Xenon gas MRI
ಹೈಪರ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ 129ಎಕ್ಸ್ಇ ಗ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ (ಎಂಆರ್ಐ) ಎಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಂಆರ್ಐಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ದೇಹದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಲು ಬಳಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರಣ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳ ಗಣನೀಯ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಲ್ಲದ ಶ್ವಾಸಕೋಶವು 129Xe ಅನಿಲ ಎಂ. ಆರ್. ಐ. ಯೊಂದಿಗೆ ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕರಗಿದ ಅನಿಲಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರವಾಗಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 129Xe ಎಂಬುದು ಸ್ಥಿರವಾದ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕ್ಸೆನಾನ್ನ ಐಸೋಟೋಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು 26.44% ಐಸೋಟೋಪ್ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 131Xe ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು Xe ಐಸೊಟೋಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದು ಶೂನ್ಯವಲ್ಲದ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಕಾಂತೀಯ ಅನುರಣನವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. 129Xe ಅನ್ನು ಎಂಆರ್ಐಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೋಡವು ಹೈಪರ್ಪೋಲರೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಹೈಪರ್ಪೋಲರೈಸೇಶನ್ ದೊಡ್ಡ ಸಿಗ್ನಲ್ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 129Xe ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನಂತಹ ಅಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಎಂ. ಆರ್. ಐ. ಗೆ 131Xe ಗಿಂತ 129Xe ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ 129Xe ಸ್ಪಿನ್ 1/2 (131Xe ಗೆ 3/2 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ), ಉದ್ದವಾದ T1, ಮತ್ತು 3.4 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೈರೊಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅನುಪಾತವನ್ನು (11.78 MHz/T) ಹೊಂದಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಳಕೆಗಳು ಕ್ಸೆನಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಇ 129 ಹೈಪರ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಸೆನೋವ್ಯೂ ಎಂಬ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ವಾತಾಯನದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ (ಎಂಆರ್ಐ) ನೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾದ ಹೈಪರ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು 12 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 23,2022 ರಂದು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಯಿತು. ಯು. ಎಸ್. ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (ಎಫ್. ಡಿ. ಎ.) ಇದನ್ನು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ಔಷಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹೈಪರ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ 129Xe ಅನ್ನು ಸ್ಪಿನ್-ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಗ್ರೋವರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. 1978 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಪರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸುಧಾರಿಸಿದರು. 1984ರಲ್ಲಿ. 129Xe ಧ್ರುವೀಕರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1982 ರಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಆರ್ಐ ಎಕ್ಸ್-ವಿವೊದಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ 129ಎಕ್ಸ್ಇ ಅನಿಲದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1994 ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ಡ್ ಇಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. 129Xe ಎಂ. ಆರ್. ಐ. ಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಇನ್-ವಿವೋ ಮಾನವ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮುಗ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. 1997ರಲ್ಲಿ. 129Xe ಎಂಆರ್ಐ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 3He ಅನಿಲ ಎಂಆರ್ಐ ಅನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಇದು 129Xe ಬದಲಿಗೆ ಹೈಪರ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ 3He ಅಣುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಇದೇ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಸ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 1996ರಲ್ಲಿ 3ಎಚ್ಇ ಎಂಆರ್ಐಗಾಗಿ ಮಾನವ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 3 ಹೈಪರ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಅನಿಲ ಎಂ. ಆರ್. ಐ. ಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನಿಲವೆಂದು ಇದನ್ನು ಮೂಲತಃ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಧ್ರುವೀಕರಿಸಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 3H ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟ್ರಿಟಿಯಮ್ (3H) ನ ಬೀಟಾ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪರಮಾಣು ಸಿಡಿತಲೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಯು. ಎಸ್. ಮಿಲಿಟರಿಯು 3ಹೆ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು 3He ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ $1000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸೇಫ್ಟಿ 129Xe ಒಂದು ಜಡ, ವಿಕಿರಣಶೀಲವಲ್ಲದ, ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಟೆರಾಟೋಜೆನಿಕ್ ಅಲ್ಲದ ಅಣುವಾಗಿದ್ದು, ಎಂಆರ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ 129Xe ನ ಅರಿವಳಿಕೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಳಜಿಯ ಒಂದು ಸಂಭಾವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕ್ಸೆನಾನ್ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶದ ಕರಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಪೊರೆಯ ಮೂಲಕ ಹರಡಲು ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮೋಟಾರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು (ಎಂ. ಎ. ಸಿ) ಕನಿಷ್ಠ ಅಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯು 0.71 ಆಗಿದೆ, ಇದು ಚಿತ್ರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕರಗಿದಾಗ ಉತ್ತಮ ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಹೈಪರ್ಪೋಲರೈಸೇಶನ್ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ, ಅನಿಲ ಪರಮಾಣುಗಳ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪರಮಾಣು ಸ್ಪಿನ್ಗಳು ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಉಳಿದ ಅರ್ಧವು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ತಿರುಗುವ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಂದರೆ ಎರಡು ತಿರುಗುವ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಎಂ. ಆರ್. ಐ. ಯೊಂದಿಗೆ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಕಾಂತೀಯ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 1ಎಚ್ ಎಂಆರ್ಐಗೆ, ಕೇವಲ 4 ಪಿಪಿಎಂ ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ರದ್ದುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಕೇತವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಸ್ನಾಯು