Acoustic angiography
ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್-ವರ್ಧಿತ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಖೆಯಾದ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯು ವಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಚರ್ ಅನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಯಾನೀಕರಿಸದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರಣ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ನಾರ್ತ್ ಕೆರೊಲಿನಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಡೇಟನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಂತಹ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಒಯ್ಯಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಎಂಆರ್ಐ ಅಥವಾ ಸಿಟಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸದಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ (ಎಚ್ಎಫ್ಯು) ಕೆಲವು ನುಗ್ಗುವ ಆಳವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಎಫ್ಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 20 ಮತ್ತು 100 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್ ನಡುವಿನ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 3-12 ಎಂಎಂ ಆಳದಲ್ಲಿ 16-80 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಪದರಗಳಲ್ಲಿನ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಎಚ್ಎಫ್ಯು ಸಾಕಷ್ಟು ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರೂ, ಸ್ವತಃ ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಳ ಮತ್ತು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಳವಾದ ನುಗ್ಗುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ದೃಶ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಡ್ಯುಯಲ್-ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ನ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್-ವರ್ಧಿತ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಎಫ್ಯೂನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅನುರಣನ ಆವರ್ತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನಾಳಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ಅನುರಣನ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯೊಳಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಆಳವಾದ ನುಗ್ಗುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ-ಆವರ್ತನದ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕ ಅಂಶವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಬ್ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್, ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್-ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ-ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸೂಪರ್-ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮೈಕ್ರೋಬಬಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಳಗಳನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಥವಾ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಹೊಸ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾದ ಆಂಜಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆಂಜಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಒಂದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಭ್ರೂಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಜರಾಯುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಯ ಗುಣಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಧುಮೇಹ, ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೊಸಿಸ್, ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಆಂಜಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಈ ಅನೇಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ, ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಆಂಜಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅನ್ವಯವು ಗೆಡ್ಡೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆಂಜಿಯೋಜೆನಿಕ್ ಅಲ್ಲದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ತಿಂಗಳುಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಂಜಿಯೋಜೆನಿಕ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಂತರವೇ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆಂಜಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಗೆಡ್ಡೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಸಂಘಟಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಇದು ಕಿಮೊಥೆರಪಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಏಕರೂಪದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿತರಣೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇತರ ವಿಧಾನಗಳು ಆಂಜಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಥವಾ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್-ವಿವೋ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹಿಂಜರಿತ ಅಥವಾ ಆಕಾರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಂಆರ್ಐ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಬಳಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನೇಕ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೆಟಿನಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಹೆರೆನ್ಸ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿಯ ಬಳಕೆ. ಎಂಆರ್ಐ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವಿಧಾನಗಳ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನಂತಹ ನಾಳಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಲು ನಾಡಿ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಸಿಟಿ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ನ ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಗಮನಾರ್ಹ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಇವೆರಡೂ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕ್ಷ-ಕಿರಣದ ಸಿ. ಟಿ. ಯು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಯಾನೀಕರಿಸುವ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಅಗ್ಗದ, ಒಯ್ಯಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಅಗತ್ಯ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯು ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋಬಬಲ್ಗಳನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯು ಆಳ, ನಾಳದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಚಿತ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕಣಗಳಾಗಿವೆ. ಡಾ. ರೇಮಂಡ್ ಗ್ರಾಮಿಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಷಾ ಅವರು 1968 ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ನ ಮೊದಲ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದರು, ಅವರು ಹೃದಯದ ಮಹಾಪಧಮನಿಯ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಲವಣಯುಕ್ತವನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದಾಗ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಹೆಚ್ಚಳವು "ಕ್ಷಿಪ್ರ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಿನ ದರದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಪರ್ಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೊಪರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕೋಜೆನಿಕ್ ಲಿಪೊಸೋಮ್ಗಳಂತಹ ಇತರ ವಿಧಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಮೈಕ್ರೋಬಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆಃ ಆಂತರಿಕ ಅನಿಲಃ ಮೈಕ್ರೋಬಬಲ್ನೊಳಗಿನ ಅನಿಲವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಿಪಿಡ್ ಶೆಲ್ಃ ಈ ಶೆಲ್ ಅದರೊಳಗಿನ ಅನಿಲವನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾದ ಲಿಗಂಡ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಿಪಿಡ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಃ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಮೈಕ್ರೋಬಬಲ್ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಲಿಗಂಡ್ಗಳನ್ನು ಲಿಪಿಡ್ ಶೆಲ್ನ ಹೊರಗಿನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಿಗಂಡ್ಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಗ್ರಾಹಕಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದೈಹಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು (ಉರಿಯೂತದಂತಹ) ಅಥವಾ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಲಿಗಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬದಲಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಎಂಡೊಥೆಲಿಯಂಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೇಲ್ಮೈ ಚಾರ್ಜ್ ನಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಮೈಕ್ರೋಬಬಲ್ಗಳು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆಃ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಬಬಲ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರತಿರೋಧದಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10 MHz ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅನುರಣನ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ. ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ತರಂಗಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲಕಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ತರಂಗಗಳ ಬಿಂದು-ಮೂಲಗಳಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳ ಅನುರಣನ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆವರ್ತನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋಬಬಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್-ವರ್ಧಿತ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ, ಮೈಕ್ರೋಬಬಲ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿತವಾದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿತವಾದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಈ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಮೈಕ್ರೋಬಬಲ್ಗಳ ಸಬ್ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ತರಂಗಗಳಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಬಬಲ್ಗಳ ರೇಖಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ತರಂಗಗಳಿಗೆ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ರೇಖೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಬ್ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ಃ ಇದು ಸಬ್ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಗಾಂಶವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಬ್ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಮೈಕ್ರೋಬಬಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಡಿಮೆ-ಆವರ್ತನದ ಸಂಕೇತಗಳಿಗೆ ಈ ಶೋಧಕಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ಃ ಸಬ್ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ನಂತೆಯೇ, ಇದು ಸೂಪರ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಬಬಲ್ಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ನಂತಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಂತದ ವಿಲೋಮಃ ಈ ಶೋಧನೆ ವಿಧಾನವು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ತರಂಗಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರೇಖಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ರೇಖಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಬಬಲ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ತರಂಗದ ಹಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರಚೋದಕ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ತರಂಗದ ಹಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ರೇಖೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ವಿರುದ್ಧ ಹಂತದ ಎರಡು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕವು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಅಂಗಾಂಶದ ರೇಖೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಹಂತದ ಅಲೆಗಳ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ರೇಖಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಹಾದುಹೋಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ನ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್-ವರ್ಧಿತ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಅಂಶವು ಮೈಕ್ರೋಬಬಲ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಅನುರಣನ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಅಂಶವು ಮೈಕ್ರೋಬಬಲ್ಗಳ ಸೂಪರ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂಗಾಂಶವು ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನದ ಇನ್ಪುಟ್ನಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದ ಕಾರಣ, ಡ್ಯುಯಲ್-ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಏಕೈಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಮೈಕ್ರೋಬಬಲ್ಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪಡೆದ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಅಂಗಾಂಶ ಸಂಕೇತವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಕೇತ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನ ಅಂಶವು ಪ್ರಸಾರವಾಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೀಡ್ ಜಿರ್ಕೋನೇಟ್ ಟೈಟನೇಟ್ (ಪಿ. ಜೆಡ್. ಟಿ) ಪ್ರಸರಣ ಅಂಶಕ್ಕೆ ವಸ್ತು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸರಣ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ಡಿ = 300 x 10-12 ಮೀ/ವಿ) ಆದರೆ ಪಾಲಿವಿನೈಲಿಡೀನ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ (ಪಿವಿಡಿಎಫ್) ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಂಶಕ್ಕೆ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ಜಿ = 14 x 10-2 ವಿಎಂ/ಎನ್). ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪಿವಿಡಿಎಫ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರಸರಣ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯು ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಪ್ರೋಬ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಕಲ್ಪನೆಯ ಇತರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತೆ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಅನೇಕ ಎ-ಮೋಡ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎ-ಮೋಡ್ ಒಂದು ಆಯಾಮದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ವಾಹಕದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು, ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕದ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕೋನ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬರುವ ಎ-ಮೋಡ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಎ-ಮೋಡ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಳಸುವ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ವೋಬ್ಲರ್ ಸಂರಚನೆ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ವೀಪ್ ಸಂರಚನೆ ಸೇರಿವೆ. ವೊಬ್ಲರ್ ಸಂರಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರೋಬ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತಲೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎ-ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ರೇಡಿಯಲ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಪ್ರದೇಶವು ಕೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎ-ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೆರೆಯ ಎ-ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿ ಬಿಂದುವಿನ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಆಳದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಏಕರೂಪವಲ್ಲದ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ರೇಖೀಯ ಸ್ವೀಪ್ ಸಂರಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಪ್ರೋಬ್ ಅನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ, ಬಾಹ್ಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ, ಎ-ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆರೆಯ ಎ-ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಂದುವು ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂರಚನೆಯು ಆಳದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳು ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಫೋಟಾನ್ಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಬದಲು, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಡಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸ್ಥಳದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಗರಿಷ್ಠ ವೈಶಾಲ್ಯದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣವು ಗರಿಷ್ಠ ವೈಶಾಲ್ಯದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣ ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣವು ಮೂರು ಆಯಾಮದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಎರಡು ಆಯಾಮದ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬಳಸುವ ಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಂಕೀರ್ಣ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಆಳದ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ನ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎ-ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು ಆ ಎ-ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ತರಂಗವು ದೂರ-ಅವಲಂಬಿತ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಅಟೆನ್ಯುಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎ-ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೀಡಲಾದ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ವೈಶಾಲ್ಯವು ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ದೂರವನ್ನು ಸಹ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಳ ಚಿತ್ರ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ತಂತ್ರವು ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಧಾನಗಳು ವೋಕ್ಸೆಲ್ಗಳು, ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಅದು ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ 3D ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಬಹು ಬಹು 1ಡಿ ಅಥವಾ 2ಡಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು 3ಡಿ ಸಂಪುಟಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಮಾಣ ಪುನಾರಚನೆ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್-ಹತ್ತಿರದ-ನೆರೆಯವರು, ವೋಕ್ಸೆಲ್-ಹತ್ತಿರದ-ನೆರೆಯವರು, ದೂರ-ತೂಕದ ವೋಕ್ಸೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೋಕ್ಸೆಲ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಊಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್-ವರ್ಧಿತ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ನ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಹಿಂದಿನ ಬಹುಪಾಲು ಕೆಲಸವು ಸಂಶೋಧನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಜಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ಎಫ್ಡಿಎ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್-ವರ್ಧಿತ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದರೂ, ವಿಶಾಲವಾದ ತಂತ್ರವನ್ನು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ವರ್ಧಿತ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಬಳಕೆಗಳು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾದ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯ ಏಕೈಕ ಬಳಕೆಯು ಮಾನವ ಸ್ತನ ಅಂಗಾಂಶದ ಬಾಹ್ಯ ವಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಜಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ತನ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಗಾಯಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಾಗ ಸ್ತನ ಅಂಗಾಂಶದ ಬಯಾಪ್ಸಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿತು. ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಲೇಖಕರು ಸ್ತನದ ಸುತ್ತಲಿನ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 3ಡಿ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ನಂತರ ನಾಳೀಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಟರ್ಟುವಾಸಿಟಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಗಾಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಗಾಯವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನೋಗ್ರಫಿ