CT scan
একটি গণনাকৃত টমোগ্রাফি স্ক্যান (সাধারণত সংক্ষেপে সিটি স্ক্যান; পূর্বে গণনাকৃত অক্ষীয় টমোগ্রাফি স্ক্যান বা সিএটি স্ক্যান নামে পরিচিত) হল একটি মেডিকেল ইমেজিং কৌশল যা শরীরের বিস্তারিত অভ্যন্তরীণ চিত্র পেতে ব্যবহৃত হয়। সিটি স্ক্যান সম্পাদনকারী কর্মীদের রেডিওগ্রাফার বা রেডিওলজি প্রযুক্তিবিদ বলা হয়। সিটি স্ক্যানারগুলি শরীরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন টিস্যু দ্বারা এক্স-রে ক্ষয়গুলি পরিমাপ করতে একটি ঘূর্ণায়মান এক্স-রে টিউব এবং একটি গ্যান্ত্রিতে স্থাপন করা ডিটেক্টরগুলির একটি সারি ব্যবহার করে। বিভিন্ন কোণ থেকে নেওয়া একাধিক এক্স-রে পরিমাপগুলি একটি বস্তুর টমোগ্রাফিক (ক্রস-সেকশনাল) চিত্র (ভার্চুয়াল "স্লাইস") তৈরি করতে টমোগ্রাফিক পুনর্গঠন অ্যালগরিদম ব্যবহার করে একটি কম্পিউটারে প্রক্রিয়া করা হয়। ধাতব ইমপ্লান্ট বা পেসমেকার রোগীদের ক্ষেত্রে সিটি স্ক্যান ব্যবহার করা যেতে পারে, যাদের জন্য চৌম্বকীয় অনুরণন ইমেজিং (এমআরআই) নিষিদ্ধ। 1970-এর দশকে এর বিকাশের পর থেকে, সিটি স্ক্যানিং একটি বহুমুখী ইমেজিং কৌশল হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। যদিও চিকিৎসা নির্ণয়ে সিটি সর্বাধিক বিশিষ্টভাবে ব্যবহৃত হয়, এটি নির্জীব বস্তুর চিত্র তৈরি করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। 1979 সালে ফিজিওলজি বা মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার যৌথভাবে দক্ষিণ আফ্রিকান-আমেরিকান পদার্থবিজ্ঞানী অ্যালান ম্যাকলাউড করম্যাক এবং ব্রিটিশ বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী গডফ্রে হাউন্সফিল্ডকে "কম্পিউটার-সহায়ক টমোগ্রাফির বিকাশের জন্য" প্রদান করা হয়। প্রকার চিত্র অর্জন এবং পদ্ধতির ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের স্ক্যানার বাজারে পাওয়া যায়। সিকোয়েন্সিয়াল সিটি সিকোয়েন্সিয়াল সিটি, যা স্টেপ-অ্যান্ড-শ্যুট সিটি নামেও পরিচিত, হল এক ধরনের স্ক্যানিং পদ্ধতি যেখানে সিটি টেবিল ধাপে ধাপে চলে। টেবিলটি একটি নির্দিষ্ট স্থানে বৃদ্ধি পায় এবং তারপর থেমে যায় যার পরে এক্স-রে টিউব ঘূর্ণন এবং একটি স্লাইস অধিগ্রহণ করা হয়। তারপর টেবিলটি আবার বৃদ্ধি পায় এবং আরেকটি টুকরো নেওয়া হয়। টেবিলটিকে টুকরো টুকরো করা বন্ধ করতে হবে। এর ফলে স্ক্যানিংয়ের সময় বৃদ্ধি পায়। সর্পিল সিটি স্পিনিং টিউব, যাকে সাধারণত সর্পিল সিটি বা হেলিকাল সিটি বলা হয়, একটি ইমেজিং কৌশল যেখানে একটি সম্পূর্ণ এক্স-রে টিউব স্ক্যান করা হচ্ছে এমন এলাকার কেন্দ্রীয় অক্ষের চারপাশে ঘোরানো হয়। এগুলি বাজারে প্রভাবশালী ধরনের স্ক্যানার কারণ এগুলি দীর্ঘ সময় ধরে তৈরি করা হয়েছে এবং উৎপাদন ও ক্রয়ের জন্য কম খরচ প্রদান করে। এই ধরনের সি. টি-র প্রধান সীমাবদ্ধতা হল সরঞ্জামের বাল্ক এবং জড়তা (বৃত্তের বিপরীত দিকে এক্স-রে টিউব সমাবেশ এবং ডিটেক্টর অ্যারে) যা সরঞ্জামগুলি যে গতিতে ঘুরতে পারে তা সীমাবদ্ধ করে। কিছু নকশা অস্থায়ী রেজোলিউশন উন্নত করার কৌশল হিসাবে দুটি এক্স-রে উৎস এবং