ಅಂಗಾಂಶದಂತಹ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬಹುದು. ಹೈಪರ್ಪೋಲರೈಸೇಶನ್ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ತಿರುಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ತಿರುಗಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ತಿರುಗುವ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ರದ್ದುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 129Xe ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಲದಲ್ಲಿ 104-105 ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 129Xe ನ ಹೈಪರ್ಪೋಲರೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾಣುಗಳ ಕೋನೀಯ ಆವೇಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಧ್ರುವೀಕೃತ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಪಿನ್-ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಂಪಿಂಗ್ (ಎಸ್ಇಒಪಿ) ಬಳಸಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಧ್ರುವೀಕೃತ ಬೆಳಕು ನೇರವಾಗಿ ಕೋನೀಯ ಆವೇಗವನ್ನು ಅನಿಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ, ಕ್ಷಾರ ಲೋಹದ ಪರಮಾಣುವನ್ನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ರುಬಿಡಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಧ್ರುವೀಕೃತ ಬೆಳಕನ್ನು ರುಬಿಡಿಯಮ್ನ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಅನಿಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರುಬಿಡಿಯಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ರುಬಿಡಿಯಮ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳೊಂದಿಗಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋನೀಯ ಆವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ, ಇದು ಕೋನೀಯ ಆವೇಗದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ರುಬಿಡಿಯಮ್ನ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 129Xe ಹೈಪರ್ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿರುಗುವಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಂದು ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, 129Xe ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ರುಬಿಡಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಧ್ರುವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಕ್ರವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಂಆರ್ಐ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಂಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು 129Xe ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ 129Xe ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 11.77 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್/ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಗೈರೊಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, 42.5 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್/ಟಿ. ಹೀಗಾಗಿ, 129Xe ನ ಲಾರ್ಮರ್ ಆವರ್ತನವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೋಟಾನ್ನ ಲಾರ್ಮರ್ ಆವರ್ತನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಿರಿದಾದ-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಎಫ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬ್ರಾಡ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಎಫ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಾಡಿ ಅನುಕ್ರಮವು ಉಷ್ಣ-ಧ್ರುವೀಕೃತ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ರುವೀಕೃತ 129Xe ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಂ. ಆರ್. ಐ. ಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ನಾಡಿ ಅನುಕ್ರಮವು 90° ತಿರುವು ಮತ್ತು ನಂತರ ಬಾಹ್ಯ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಂತರದ ಟಿ1 ರೇಖಾಂಶದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೈಪರ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಅನಿಲದಲ್ಲಿ T1 ಸಡಿಲಿಕೆಯು ಕಾಂತೀಕರಣದ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ-ಧ್ರುವೀಕೃತ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಬಾಹ್ಯ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, 90° ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ಹೈಪರ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಅನಿಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳ ರೇಖಾಂಶದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿದ್ದು, ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ನಂತರ ರೇಖಾಂಶದ ಕಾಂತೀಕರಣವು ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 90° ಮತ್ತು 180° ಆರ್ಎಫ್ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೈಪರ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ 129Xe ಅನಿಲದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಕಾಂತೀಕರಣದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಲೋ-ಆಂಗಲ್ ಆರ್ಎಫ್ ಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು 129Xe ಅನಿಲಗಳ ನಡುವೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ರೇಖಾಂಶದ ಕಾಂತೀಕರಣವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಉಸಿರಾಟದ ಹಿಡಿತದೊಳಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆ-ಜಾಗವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾಡಲು ವೇಗದ ನಾಡಿ-ಅನುಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ವೇಗದ-ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಎಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಲನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಲನೆಯು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಪೂರ್ಣ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು 10-15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರೀತ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ 129Xe ಗ್ಯಾಸ್ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಅಡಚಣೆಯೆಂದರೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಿ1 ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಂ. ಆರ್. ಐ. ಯ ಸುಮಾರು ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಲಾರ್ಮೋರ್ ಆವರ್ತನಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಮಯದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ನವೀನ ಎಂಆರ್ಐ ಅನುಕ್ರಮ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಎಂಆರ್ಐ ರೋಗಿಯು ಹೈಪರ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಉಸಿರಾಡಿದ ನಂತರ, ಅನಿಲವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದೊಳಗಿನ ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ, ಅನಿಲವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಾದ್ಯಂತ ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆ (ಸಿಒಪಿಡಿ), ಆಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ನಂತಹ ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ರೋಗದಲ್ಲಿ, ಹೈಪರ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಅನಿಲವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದೊಳಗಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸ್ಪಿನ್-ಸಾಂದ್ರತೆಯ ತೂಕದ ಚಿತ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರೋಗಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 3ಹೆ ಅನ್ನು ಮೂಲತಃ ಈ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದರ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ 129ಎಕ್ಸ್ಇ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹೈಪರ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ 3ಹೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹೈಪರ್ಪೋಲರೈಸ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು 129Xe ನ ಅನಿಲ ಧ್ರುವೀಕರಣವನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೋಲುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 129Xe 3He ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪರಮಾಣು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಅಡೆತಡೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 129Xe ನ ಹೆಚ್ಚಿದ ಇನ್ಹೇಲ್ ಪರಿಮಾಣವು 3He ಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ SNR ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, 1 ವರ್ಸಸ್ 0.1-0.3 ಲೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ. ಪ್ರಸರಣ ಎಂಆರ್ಐ ಪ್ರಸರಣ ಎಂಆರ್ಐ ಹೈಪರ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಅನಿಲದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಸರಣ ಗುಣಾಂಕವನ್ನು (ಎಡಿಸಿ) ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎ. ಡಿ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಪ್ರಸರಣ ಆಧಾರಿತ ಅಟೆನ್ಯುಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಪ್ರಸರಣ-ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ಗಳು ಸಂಬಂಧಿತ ಬಿ-ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಇದು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ಗಳ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಎ. ಡಿ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಕನಿಷ್ಠ 2 ವಿಭಿನ್ನ ಬಿ-ಮೌಲ್ಯದ ಇಳಿಜಾರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ರಚನೆಯು ಹೈಪರ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಅನಿಲ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಎ. ಡಿ. ಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಜಾಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಡಿಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ, 129Xe ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಎಡಿಸಿ ಸುಮಾರು 0.14 ಸೆಂ. ಮೀ. 2/ಸೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 129Xe ಗೆ ಎಡಿಸಿ ಸುಮಾರು 0.14 ಸೆಂ. ಮೀ. 2/ಸೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಎಂಫಿಸೆಮಾದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ ರಚನೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತವೆ, ಅನಿಲವು ಹೆಚ್ಚು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹರಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರೋಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎ. ಡಿ. ಸಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಇದು 129Xe ಎಂ. ಆರ್. ಐ. ಯಿಂದ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಣ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆ, ಆಸ್ತಮಾ, ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್, ಲಾಂಗ್-ಕೋವಿಡ್-19 ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಮ್ಲಜನಕದ ಭಾಗಶಃ ಒತ್ತಡ ಹೈಪರ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಅನಿಲದ ರೇಖಾಂಶದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ (ಟಿ1) ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಮ್ಲಜನಕದ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಭಾಗಶಃ ಒತ್ತಡದ (ಪಿಒ2) ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ವಾತಾಯನ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು 3He ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿವೆ, ಆದರೆ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು 129Xe ಅನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 129Xe ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಸಡಿಲಿಕೆಯು 3He ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ pO2 ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಒಪಿಡಿ, ಆಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಎಂಫಿಸೆಮಾದಂತಹ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ 129ಎಕ್ಸ್ಇ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಂಆರ್ಐ ಅನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾರ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸ್ಪಿರೋಮೆಟ್ರಿ ಪಲ್ಮನರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾರ್ಯದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತ, ಜಾಗತಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾಗಿದೆ. ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಸಿ. ಟಿ. ಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ರೋಗಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಯಾನೀಕರಿಸುವ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 129Xe ಅನಿಲ ಎಂಆರ್ಐ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಫ್ಡಿಎ ಅನುಮೋದನೆ 129ಎಕ್ಸ್ಇ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಂಆರ್ಐ ಪೋಲೇರಿಯನ್, ಇಂಕ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಂತ I, II ಮತ್ತು III ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕ್ಸೆನಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿದಾಗ ಅರಿವಳಿಕೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಸಾಧನವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಔಷಧಿಯಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ 129Xe ಅನಿಲ ಎಂಆರ್ಐ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ, ಪೋಲೇರಿಯನ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು, ಆದರೆ ಎಫ್ಡಿಎ ಅವರ ಎನ್ಡಿಎಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಪೋಲೇರಿಯನ್ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮರುಸಲ್ಲಿಸಿ 2021ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 129Xe ಗ್ಯಾಸ್ ಎಂ. ಆರ್. ಐ. ಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯು ಅದರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಎಫ್ಡಿಎ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶವಲ್ಲದ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸುವುದು 129Xe ಅನಿಲವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅನಿಲವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ಸೆನಾನ್ ಅನಿಲದ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಅಲ್ವಿಯೋಲಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕರಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ದೇಹದ ಸುತ್ತಲೂ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಳಸಬಹುದು. 129Xe ಅನಿಲವು ರಕ್ತದ ಮೆದುಳಿನ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ದಾಟುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಮೆದುಳಿನ perfusion.r ಹೈಪರ್ಪೋಲರೈಸೇಶನ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಹೈಪರ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು ಬಳಸುವುದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ 3He ಬಳಕೆಯನ್ನು 2000 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. 3 ಆತನನ್ನು ಮೂಲತಃ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೈಪರ್ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಬಲವಾದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹೈಪರ್ಪೋಲರೈಸೇಶನ್ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೈಪರ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ 129Xe ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ, ಇದು 3He ಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಎಂಆರ್ಐ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು