Versatile Laboratory Aid
ವರ್ಸಾಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಏಡ್ (ವೆಲಾ) 4-ಚಾನೆಲ್ ಡೇಟಾ ಲಾಗಿಂಗ್ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಲೀಡ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನ ಆಶ್ಲೇ ಕ್ಲಾರ್ಕ್, ಕೀತ್ ಜೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಬಿನ್ನಿ ಅವರ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೆಲಾವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ದತ್ತಾಂಶ ಲಾಗರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್, ಆಸಿಲ್ಲೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೊಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವೆಲಾವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಅನಲಾಗ್ ಪ್ರೋಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಹೆಚ್ ಮೀಟರ್ಗಳು, ತಾಪಮಾನ ಸಂವೇದಕಗಳು, ಲೈಟ್ ಗೇಟ್ಗಳು, ಸಿಗ್ನಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ಗಳಂತಹ ಸಂವೇದಕಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. VELAಯ ನಾಲ್ಕು ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ +/- 250mV, +/- 2.5V ಮತ್ತು +/- 25V ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು, ಇದು ವಿವಿಧ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮೂಲ VELA ಒಂದೇ 4KB EPROM (ISL1 ಅಥವಾ ISL1 *) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು 8-ಅಂಕಿಯ ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ದಿನಚರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹದಿನೇಳು ಬಳಕೆದಾರರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು 4-ಚಾನೆಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ನಿಂದ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಈವೆಂಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ವಿಕಿರಣ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಲಾಗ್ ಮಾಡಲು ಗೀಗರ್ ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರೋಬ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವೆಲಾ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 4096 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಯ್ದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಚಾನೆಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಬಹುದು. VELA ಫರ್ಮ್ವೇರ್ನ (ISL1 *) ನಂತರದ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಡೇಟಾ ಚಾನೆಲ್ಗೆ 7 ಬೈಟ್ಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬೈಟ್ಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೊಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಾಗ ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವಿಶೇಷಣಗಳು ವೆಲಾ ಮಾರ್ಕ್ I ರಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ II ಮತ್ತು ತರುವಾಯ ವೆಲಾ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಯಿತು ಆದರೆ ಐಎಸ್ಎಲ್ ರಾಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಸಾಧನಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು, ಆದರೂ ಮಾರ್ಕ್ I ವೆಲಾಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಡಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಮಾರ್ಕ್ I ವಿಶೇಷಣಗಳು ವೆಲಾ ಮಾರ್ಕ್ I ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಂಸಿ6802 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು 4 ಕೆಬಿ RAM ಅನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದು ಮೂಲ ಐಎಸ್ಎಲ್1 ರೋಮ್ನೊಂದಿಗೆ ರವಾನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ 2 ರೋಮ್ಗಳನ್ನು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾರ್ಕ್ I ನ ಪಿಸಿಬಿಯನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ರಿಬ್ಬನ್ ಕೇಬಲ್ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2732 ಇಪ್ರೋಮ್ ಚಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ಲಭ್ಯವಾದಾಗ ವರ್ಧಿತ ಫರ್ಮ್ವೇರ್ನೊಂದಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಮಾರ್ಕ್ II ವಿಶೇಷಣಗಳು ವೆಲಾ ಮಾರ್ಕ್ II ಮಾರ್ಕ್ I ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಕ್ II ಪಿಸಿಬಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ಸಾಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದು ರವಾನಿಸಿದ ಐಎಸ್ಎಲ್1 * ಇಪ್ರೋಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಇಪ್ರೋಮ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. 5V 70mA ಔಟ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕನೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೆಲಾ ಮಾರ್ಕ್ II ರಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಆರಂಭಿಕ ಮಾರ್ಕ್ II ವೆಲಾ ವೆಲಾ ಮಾರ್ಕ್ I ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಂತೆ ಮೂಲ 3.5mm ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಪ್ಲಗ್ ಸಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು. ವೆಲಾ ಪ್ಲಸ್ ವಿಶೇಷಣಗಳು ವೆಲಾ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ II ವೆಲಾ ಮೇಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪಿಸಿಬಿ ಚಾನೆಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಪ್-ಆಂಪಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ VELAಯ ಬಳಕೆಯು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ VELA ಮುಂಭಾಗದ ಫಲಕವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ವೆಲಾ ಪ್ಲಸ್ನ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ಮುಂಭಾಗದ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಏಡ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ವೆಲಾ ಸಂಕೋಚನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗವಾದ ಡಿ. ಟಿ. ಐ. ಯಿಂದ VELA ಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು VELA ಘಟಕಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 1986ರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಲೇಖನವು "4000 ಶಿಕ್ಷಕರು ಈಗ ವೆಲಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್, ಆಸಿಲ್ಲೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೊಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವಂತೆ ವೆಲಾವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. VELA ಅನ್ನು ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದರಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಡೇಟಾದ ಶಾಶ್ವತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು VELAಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ವೆಲಾವನ್ನು ಆಸಿಲ್ಲೋಸ್ಕೋಪ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ವೆಲಾ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದತ್ತಾಂಶದ ನೈಜ-ಸಮಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಮೈಕ್ರೊಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ವೆಲಾಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಔಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಒದಗಿಸಲಾದ 16 ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ 8ನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವೆಲಾವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಆಪಲ್ II, ಬಿಬಿಸಿ ಮೈಕ್ರೋ, ಕೊಮೊಡೊರ್ ಪಿಇಟಿ, ಕೊಮೊಡೊರ್ 64, ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಷೀನ್ಸ್ 380ಝಡ್ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಐಬಿಎಂ-ಪಿಸಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮೈಕ್ರೊಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. ತಿಳಿದಿರುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಭಾಗಶಃ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ವರ್ಸಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಏಡ್ VELA ಅನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು ಅಳತೆ ಸಾಧನಗಳು