Phase-contrast X-ray imaging
ಫೇಸ್-ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫೇಸ್-ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ವಿವಿಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವಾಗಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಕಿರಣದ ಹಂತದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ (ಸಿಟಿ) ಯಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಕಿರಣದ ತೀವ್ರತೆಯ (ಅಟೆನ್ಯುಯೇಷನ್) ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಳೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಇಮೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಮಾದರಿಯು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕಿರಣದ ಹಂತದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತೀವ್ರತೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಂತದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಸರಣದಂತೆ, ಮಾದರಿಯ ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ನೈಜ ಭಾಗದ 3D ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಟೊಮೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಝಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ, ಹಂತದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಎಕ್ಸರೆ ಚಿತ್ರಣವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಸರಣ-ಆಧಾರಿತ ಎಕ್ಸರೆ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕಿಂತ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಧಾರಿತ ಮೃದು ಅಂಗಾಂಶ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಹಂತದ-ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿವರವಾದ ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಅಲೆಗಳ ನಡುವಿನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮಾದರಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಸ್ಫಟಿಕ ಇಂಟರ್ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿ, ಪ್ರಸರಣ-ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಣ, ವಿಶ್ಲೇಷಕ-ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಣ, ಅಂಚಿನ-ಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟಿಂಗ್-ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಣ (ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ). 1895 ರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್ ಕಾನ್ರಾಡ್ ರಾಂಟ್ಜೆನ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ "ರಾಂಟ್ಜೆನ್ ಕಿರಣಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಿರಣಗಳು" ಗೋಚರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು, ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೊದಲ ಕ್ಷ-ಕಿರಣದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. 1901ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊದಲ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು "ತರುವಾಯ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಿರಣಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ಅವರು ನೀಡಿದ ಅಸಾಧಾರಣ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ" ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ಆಂತರಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಲೆಗಳ ಹರಡುವ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿಯು ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫೇಸ್-ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ನ ತತ್ವವನ್ನು ಫ್ರಿಟ್ಸ್ ಜೆರ್ನಿಕೆ ಅವರು ವಿವರ್ತನೆಯ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಚರ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕಕ್ಕೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವಯವು ಅವರಿಗೆ 1953ರಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಫೇಸ್-ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಕಿರಣಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ (ಮಸೂರಗಳು) ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಗೋಚರ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಎಕ್ಸ್-ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಹಂತದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಮಾಣು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಶೇಖರಣಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾದ ಕಣಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಸಿಂಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ ವಿಕಿರಣವು ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖ ಎಕ್ಸ್-ಕಿರಣಗಳ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಎಕ್ಸ್-ಕಿರಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಂಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ಉಂಗುರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್-ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯು ಎಕ್ಸ್-ಕಿರಣ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ. 1965ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಕಾರ್ನೆಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಉಲ್ರಿಚ್ ಬೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಫೇಸ್-ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ವಿಧಾನದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಏಕ ಸ್ಫಟಿಕದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸ್ಫಟಿಕ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಕನಿಷ್ಠ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜಪಾನಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಅಟ್ಸುಶಿ ಮೊಮೊಸ್, ಟೊಹೊರು ಟಕೆಡಾ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಅದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದರು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೊಸ ಸೆಟಪ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಂತದ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ. ಬೋನ್ಸ್-ಹಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ ಇತರ ಹಂತದ-ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ತಂತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಜೈವಿಕ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಹಲವಾರು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಫಟಿಕಗಳು ಎಕ್ಸ್-ಕಿರಣಗಳ (δE/E ~ 10−4) ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. 2012 ರಲ್ಲಿ, ಹಾನ್ ವೆನ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸ್ಫಟಿಕಗಳನ್ನು ನ್ಯಾನೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಂತದ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋದರು. ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಳು ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ವರ್ಣಪಟಲದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತವೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಮೂಲದ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ನ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬೋನ್ಸ್-ಹಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೈವಿಕ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳ ಉಪ-ನ್ಯಾನೊರೇಡಿಯನ್ ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಬಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಫಟಿಕ ಇಂಟರ್ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫೇಸ್-ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು. ಪ್ರಸರಣ-ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಣ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಗ್ರೆನೋಬಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಎಸ್ಆರ್ಎಫ್ (ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಿಂಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ ವಿಕಿರಣ ಸೌಲಭ್ಯ) ದ ಗುಂಪು ಪರಿಚಯಿಸಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಮುಕ್ತ-ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಸರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ "ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್ ಅಂಚುಗಳನ್ನು" ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸೆಟಪ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಮೂಲದ ಇನ್ಲೈನ್ ಸಂರಚನೆ, ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಶಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು 1948 ರಲ್ಲಿ ಡೆನ್ನಿಸ್ ಗ್ಯಾಬರ್ ಅವರ ಹೊಲೊಗ್ರಫಿಯ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕೃತಿಯ ಸೆಟಪ್ಗೆ ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕ-ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಣ ಎಂಬ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1995 ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಇಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆನಾ ಬೆಲಿಯೇವ್ಸ್ಕಾಯಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ಲೇಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ಒ (ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್) ವಿಭಾಗದ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಸ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದರು. ಈ ವಿಧಾನವು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕಿರಣದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಕೋನೀಯ ಶೋಧಕವಾಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ ಸ್ಫಟಿಕವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಡೀನ್ ಚಾಪ್ಮನ್, ಝಾಂಗ್ ಝಾಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಲಿಯಂ ಥಾಮ್ಲಿನ್ಸನ್ ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡಗಳ ಯು. ಎಸ್ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಈ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಕ-ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಸಿಟಿ ಚಿತ್ರ. ಸ್ಫಟಿಕದ ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಸಮಾನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಿಶ್ಲೇಷಕ-ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾದುದನ್ನು ಇಟಲಿಯ ಟ್ರಿಯೆಸ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲೆಟ್ರಾ ಸಿಂಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲೆಸ್ಸಾಂಡ್ರೋ ಒಲಿವೊ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. "ಎಡ್ಜ್-ಇಲ್ಯೂಮಿನೇಷನ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ವಿಧಾನವು, ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳ ಭೌತಿಕ ಅಂಚನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷ-ಕಿರಣದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ನಂತರ ಒಲಿವೊ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲಂಡನ್ನ ರಾಬರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲರ್ ಅವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಇದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಪೀಟರ್ ಮುನ್ರೊ (ಯುಸಿಎಲ್ನಿಂದಲೂ ಸಹ) ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು, ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸುಸಂಬದ್ಧತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಹೇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್-ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಣ, ಇದು 1836ರಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಫಾಕ್ಸ್ ಟಾಲ್ಬೋಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಟಾಲ್ಬೋಟ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ವಯಂ-ಚಿತ್ರಣದ ಪರಿಣಾಮವು ವಿವರ್ತನ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯು ನಿಖರವಾಗಿ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ನ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಇದು ಒಂದು ಹಂತದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮಾದರಿಯ ಈ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಎರಡನೇ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ, ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ನೈಜ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಾಲ್ಬೋಟ್-ಲೌ ಇಂಟರ್ಫೆರೊಮೀಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇದನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಇಂಟರ್ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ 1994 ರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಎಫ್. ಕ್ಲೌಸರ್ ಮತ್ತು ಶಿಫಾಂಗ್ ಲಿ. ಸಿಂಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡೇವಿಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ವಿಲ್ಲಿಂಗನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲ್ ಶೆರೆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (ಪಿಎಸ್ಐ) ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಟೋಕಿಯೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಟ್ಸುಶಿ ಮೊಮೋಸ್ನ ಗುಂಪು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. 2005 ರಲ್ಲಿ, ಪರಸ್ಪರ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ, ಡೇವಿಡ್ ಮತ್ತು ಮೊಮೋಸ್ ಅವರ ಗುಂಪು ಗಣಕೀಕೃತ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿತು, ಇದನ್ನು ಗ್ರೇಟಿಂಗ್-ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. 2006 ರಲ್ಲಿ, ಫ್ರಾಂಜ್ ಫೈಫರ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳಿಗೆ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ತಂತ್ರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಫ್ರಾಂಜ್ ಫೈಫರ್ನ ಗುಂಪು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಪೂರಕ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು; "ಡಾರ್ಕ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಾದರಿಯ ರಂಧ್ರಯುಕ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಚದುರುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತು ಮತ್ತು "ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು" ಒದಗಿಸಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯು. ಎಸ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ನ ಹಾನ್ ವೆನ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಚದುರುವಿಕೆಯ ("ಡಾರ್ಕ್-ಫೀಲ್ಡ್") ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸರಳೀಕೃತ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಅವರು ಗ್ರಿಡ್ನ ಒಂದೇ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು "ಸಿಂಗಲ್-ಶಾಟ್ ಫೋರಿಯರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಗ್ರೇಟಿಂಗ್-ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಃ ಹಾನ್ ವೆನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿತು ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ತೀವ್ರತೆಯು ಗ್ರಿಡ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮೂಳೆಯ ರಚನೆಯ ಅನಿಸೊಟ್ರೊಪಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಮೂಲದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಳ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಗ್ರೇಟಿಂಗ್-ಆಧಾರಿತ ಹಂತ-ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಡಾರ್ಕ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಸಮಯ-ಪರಿಹರಿಸಿದ ಹಂತ-ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಯ ಟೋಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರೇಟಿಂಗ್-ಆಧಾರಿತ ಹಂತ-ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲ ಪೂರ್ವ-ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಕೊ ಸ್ಟಾಂಪನೋನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ತನ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು "ಭೇದಾತ್ಮಕ ಹಂತ-ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿ" ಯೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು ಮತ್ತು ಡಾನ್ ಸ್ಟಟ್ಮನ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಕೈಯ ಸಣ್ಣ ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿತು. ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ವೆನ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಂದು ಹಂತದ ಮೋಯಿರ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಕಾರಣ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್-ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದು ಟ್ಯಾಲ್ಬೋಟ್ ಸ್ವಯಂ-ಚಿತ್ರಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಇಂಟರ್ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಕೇವಲ ಹಂತದ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿತು. ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಹಂತದ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅವಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವಿಕಿರಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ತತ್ವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಚಿತ್ರಣವು ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಕಿರಣದಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕ್ಷೀಣತೆಯ ಮೂಲಕ ತೀವ್ರತೆಯ ಕುಸಿತವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಿರಣಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದಾಗ, ಅವುಗಳ ವೈಶಾಲ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಹಂತವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಳ ಕಿರಣಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅದರ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಸೂಚ್ಯಂಕದಿಂದ ವಿವರಿಸಬಹುದು (cf. ): ಈ ಪದವು ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ನೈಜ ಭಾಗದ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಭಾಗವು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಥವಾ ಅಳಿವಿನ ಗುಣಾಂಕವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ನೈಜ ಭಾಗವು ಏಕತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಏಕತೆಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ "ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ವರ್ಣಪಟಲವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಅನುರಣನಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ಬದಿಯಲ್ಲಿದೆ". ವಸ್ತುವಿನ ಒಳಗಿನ ಹಂತದ ವೇಗವು ಬೆಳಕಿನ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ c. ಇದು ಗೋಚರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ (ಉದಾ. ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಕೋನಗಳು ಋಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ) ಆದರೆ "ಸಾಪೇಕ್ಷತೆಯ ನಿಯಮ" ಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಸಂಕೇತಗಳು ಮಾತ್ರ c ಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂಕೇತಗಳು ಗುಂಪಿನ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ, ಹಂತದ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಗುಂಪಿನ ವೇಗವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ c ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಬಹುದು. ತರಂಗದ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಕ್ರೀಭವನದ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ವಕ್ರೀಭವನದ ಸೂಚ್ಯಂಕದೊಂದಿಗೆ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ತರಂಗದಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಸರಳತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಧ್ರುವೀಕರಣವಿಲ್ಲದ ಏಕವರ್ಣದ ಸಮತಲ ತರಂಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ತರಂಗವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆ, ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ z ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ (ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ). ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ತರಂಗ ಕಾರ್ಯವು. ಮಾಧ್ಯಮದೊಳಗೆ, ಕೋನೀಯ ತರಂಗಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ತರಂಗವನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಬಹುದುಃ, ಹಂತದ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ತರಂಗದ ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಘಾತೀಯ ಕೊಳೆತ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಗಳಲ್ಲಿ, z ದೂರವನ್ನು ಹರಡುವ ಕಿರಣದ ಒಟ್ಟು ಹಂತದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಆಪಾದಿತ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಕಿರಣದ ತರಂಗಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಹಂತದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಚಿತ್ರಣದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ನೈಜ ಭಾಗದ ಕುಸಿತದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಟೋಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ತತ್ವದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ, ಇದು "ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡೇಟಾವು ಮಾದರಿಯೊಳಗಿನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ f ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣವಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಂತದ-ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ನೈಜ ಭಾಗದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ನಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಿತ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು, ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಭಾಗದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಾದರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತದ ಬಗ್ಗೆ, ಮೂಲತಃ ಮಾದರಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ವಿತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾದರಿಯ ಆಂತರಿಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಃ, ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಡ್ಡ ವಿಭಾಗ, ತರಂಗ ವಾಹಕದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹಂತವು ಅಡ್ಡ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಚುಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ (ಮಾಧ್ಯಮದ ಅನುರಣನ ಆವರ್ತನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫೋಟಾನ್ನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ವರ್ಧಿತ ಸಂಭವನೀಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಶಿಖರಗಳು), ಪ್ರಸರಣ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು; ಮಾನವನ ಅಂಗಾಂಶದ ಘಟಕಗಳಾದ ಬೆಳಕಿನ ಅಂಶಗಳು (ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ Z <40) ಮತ್ತು 20 ಕೆಇವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಡ್ಡ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು 0.02 ಅನ್ನು ಕಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸ್ಥಿರಾಂಕ, ಕಣಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆ ಅಡ್ಡ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟಕ, ತರಂಗ ವಾಹಕದ ಉದ್ದ, 1 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ತರಂಗಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತರಂಗ ವಾಹಕದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಂತದ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಡ್ಡ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರವೆಂದರೆಃ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ, ತರಂಗ ವಾಹಕದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತ್ರಿಜ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ವಕ್ರೀಭವನದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಃ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಅಂಗಾಂಶದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಕ್ಷ-ಕಿರಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಗಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಕಿರಣದ ಹಂತದ ಬದಲಾವಣೆಯು ತೀವ್ರತೆಯ ನಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಹಂತದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಚಿತ್ರಣವು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕಿಂತ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನುಪಾತಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಂತದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಂತದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ರಚನೆಯು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿನ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರದ ಕಾರಣ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಗೋಚರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ n ನ ನೈಜ ಭಾಗವು ಏಕತೆಯಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ವಿಚಲನಗೊಳ್ಳಬಹುದು (ಗೋಚರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ n 1.5 ರಿಂದ 1.8ರವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ) ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳ ಏಕತೆಯಿಂದ ವಿಚಲನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10−5ರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸ್ನೆಲ್ನ ಸೂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾದ ಎರಡು ಐಸೊಟ್ರೊಪಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವಕ್ರೀಭವನದ ಕೋನಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇನೆಂದರೆ, ಅಂಗಾಂಶದ ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳ ವಕ್ರೀಭವನದ ಕೋನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ನೈಜ ಭಾಗದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿವರ್ತನಗೊಂಡ ಮತ್ತು ವಿವರ್ತನೆಯಾಗದ ಅಲೆಗಳ ನಡುವಿನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮಾದರಿಯ ಅವಲೋಕನ" ದಿಂದ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಇಂಟರ್ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಲೌ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಿರಣ ವಿಭಜಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. (ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ) ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಕವರ್ಣಕದಿಂದ (ಬ್ರಾಗ್ ಸ್ಫಟಿಕ) ಜೋಡಿಸಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲಾಗುವ ಆಪಾದಿತ ಕಿರಣವನ್ನು, ಮೊದಲ ಸ್ಫಟಿಕದಲ್ಲಿ (ಎಸ್) ಲೌ ವಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಎರಡು ಸುಸಂಬದ್ಧ ಕಿರಣಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಕಿರಣವು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕಿರಣ. ಎರಡನೇ ಸ್ಫಟಿಕವು (ಟಿ) ಪ್ರಸರಣ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಿರಣಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಗ್ಗೂಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಕಿರಣಗಳು ಮೂರನೇ ಸ್ಫಟಿಕದ (ಎ) ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸ್ಫಟಿಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯು ಉಂಟಾಗುವ ಎರಡು ಕಿರಣಗಳ ನಡುವಿನ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಥದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸ್ಫಟಿಕದ ಹಿಂದೆ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಿರುಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಿಂದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಸೂಚ್ಯಂಕದ 3D-ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯ ಟೋಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಸ್ಫಟಿಕ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂತವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಹಂತದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು; ಫೇಸ್-ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಂಜ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಂಬ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆಃ ಉಲ್ಲೇಖ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟರ್ (ಬೆಣೆ ಆಕಾರದೊಂದಿಗೆ) ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ; ಇದನ್ನು ವಾಹಕ ಅಂಚುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ, ವಾಹಕದ ಅಂಚುಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಾದರಿಯು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹಂತದ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಾಹಕ ಅಂಚುಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖ ಕಿರಣದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿ ಮಾಡ್ಯುಲೋ 2 ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು. ಹಂತದ ಈ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹಂತ ಸುತ್ತುವ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು "ಹಂತ ಬಿಚ್ಚುವ ತಂತ್ರಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಚಿತ್ರದ ಸಿಗ್ನಲ್-ಟು-ನಾಯ್ಸ್ ಅನುಪಾತವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮತ್ತು ಹಂತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ಹಠಾತ್ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಈ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಫ್ರಿಂಜ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಫೋರಿಯರ್-ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೆರೋಗ್ರಾಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂತದ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಬಳಸಬಹುದು, ಹೀಗಾಗಿ ಒಡ್ಡುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ವಾಹಕ ಅಂಚುಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 4 ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಇಂಟರ್ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಹಂತದ ಶಿಫ್ಟ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಿಗ್ರಾಂ/ಸೆಂ 3 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಬಲವಾದ ಹಂತ-ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಮಾದರಿಯು ರಚಿಸಿದ ಅಂಚುಗಳು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದಂತಾಗಬಹುದು; ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ "ಕೊಹೆರೆನ್ಸ್-ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಇಮೇಜಿಂಗ್" ಎಂಬ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಂತದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬದಲು ಮಾದರಿಯು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೊಹೆರೆನ್ಸ್ನ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಚಿತ್ರದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಕ್ರೀಭವನದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸ್ಫಟಿಕದಲ್ಲಿನ ಮಸುಕಾಗುವಿಕೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ. ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿನ ವಕ್ರೀಭವನದಿಂದಾಗಿ ಕಿರಣದ ಕೋನೀಯ ವಿಚಲನವನ್ನು ಸ್ಫಟಿಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬಾರಿ ವರ್ಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಫಟಿಕದೊಳಗಿನ ಕಿರಣದ ಮಾರ್ಗವು ಅದರ ಆಪಾದಿತ ಕೋನವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸ್ಫಟಿಕವನ್ನು ತೆಳುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ. 