳಾಂಗಣ ಸಾಧನಗಳು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 'ಒಳಾಂಗಣವಲ್ಲದ' ಮತ್ತು 'ಒಳಾಂಗಣ' ಸಾಧನಗಳ ನಡುವಿನ ಆಯ್ಕೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಧ್ವನಿ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಧ್ವನಿ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಧ್ವನಿ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಪ್ರತಿ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 'ಟ್ರಾಶಿಯಲ್ ಫ್ಲೇಂಜ್' ಮತ್ತು 'ಅನ್ನನಾಳದ ಫ್ಲೇಂಜ್' ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ಫ್ಲೇಂಜ್ಗಳು ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬಿಗಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಒಳಬರುವ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಗಳು ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಫ್ಲೇಂಜ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆಹಾರದ ಕೊಳವೆಯ (ಅನ್ನನಾಳದ ಕೊಳವೆಯ) ಸಮೀಪವಿರುವ ಕೊಳವೆಯು ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಕೊಳವೆಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಒನ್-ವೇ ಕವಾಟವನ್ನು ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ತುಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವಾಟದ ಆಸನದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ನ ಶಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಿಗಿತವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ರೇಡಿಯೊಪೇಕ್ ಆಗಿದೆ). ಎಲ್ಲಾ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಒಳಾಂಗಣ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಒಳಾಂಗಣವಲ್ಲದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧ್ವನಿ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಅನ್ನನಾಳದ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಬಳಿ ಏಕಮುಖ ಕವಾಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಅನ್ನನಾಳ ಮತ್ತು ಫಾರಿಂಕ್ಸ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳು ಅಥವಾ ಲಾಲಾರಸದಂತಹ ಆಹಾರದ ಪೈಪ್ನಿಂದ ವಿಷಯವನ್ನು ಶ್ವಾಸನಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಧ್ವನಿ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ವಸ್ತು ಧ್ವನಿ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಸಿಲಿಕೋನ್ ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕವಾಟದ ಫ್ಲಾಪ್ ಮತ್ತು ಕವಾಟದ ಆಸನವನ್ನು ಸಿಲಿಕೋನ್, ಫ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಗಾತ್ರಗಳು ಆಹಾರದ ಪೈಪ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ನಡುವಿನ ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಟಿಇ ಪಂಕ್ಚರ್ನ ಉದ್ದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಧ್ವನಿ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಸಿಸ್ನ ಗಾತ್ರವು ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧ್ವನಿ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಸಿಸ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಉದ್ದವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 4 ಮತ್ತು 22 ಮಿಮೀ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ನಿಯತಾಂಕವೆಂದರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ನ ಶಾಫ್ಟ್ನ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ, ಇದು 16 ರಿಂದ 22.5 ಫ್ರೆಂಚ್ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ರೋಗಿಯು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ಯತೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಧ್ವನಿ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಸಿಸ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸವು ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಧ್ವನಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಬಲವಾದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡಾ ಶೇಖರಣೆಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹರಿಸುವ ಧ್ವನಿ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಸಹ ವಿಶೇಷ, ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹರಿಸುವ ಧ್ವನಿ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಸಿಸ್ಗಳಿವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಧನದ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು (4 ರಿಂದ 8 ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ) ಹೊಂದಿರುವ ಲಾರಿಂಜೆಕ್ಟೊಮೈಸ್ಡ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ. ಆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಧನದ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು ಅತಿಯಾದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ನ ಕವಾಟವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಪೈಪ್ನ ವಿಷಯವು ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕವಾಟದೊಳಗೆ ಆಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇತರವುಗಳನ್ನು ಕವಾಟದ ಮೇಲೆ ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಿಲ್ವರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಲಿಕೋನ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕವಾಟಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅನ್ನನಾಳದ ಕವಾಟದ ದೋಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇತರ ಕವಾಟವು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಾಧನದ ಬಾಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕವಾಟದ ಆಸನ ಮತ್ತು ಕವಾಟದ ಫ್ಲಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ನ ಬಳಕೆಯು ವೆಚ್ಚದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಸಿಲಿಕೋನ್ ವಸ್ತುವು ಆಹಾರದ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯೀಸ್ಟ್ (ಕ್ಯಾಂಡಿಡಾ) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಧ್ವನಿ ಕೃತಕ ಅಂಗವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ನ ಕವಾಟದ ಫ್ಲಾಪ್ನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೀಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಚ್ಚದಿರಬಹುದು. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ತಿನ್ನುವಾಗ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವಾಗ ದ್ರವವು ವಿಂಡ್ಪೈಪ್ಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು ಧ್ವನಿ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಸಿಸ್ನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಲೋಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಧ್ವನಿಯ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ತೆರೆದಿಡಲು ಮತ್ತು ಸಾಧನದ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ರೋಗಿಯು ಅದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಧ್ವನಿ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಸಿಸ್ನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ನೀರು ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಿಂದಲೂ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋರಿಕೆ ಎ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಯೀಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಚಯಗಳಿಂದಾಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ನ ಕವಾಟದ ಫ್ಲಾಪ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಲಾಲಾರಸ ಅಥವಾ ಪಾನೀಯಗಳ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಮ್ಮುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಧ್ವನಿ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಧ್ವನಿ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅದು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಪ್ಲಗ್ಗಳಿವೆ. ರೋಗಿಯು ತಿನ್ನುವ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು ಈ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ಲಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಧನದ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಸಾಧನದ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು ಒಂದೆರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು GERD (ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಸೋಫಾಗಿಯಲ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್) ಧ್ವನಿ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೊಥೆಸಿಸ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೋರಿಕೆ, ಆದರೆ ಫಿಸ್ಟ್ಯುಲಾ, ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಗಾಂಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕವಾಟದ ಆರಂಭಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಥೆಸಿಸ್ನ ನಷ್ಟ ಧ್ವನಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಧ್ವನಿ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಧ್ವನಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಬೆಂಬಲ, ಧ್ವನಿ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ನ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಧ್ವನಿ ಮೂಲದ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ಪ್ರತಿರೋಧದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧ್ವನಿ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿರೋಧದ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ-ಇತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಗ್ಲೋಟಿಸ್ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ-ಅನುಕೂಲಕರ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಲ್ಯಾರಿಂಜೆಕ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ರೋಗಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಾತನಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧ್ವನಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮಾದರಿಗಳು ತೋರಿಸುವಂತೆ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿಲ್ಲ. ಧ್ವನಿ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಎಚ್. ಎಂ. ಇ. ಧ್ವನಿ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಸಿಸ್, ಶಾಖ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ವಿನಿಮಯಕಾರಕಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಲಾರಿಂಜೆಕ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ಲಗತ್ತನ್ನು ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಎಂಇ ಅನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ರೀ-ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಸ್ವಿಚ್ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಿಲ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮಾನವ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಸಿ (ಔಷಧ) ಸ್ವರಯಂತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಾಚಿಯಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