40 ಮೀಟರ್ ದಪ್ಪದ ವಿಶ್ಲೇಷಕದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 6 ಮೀಟರ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಲೌ ಸ್ಫಟಿಕಗಳನ್ನು ಬ್ರಾಗ್ ಸ್ಫಟಿಕಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿರಣವು ಸ್ಫಟಿಕದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಧಾನದ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಬಂಧವೆಂದರೆ ಸೆಟಪ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ; ಸ್ಫಟಿಕಗಳ ಜೋಡಣೆಯು ಬಹಳ ನಿಖರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಿರಣಗಳ ನಡುವಿನ ಪಥದ ಉದ್ದದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳ ತರಂಗಾಂತರಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು; ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಚಡಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿಲಿಕಾನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದೇ ಬ್ಲಾಕ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕಶಿಲೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಸ್ಫಟಿಕಗಳ ನಡುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಾಲರಿಯ ಸುಸಂಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಇದು ವೀಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, (ಉದಾ. 5 ಸೆಂ. ಮೀ. x 5 ಸೆಂ. ಮೀ.) ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿರಣದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾದರಿಯ ಗಾತ್ರವು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಗಾತ್ರದಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಸಂರಚನೆಗಳು, ಒಂದರ ಬದಲಿಗೆ ಎರಡು ಸ್ಫಟಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಫಟಿಕ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೊಂದರೆಯೆಂದರೆ, ಲೌ ಸ್ಫಟಿಕಗಳು ಒಳಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತವೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿರಣದ ತೀವ್ರತೆ ಅಥವಾ ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಡ್ಡುವಿಕೆ ಸಮಯಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಈ ವಿಧಾನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಿಂಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ಗಳಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಟಪ್ನಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಫಟಿಕ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ನಯವಾದ ಹಂತದ ಇಳಿಜಾರುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಮಾದರಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬೋನ್ಸ್-ಹಾರ್ಟ್ (ಇಂಟರ್ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿ) ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಫಟಿಕ ಬೋನ್ಸ್-ಹಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿಯ ಉನ್ನತ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು, ಏಕಶಿಲೆಯ ಸ್ಫಟಿಕಗಳನ್ನು ನ್ಯಾನೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಹಂತದ-ಶಿಫ್ಟ್ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಮೊದಲ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಳು 200 ರಿಂದ 400 ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್ಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಕೊಳವೆಗಳ ವಿಶಾಲ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಣಪಟಲದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಬಹುದು. ಈ ತಂತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಇದು ಹರಳುಗಳಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳಬರುವ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಹಂತದ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ತಯಾರಿಕೆಯು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬೋನ್ಸ್-ಹಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ (ಜಿಬಿಹೆಚ್) 22.5 ಕೆವಿ ಫೋಟಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 1.5% ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಳಬರುವ ಕಿರಣವು ಕೆಲವು ಹತ್ತಾರು ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಗಳ ಸೀಳುಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ ಸುಸಂಬದ್ಧತೆಯ ಉದ್ದವು ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅವಧಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ ಮೂರು ಸಮಾನಾಂತರ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಅಂತರದ ಹಂತದ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆಪಾದಿತ ಕಿರಣವನ್ನು 2ಪಿ ಅವಧಿಯ ಮೊದಲ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಕಿರಣಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪಿ ಅವಧಿಯ ಎರಡನೇ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಿರಣಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎರಡು 2ಪಿ ಅವಧಿಯ ಮೂರನೇ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮೂರನೆಯ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ವಿವರ್ತನೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೆ ಪ್ರಸರಣ ಮಾಡಲು ಬಹು ವಿವರ್ತನದ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಸಹ-ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಒಂದು ಜೋಡಿ ವಿವರ್ತನೆಯ ಕಿರಣಗಳಿವೆ. ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ತೀವ್ರತೆಯ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆಪಾದಿತ ಕಿರಣದ ಕೋನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕೇಂದ್ರ ಜೋಡಿ ವಿವರ್ತನೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ಫೋಟಾನ್ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಪಾದಿತ ಕೋನಗಳಿಂದ ಬರುವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರಿಸಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬಳಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುವು ಒಂದು ಜೋಡಿ ಸುಸಂಬದ್ಧ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಛೇದಿಸಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಂತದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳು ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಕ ಪಾರ್ಶ್ವದ ದೂರ d ಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋದರೆ, φ (r)-φ (r-d) ನ ಹಂತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಂತದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಹಂತವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುವಿನ ಹಂತದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಂತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಚಿತ್ರ φ (r)-φ (r-d) ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಈ ತಂತ್ರವು ಸ್ಫಟಿಕ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ತಂತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ತಂತ್ರದ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಮಿತಿಯೆಂದರೆ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ವಿವರ್ತನೆಯ ವರ್ಣದ ಪ್ರಸರಣ, ಇದು ಅದರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 60 ಕೆ. ವಿ. ಪಿ. ಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್-ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 60 ಮೈಕ್ರಾನ್ಗಳ ಸೀಮಿತ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಬಂಧವೆಂದರೆ ಕ್ಷ-ಕಿರಣದ ಕಿರಣವು ಕೇವಲ ಹತ್ತಾರು ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಜಾರುತ್ತದೆ. ಬಹು ಸೀಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಚಿತ್ರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕ-ಆಧಾರಿತ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ-ಆಧಾರಿತ ಇಮೇಜಿಂಗ್ (ಎ. ಬಿ. ಐ) ಅನ್ನು ವಿವರ್ತನ-ವರ್ಧಿತ ಇಮೇಜಿಂಗ್, ಹಂತ-ಪ್ರಸರಣ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮತ್ತು ಬಹು-ಚಿತ್ರ ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಸೆಟಪ್ ಮಾದರಿಯ ಮುಂದೆ ಏಕವರ್ಣದ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಕ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಸ್ಫಟಿಕವು ಕಿರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಶೋಧಕದ ನಡುವೆ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸ್ಫಟಿಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ) ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸ್ಫಟಿಕವು ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಕೋನೀಯ ಶೋಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸ್ಫಟಿಕವನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ ವಿವರ್ತನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿದಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಪಾದಿತ ಕೋನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚದುರಿದ ಅಥವಾ ವಕ್ರೀಕೃತ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳು ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಗೆ ಆಪಾದಿತ ಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಅವು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿನ ವಕ್ರೀಕೃತ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳು ಘಟನೆಯ ಕೋನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತವೆ. ಘಟನೆಯ ಕೋನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ತೀವ್ರತೆಯ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ರಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಂತರಿಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸ್ಫಟಿಕವನ್ನು "ಅಲುಗಾಡಿಸಿದಾಗ" (θ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ) ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರತಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಳೆಯಬಹುದು. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೋನೀಯ ಸ್ವೀಕಾರವು ಕೆಲವು ಮೈಕ್ರೋರಾಡಿಯನ್ನರಿಂದ ಹತ್ತಾರು ಮೈಕ್ರೋರಾಡಿಯನ್ನರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಫಟಿಕದ ರಾಕಿಂಗ್ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಅರ್ಧ ಗರಿಷ್ಠ (ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಹೆಚ್ಎಂ) ಪೂರ್ಣ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕವು ಏಕವರ್ಣಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತು ರಾಕಿಂಗ್ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿದಾಗ, ಚದುರಿದ ಫೋಟಾನ್ಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಸುಕಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವರ್ಧಿತ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು "ಅಳಿವಿನ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಕವು ಏಕವರ್ಣಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಣ್ಣ ಕೋನದಲ್ಲಿ (ಡಿಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಕೋನ) ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೋನದಿಂದ ವಕ್ರೀಭವನಗೊಂಡ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೋನದಿಂದ ವಕ್ರೀಭವನಗೊಂಡ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಯು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಭಿನ್ನ ವಕ್ರೀಭವನದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಹಂತದ ಇಳಿಜಾರುಗಳಿಗೆ ವಕ್ರೀಭವನದ ಕೋನವನ್ನು ಆಪಾದಿತ ವಿಕಿರಣದ ತರಂಗ ವಾಹಕದ ಉದ್ದ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಪದವು ವಿವರ್ತನೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಂತದ ಮೊದಲ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಹಂತವು ಸ್ವತಃ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಂತದ ಮುಂಭಾಗದ ಮೊದಲ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದರಿಂದ, ವಿಶ್ಲೇಷಕ-ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಣವು ಸ್ಫಟಿಕ ಇಂಟರ್ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆವರ್ತನಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪಿಬಿಐಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಕ-ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವರ್ತನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿವರ್ತನ ಸಮತಲಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುವ ಸಮತಲದಲ್ಲಿನ ಕೋನೀಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಂತದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯು ಹಂತದ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿವಿಧ ಡಿಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ರಾಕಿಂಗ್ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಭೇದಾತ್ಮಕ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಾವಳಿಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಕೇತವು ಉಪ-ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮಾದರಿ ರಚನೆಗಳಿಂದ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸಣ್ಣ-ಕೋನ ಚದುರುವಿಕೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಿರಣದ ಕೋನೀಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಕಿಂಗ್ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚದುರುವಿಕೆಯ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಾರ್ಕ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ವಿಶ್ಲೇಷಕ-ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಟೊಮೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಕವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾದರಿಯನ್ನು 360° ಮೂಲಕ ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನಿಂದ ವಿವಿಧ ಡಿಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಕೋನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸೆಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಟೋಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಸ್ಫಟಿಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಪವರ್ತಕ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಟೋಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬರುವ "ವಕ್ರೀಭವನ ಸಿಟಿ ಚಿತ್ರ" ವು ಸಮತಲದ ಹೊರಗಿನ ಇಳಿಜಾರಿನ ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕ-ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ಫಟಿಕಗಳ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಸ್ಫಟಿಕ ಇಂಟರ್ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಸೆಟಪ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸ್ಫಟಿಕದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕೋನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸ್ಫಟಿಕದ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಿರಣವು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರಬೇಕಾದ ನಿರ್ಬಂಧವೂ ಸಹ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸ್ಫಟಿಕ ಇಂಟರ್ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿನಂತೆ ಈ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿವರ್ತನೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸ್ಫಟಿಕದಲ್ಲಿನ ಮಸುಕಾಗುವಿಕೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸ್ಫಟಿಕಕ್ಕೆ ಮೇಯಿಸುವ ಘಟನೆಯ ವಿವರ್ತನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಏಕವರ್ಣದ, ಹೆಚ್ಚು ಕೊಲಿಮೇಟೆಡ್ ವಿಕಿರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಿಂಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ ವಿಕಿರಣ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ, ರಾಕಿಂಗ್ ವಕ್ರರೇಖೆಯನ್ನು ಕೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪಾಲಿಕ್ರೋಮಾಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ವಿಧಾನವು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿಧಾನವು ಮೃದು ಅಂಗಾಂಶದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳ ಉತ್ತಮ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಕಾರ್ಟಿಲೆಜ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಸರಣ-ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಣ ಪ್ರಸರಣ-ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಣ (ಪಿಬಿಐ) ಈ ತಂತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್-ಲೈನ್ ಹೊಲೊಗ್ರಫಿ, ವಕ್ರೀಭವನ-ವರ್ಧಿತ ಚಿತ್ರಣ ಅಥವಾ ಹಂತ-ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸೆಟಪ್ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆಯೇ ಇದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ನಂತರದ ಪಂಗಡವು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಮೂಲ, ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನ ಇನ್-ಲೈನ್ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಶಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮಾದರಿಯ ಹಿಂದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾದರಿಯು ವಕ್ರೀಭವನಗೊಳ್ಳುವ ವಿಕಿರಣವು ಬದಲಾಗದ ಕಿರಣದೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಈ ಸರಳ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತ ಈ ವಿಧಾನದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾದ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ಅಂತರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್ ಅಂಚುಗಳೊಂದಿಗೆ" ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಅಂದರೆ. ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಸರಣದಲ್ಲಿ ಅಂಚುಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರರ್ಥ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಡುವಿನ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರ್ಚಾಫ್ನ ವಿವರ್ತನ ಸೂತ್ರದ ಅಂದಾಜು, ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್ ವಿವರ್ತನೆಯ ಸಮೀಕರಣವು ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಪಿಬಿಐನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅಂಚುಗಳು ಹಂತಕ್ಕೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತರಂಗ ಮುಂಭಾಗದ ಹಂತದ ಎರಡನೇ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ (ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸಿಯನ್) ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು (ಅಂಚಿನ ವರ್ಧನೆ) ವಿವರಿಸುವ ಬಲವಾದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿತ್ರದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪಿಬಿಐ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಸಮತಲದಲ್ಲಿನ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿಯು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ (ಅಟೆನ್ಯುಯೇಷನ್ ಚಿತ್ರದ ಅಂಚಿನ ವರ್ಧನೆ). ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಂತ ಮತ್ತು ಅಟೆನ್ಯುಯೇಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಅಂದರೆ. ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ನೈಜ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಭಾಗದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು. ತರಂಗ ಮುಂಭಾಗದ ಹಂತದ (ಹಂತದ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ) ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್-ಮಾದರಿ ದೂರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಹಂತದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್ ವಿವರ್ತನೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯದ ರೇಖಾತ್ಮಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನವು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆವರ್ತನಗಳಿಗೆ ವರ್ಧಿತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮರುಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಂತ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಥವಾ "ಹೋಲೋಟೊಮೊಗ್ರಫಿ" ಯ 3D ವಿತರಣೆಯ ಟೋಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣ ಕೋನಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ದೂರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಈ ತಂತ್ರದ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸರಣ ದೂರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಶಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಿರಣದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುಸಂಬದ್ಧತೆಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್ ಅಂಚುಗಳ ರಚನೆಗೆ, ಬಳಸಿದ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುಸಂಬದ್ಧತೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧವು ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ಬಹಳ ದೂರದ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸ್ಫಟಿಕ ಇಂಟರ್ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಕ-ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸುಸಂಬದ್ಧತೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧ, ಅಂದರೆ. ಪಾಲಿಕ್ರೋಮಾಟಿಸಿಟಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಿಂಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋಕಸ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುಸಂಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪಾಲಿಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಇಮೇಜ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ. ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿನ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಫೈಬರ್ ಅಥವಾ ಫೋಮ್ ಮಾದರಿಗಳ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪಿಬಿಐನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅನ್ವಯವೆಂದರೆ ಸಿಂಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ ವಿಕಿರಣದೊಂದಿಗೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ಯಾಲೆಯಂಟಾಲಾಜಿಕಲ್ ಮಾದರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸದೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರೇಟಿಂಗ್-ಆಧಾರಿತ ಇಮೇಜಿಂಗ್ (ಜಿಬಿಐ) ಶಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಟಾಲ್ಬೋಟ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿ (ಎಕ್ಸ್ಟಿಐ) ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫಾರ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿ (ಪಿಎಫ್ಐ) ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡು ಹಂತದ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸ್ಫಟಿಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೊದಲ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ಸೆಟಪ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ; ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇಂದಿನ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ). XTI ತಂತ್ರವು ಟಾಲ್ಬೋಟ್ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ "ಸ್ವಯಂ-ಚಿತ್ರಣ ವಿದ್ಯಮಾನ" ವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇದು ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್ ವಿವರ್ತನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು "ಟಾಲ್ಬೋಟ್ ಉದ್ದ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಸರಣ ಅಂತರದ ನಂತರ ಆವರ್ತಕ ತರಂಗಮುಖದ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ತರಂಗಮುಖವನ್ನು ವಿವರ್ತನ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ನಂತಹ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ರಚನೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾದ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಟಾಲ್ಬೋಟ್ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ತರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೀವ್ರತೆಯ ವಿತರಣೆಯು ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ನ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೋಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗಶಃ ಟಾಲ್ಬೋಟ್ ಉದ್ದಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಹ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಧದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ತೀವ್ರತೆಯ ವಿತರಣೆಯು ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅವಧಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪಾರ್ಶ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಭಾಗಶಃ ಟಾಲ್ಬೋಟ್ ದೂರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ಚಿತ್ರಗಳು ಭಾಗಶಃ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಾದ ಭಾಗಶಃ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ನ ಹಿಂದಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಟಾಲ್ಬೋಟ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟಿಂಗ್ ವಿಕಿರಣ ಮತ್ತು ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ನ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಟಾಲ್ಬೋಟ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಜಿ. ಬಿ. ಐ. ಯಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಬೇಕಾದ ತೀವ್ರತೆಯ ಗರಿಷ್ಠತೆಯ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟಾಲ್ಬೋಟ್ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಟಾಲ್ಬೋಟ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಗೋಚರ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಬಿಐನಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹಂತದ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ನ ರೇಖೆಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಗಣನೀಯ ಹಂತದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ) ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ವಕ್ರೀಭವನ ಮತ್ತು ಚದುರುವಿಕೆಯಿಂದ ಟಾಲ್ಬೋಟ್ ಪರಿಣಾಮದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಹಂತದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹಂತದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಕಿರಣವನ್ನು ಆಪಾದಿತ ವಿಕಿರಣದ ತರಂಗ ವಾಹಕದ ಉದ್ದ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಅಂಶವು ಪ್ರಸರಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಲಂಬವಾಗಿರುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಂತದ ಮೊದಲ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ನ ಜೋಡಣೆಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅಂಚುಗಳ ಅಡ್ಡಹಾಯುವ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಿಚಲನ ಕೋನಕ್ಕೆ ರೇಖೀಯ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ತರಂಗ ಮುಂಭಾಗದ ಭೇದಾತ್ಮಕ ಹಂತವನ್ನು ಎ. ಬಿ. ಐ. ಯಂತೆಯೇ ಜಿ. ಬಿ. ಐ. ಯಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೋನೀಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹರಡುವ ತೀವ್ರತೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಮಾದರಿಯ ಅವಧಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ (ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹರಿವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲ) ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಟಾಲ್ಬೋಟ್ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಿಂಜ್ಗಳ ಅದೇ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಫ್ರಿಂಜ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ತೀವ್ರತೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಇತರ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು, "ಫೇಸ್-ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್" ಎಂಬ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ದಿಕ್ಕಿನ ಪದದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ನ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವು ಇದರ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಆಂದೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದಾಖಲಾದ ತೀವ್ರತೆಯ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಫೋರಿಯರ್ ಸರಣಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ತೀವ್ರತೆಯ ಆಂದೋಲನಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಲ್ಲೇಖ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಭೇದಾತ್ಮಕ ಹಂತದ ಶಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು. ವಿಶ್ಲೇಷಕ-ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಡಾರ್ಕ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಾದರಿಯ ಉಪ-ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳಿಂದ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸಣ್ಣ-ಕೋನ ಚದುರುವಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಸಹ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದೀರ್ಘ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮೋಯಿರ್ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭೇದಾತ್ಮಕ ಹಂತವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವುದು ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು G1 ನ ಸ್ವಯಂ-ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು G2 ಮಾದರಿಯ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಆವರ್ತಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು G1 ವಿರುದ್ಧ G2 ಅನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಕೋನದಿಂದ (<<1) ಇಳಿಜಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೋಯಿರ್ ಅಂಚುಗಳು ವಾಹಕ ಅಂಚುಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಟಾಲ್ಬೋಟ್ ಅಂಚುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರ/ಅವಧಿಯನ್ನು (ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆವರ್ತನ) ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಮಾದರಿಯು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಹಂತದ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಮೋಯಿರ್ ಅಂಚುಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರವೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಮೊಯ್ರ್ ಮಾದರಿಯ ಫೋರಿಯರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಸಹ ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹಂತ-ಹೆಜ್ಜೆ ತಂತ್ರದಿಂದ ಸಾಧಿಸಿದ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಮಾನ್ಯತೆ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಭೇದಾತ್ಮಕ ಹಂತದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೋಯಿರ್ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು. ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಶ್ಯಾಕ್-ಹಾರ್ಟ್ಮನ್ ತರಂಗಮುಖ ಸಂವೇದಕದಂತೆಯೇ ಆರಂಭಿಕ ಗ್ರಿಡ್-ಆಧಾರಿತ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏಕ-ಶಾಟ್ ಫೋರಿಯರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಮೊದಲ ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರವೆಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫೇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಕೊಳವೆಯ ಮೂಲ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣವು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣ ಮತ್ತು ಮೋಯಿರ್ ಅಂಚುಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಲು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮೊಯಿರೆ ಅಂಚುಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ತಂತ್ರವು ಹಂತ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಚಲನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಗಳಿಲ್ಲದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಹಂತ-ಹೊರತೆಗೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ, ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಕೋನಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ನೈಜ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಭಾಗದ 3-ಆಯಾಮದ ವಿತರಣೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಾರ್ಕ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟೋಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಫೇಸ್-ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೋಯಿರ್ ಮಾದರಿಯ ವಿಧಾನಕ್ಕೂ ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ನೊಂದಿಗಿನ ಡಾರ್ಕ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿ ಉಪ-ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿವರಗಳ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಹ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಲಂಬವಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳ ಚದುರುವಿಕೆಯು ಡಾರ್ಕ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚದುರುವಿಕೆಯು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಸುಕಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನ ಕಡಿಮೆ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೆಟಪ್ನ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಡಾರ್ಕ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಚದುರುವಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಕೋನೀಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸೆಟಪ್ನ ಈ ಆಂತರಿಕ ಭೌತಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಚದುರುವಿಕೆಯ ಘಟಕವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೋನ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಅಸ್ಥಿಸಂಧಿವಾತದಂತಹ ಮೂಳೆ ರೋಗಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಂರಚನೆಗೆ ಮೂಲದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುಸಂಬದ್ಧತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಸಿಂಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ ವಿಕಿರಣ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಟಾಲ್ಬೋಟ್-ಲೌ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಕ್ಷ-ಕಿರಣದ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮೂರನೇ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸರಣ ಸೀಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಮೂಲ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್, "ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾದ ಆದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಅಸಂಬದ್ಧ ಮೂಲಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು" ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾದ ವರ್ಚುವಲ್ ಲೈನ್ ಮೂಲವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಚದರ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಳ ಮೂಲ ಗಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಜನರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಬೀಮ್-ಸ್ಪ್ಲಿಟರ್ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ನ ಹಿಂದೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಅಂಚುಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಘಟನೆಯ ವಿಕಿರಣದ ವ್ಯಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ತರಂಗಾಂತರದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹಂತ-ಹಂತದ ಸಂರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪಾಲಿಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಿಕಿರಣದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಮೋಯಿರ್ ಮಾದರಿಯ ಸಂರಚನೆಗೆ ವಿಕಿರಣ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಏಕವರ್ಣದ ವಿಕಿರಣದ ಬದಲು ಶಕ್ತಿಯ ಸೀಮಿತ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಮೋಯಿರ್ ಅಂಚುಗಳ ಗೋಚರತೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಪಾಲಿಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಿಕಿರಣದ ಬಳಕೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಳಿ ಸಿಂಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೊದಲ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ (ಸಮಯ-ಪರಿಹರಿಸಿದ) ಹಂತದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕಾರ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಅವಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ವೇಫರ್ನಿಂದ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಫೋಟೊಲಿಥೊಗ್ರಫಿ, ಅನಿಸೊಟ್ರೊಪಿಕ್ ವೆಟ್ ಎಚ್ಚಣೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ನಂತಹ ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೆಂದರೆ ಲಿಗಾ, ಇದು ಆಳವಾದ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಶಿಲಾಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ್ಸ್ರುಹೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಕೆಐಟಿ) ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕಾರ ಅನುಪಾತದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೆಂದರೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ಗಳ ಚಲನೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಎನ್ಎಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ), ಆದರೆ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಸ್ಫಟಿಕ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಸುಲಭ. ಪಾಲಿಚ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫಾರ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆಲ್-ಫೇಸ್-ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಫೇಸ್ ಮೋಯಿರ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಸವಾಲನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು (ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ). ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಹಂತದ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಂತದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಳವು ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಟೇಬಲ್-ಟಾಪ್ ಪಿಎಫ್ಐ ಇಮೇಜರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು 200-400 ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್ ಅವಧಿಯ ಹಂತದ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿ. ಎಫ್. ಐ. ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ಅನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಿಂಜ್ಗಳನ್ನು ಮೋಯಿರ್ ಪರಿಣಾಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೂರದ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ತೀವ್ರತೆಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಸಣ್ಣ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವೆಂದರೆ ಮೂಲದ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಸುಸಂಬದ್ಧತೆಯು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅವಧಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜಿ. ಬಿ. ಐ ಸೆಟಪ್ನ ಒಂದು ಅನನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಹಂತದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು 1-ಡಿ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ದಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಮಾದರಿಯ ಭೇದಾತ್ಮಕ ಹಂತದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು x ಮತ್ತು y ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು (ಅಥವಾ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು) 90° ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಎರಡು ಆಯಾಮದ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೇದಾತ್ಮಕ ಹಂತದ ತಂತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಜಿ. ಬಿ. ಐ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆವರ್ತನಗಳಿಗೆ ಸ್ಫಟಿಕ ಇಂಟರ್ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿಯಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿಧಾನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧದಿಂದಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕಾರಣ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ, ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಣವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಮೃದು ಅಂಗಾಂಶ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಭರವಸೆಯ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ-ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿ ಅಧ್ಯಯನದಂತಹ ಮೊದಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನ್ವಯಗಳು, ಈ ತಂತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಜಿ. ಬಿ. ಐ ವಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಪಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದನ್ನು ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಎಡ್ಜ್-ಇಲ್ಯೂಮಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಜ್-ಇಲ್ಯೂಮಿನೇಷನ್ (ಇಐ) ಅನ್ನು ಎಬಿಐಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ 90ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸಿಂಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ (ಎಲೆಟ್ರಾ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳ ತುದಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಹಂತದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಇದು ಆಧರಿಸಿದೆ (ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ). ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್-ರೇ ವಕ್ರೀಭವನ ಕೋನ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಂತದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆಃ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಕಿರಣವು ಲಂಬವಾಗಿ ತೆಳುವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಎಕ್ಸ್-ರೇ ವಕ್ರೀಭವನವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು "ಪತ್ತೆಯಾದ" ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ "ಪತ್ತೆಯಾಗದ" ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಎ. ಬಿ. ಐ. ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫಟಿಕ ರಾಕಿಂಗ್ ವಕ್ರರೇಖೆಯಂತೆಯೇ ಅದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಎ. ಬಿ. ಐ. ಯೊಂದಿಗಿನ ಈ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ, ಅದೇ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ-ಫೋಟಾನ್ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೋನೀಯ ಆಯ್ಕೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಶ್ಲೇಷಕ-ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಕಿರಣವು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಲಿಮೇಟ್ ಮತ್ತು ಏಕವರ್ಣದ್ದಾಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಫಟಿಕದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿರುಗುವ-ಆನೋಡ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಿರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಚಿನ-ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಎರಡು ಅವಕಾಶಯುತವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮುಖಗವಸುಗಳನ್ನು (ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ "ಕೋಡೆಡ್-ಅಪರ್ಚರ್" ಮುಖಗವಸುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಮಾದರಿಯ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖಗವಸು (ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ). ನಂತರದ ಮುಖವಾಡದ ಉದ್ದೇಶವು ಪಕ್ಕದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಏರಿಯಾ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಜ್-ಇಲ್ಯೂಮಿನೇಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಅನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೀಮ್ಲೆಟ್ಗಳ ಈ ಬಹುತ್ವದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಮೇಲೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ಸಿಂಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ-ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾದರಿ ಮುಖವಾಡದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಎರಡು ಹಂತದ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ). ಸೆಟಪ್ ಬಹುಶಃ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇತರ ಹಂತದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಎಡ್ಜ್-ಇಲ್ಯೂಮಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಅಸಂಬದ್ಧ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೂಲ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರ ಅಥವಾ ಕೊಲಿಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಸಂಬದ್ಧ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ 100 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಫೋಕಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳನ್ನು ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಹಂತದ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು (ಅಂದಾಜು ಮಾಡದ) ಅಸಂಬದ್ಧ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ ಚಿನ್ನದ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಲುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸರಳವಾದ ಎಡ್ಜ್-ಇಲ್ಯೂಮಿನೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಇತರ ಹಂತದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಹಂತದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ, ಕಡಿಮೆ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣ, ಪರಿಸರದ ಕಂಪನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳ ಆಕಾರ ಅನುಪಾತವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಮುಖಗವಸುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ, ತಯಾರಿಸಲು ಸುಲಭ (e.g.do ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಶಿಲಾಮುದ್ರಣದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ) ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಳೆಯಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಎರಡು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಅಂಚುಗಳ ಏಕಕಾಲಿಕ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್-ಆಕಾರದ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ. ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅದರ ಸರಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಬೀಮ್ಲೆಟ್ಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ (ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ) ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ವಿಧಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿರಳ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಿಮ್ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಭದ್ರತಾ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಜೈವಿಕ ಚಿತ್ರಣ, ವಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ, ಪ್ಯಾಲೆಯಂಟಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ; 3ಡಿ (ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ) ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸರಳ ಅನುವಾದದ ಜೊತೆಗೆ, ಸುಸಂಬದ್ಧ ಸಿಂಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ ವಿಕಿರಣದೊಂದಿಗೆ ಅಂಚಿನ-ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋನೀಯ ನಿರ್ಣಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್-ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ನ ನಾಲ್ಕು ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆಃ ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕರಡಿಗಳು ಸಿಗ್ನಲ್-ಟು-ನಾಯ್ಸ್ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮೃದು ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡೋಸ್-ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್-ಆಫ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಟಾನ್ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಡೋಸ್ (ಕಡಿಮೆ ಅಂಗಾಂಶ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ) ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಔಟ್ಪುಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದು (ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವರ್ಧನೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದಾಗಿ) ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಇತರ ಗುರಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ಫೇಸ್-ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಡಾರ್ಕ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗುರಿಯ ಸಣ್ಣ-ಕೋನ ಚದುರುವಿಕೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಂತ-ಮತ್ತು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ-ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿಯ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಹೋಲಿಕೆಯು (ಡೋಸ್, ಜ್ಯಾಮಿತಿ ಮತ್ತು ಫೋಟಾನ್ ಎಕಾನಮಿ) ಗ್ರೇಟಿಂಗ್-ಆಧಾರಿತ ಹಂತ-ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ (ಟಾಲ್ಬೋಟ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿ) ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಗ್ನಲ್-ವ್ಯತ್ಯಾಸ-ಶಬ್ದ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಗಣನೆಗಳು ಅಂತಹ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿವೆಃ ಹಂತದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಶಕ್ತಿಯು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗುರಿಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳಾದ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅನಲೈಸರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್, ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಜ್ ಇಲ್ಯೂಮಿನೇಷನ್ಗಳು ಹಂತದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತವೆ, ಇದು ಶಬ್ದ-ಶಕ್ತಿಯ ವರ್ಣಪಟಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆವರ್ತನದೊಂದಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಹಂತದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಘನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸ್ಪಿಕ್ಯುಲಾ ಮತ್ತು ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ತಾರತಮ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ. ಹಂತದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಯು ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂಗಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫೈಡ್ ರಚನೆಗಳ ಪತ್ತೆ/ತಾರತಮ್ಯದ ಸುಧಾರಣೆಯು ಮೃದು ಅಂಗಾಂಶದ ಸುಧಾರಣೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರೇಟಿಂಗ್-ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಣವು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ಗೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸರಣ-ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಂಚಿನ-ಪ್ರಕಾಶದಂತಹ ಇತರ ತಂತ್ರಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ವರ್ಣರಹಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಲ್ಲವೆಂದು ಸಹ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಫೇಸ್-ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎನರ್ಜಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಫೋಟಾನ್-ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ತೂಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ರೇಟಿಂಗ್-ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಣವು ಮೂಲ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇಡಬೇಕು; ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ-ಚುರುಕುತನದ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು "ಮೂಲ" ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಗಣನೆಗಳು ಪ್ರಸರಣ-ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಫೇಸ್-ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಶಕ್ತಿಯು ಸಣ್ಣ ಮೂಲ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ಕೆಲವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ (ಏಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವರ್ಧನೆಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು), ಆದರೆ ಫೋಟಾನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂಚಿನ ಬೆಳಕು 100 ಮೈಕ್ರಾನ್ ವರೆಗಿನ ಮೂಲ ಗಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ, ಇದು ಮೂಲ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನು ಬಲಗೈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಗುರಿ ಗಾತ್ರದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ವಿವಿಧ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಂತದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಡಾರ್ಕ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನಿಂದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಆಧಾರಿತ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಉದಾ. ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿ, ಹಂತದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಚಿತ್ರಣ, ತುದಿಗಳ ಚಿತ್ರಣ, ಇಂಟ್ರಾ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಮಾದರಿ ಚಿತ್ರಣದಂತಹ ನೈಜ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಟಲಿಯ ಟ್ರೈಸ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಸಿಂಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ ವಿಕಿರಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವರ್ತಕ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿ ಅಧ್ಯಯನವು ಹಂತದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ನ ವಿವೋ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಉಪಕರಣ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