ডিটেক্টর অ্যারে একটি কোণ দ্বারা অফসেট ব্যবহার করে। ইলেক্ট্রন বিম টমোগ্রাফি (ই. বি. টি) হল সি. টি-র একটি নির্দিষ্ট রূপ যেখানে যথেষ্ট বড় এক্স-রে টিউব তৈরি করা হয় যাতে শুধুমাত্র এক্স-রে টিউব-এর ক্যাথোড এবং অ্যানোডের মধ্যে ভ্রমণকারী ইলেকট্রনগুলির পথটি বিচ্যুতি কয়েল ব্যবহার করে ঘোরানো হয়। এই ধরনের একটি বড় সুবিধা ছিল কারণ সুইপ গতি অনেক দ্রুত হতে পারে, যা হৃৎপিণ্ড এবং ধমনীর মতো চলমান কাঠামোর কম অস্পষ্ট ইমেজিংয়ের অনুমতি দেয়। স্পিনিং টিউব প্রকারের তুলনায় এই নকশার কম স্ক্যানার তৈরি করা হয়েছে, মূলত একটি অনেক বড় এক্স-রে টিউব এবং ডিটেক্টর অ্যারে এবং সীমিত শারীরবৃত্তীয় কভারেজ নির্মাণের সাথে যুক্ত উচ্চ ব্যয়ের কারণে। দ্বৈত শক্তি সিটি দ্বৈত শক্তি সিটি, যা স্পেকট্রাল সিটি নামেও পরিচিত, কম্পিউটড টমোগ্রাফির একটি অগ্রগতি যেখানে দুটি শক্তি ব্যবহার করে দুটি সেট তথ্য তৈরি করা হয়। একটি দ্বৈত শক্তি সিটি দ্বৈত উৎস, দ্বৈত আবিষ্কারক স্তর সহ একক উৎস, শক্তির পরিবর্তন পদ্ধতি সহ একক উৎস ব্যবহার করে দুটি ভিন্ন সেট তথ্য পেতে পারে। দ্বৈত উৎস সিটি একটি উন্নত স্ক্যানার যার দুটি এক্স-রে টিউব ডিটেক্টর সিস্টেম রয়েছে, প্রচলিত একক টিউব সিস্টেমের বিপরীতে। এই দুটি ডিটেক্টর সিস্টেম একই সমতলে 90° এ একটি একক গ্যান্ট্রিতে স্থাপন করা হয়। দ্বৈত উৎস সিটি স্ক্যানারগুলি শুধুমাত্র অর্ধেক আবর্তনে একটি সম্পূর্ণ সিটি স্লাইস অর্জন করে উচ্চতর অস্থায়ী রেজোলিউশনের সাথে দ্রুত স্ক্যানিংয়ের অনুমতি দেয়। দ্রুত ইমেজিং উচ্চ হৃদস্পন্দনে গতির অস্পষ্টতা হ্রাস করে এবং সম্ভাব্যভাবে শ্বাসকষ্টের সময় কমিয়ে দেয়। এটি বিশেষত অসুস্থ রোগীদের জন্য কার্যকর যাদের শ্বাস ধরে রাখতে অসুবিধা হয় বা হৃদস্পন্দন হ্রাসকারী ওষুধ নিতে অক্ষম হয়। শক্তি পরিবর্তন সহ একক উৎস হল দ্বৈত শক্তি সি. টি-র আরেকটি পদ্ধতি যেখানে একটি একক নল দুটি ভিন্ন শক্তিতে ঘন ঘন শক্তি পরিবর্তন করে পরিচালিত হয়। সি. টি. পারফিউশন ইমেজিং হল সি. টি-র একটি নির্দিষ্ট রূপ যা একটি কনট্রাস্ট এজেন্ট ইনজেকশন দেওয়ার সময় রক্তনালীগুলির মধ্য দিয়ে প্রবাহ মূল্যায়ন করে। রক্ত প্রবাহ, রক্ত পরিবহনের সময় এবং অঙ্গের রক্তের পরিমাণ, সবই যুক্তিসঙ্গত সংবেদনশীলতা এবং নির্দিষ্টতার সাথে গণনা করা যেতে পারে। এই ধরনের সিটি হৃৎপিণ্ডে ব্যবহার করা যেতে পারে, যদিও অস্বাভাবিকতা সনাক্ত করার জন্য সংবেদনশীলতা এবং নির্দিষ্টতা এখনও অন্যান্য ধরনের সিটি-র তুলনায় কম। এটি মস্তিষ্কেও ব্যবহার করা যেতে পারে, যেখানে প্রচলিত সর্পিল সিটি স্ক্যান ব্যবহার করে সনাক্ত করার আগে সিটি পারফিউশন ইমেজিং প্রায়শই দুর্বল মস্তিষ্কের পারফিউশন সনাক্ত করতে পারে। এটি অন্যান্য সি. টি প্রকারের তুলনায় স্ট্রোক নির্ণয়ের জন্য ভালো। পিইটি সিটি পজিট্রন ইমিশন টমোগ্রাফি-কম্পিউটড টমোগ্রাফি একটি হাইব্রিড সিটি পদ্ধতি যা একটি একক গ্যান্ট্রিতে, একটি পজিট্রন ইমিশন টমোগ্রাফি (পিইটি) স্ক্যানার এবং একটি এক্স-রে কম্পিউটড টমোগ্রাফি (সিটি) স্ক্যানারকে একত্রিত করে, একই সেশনে উভয় ডিভাইস থেকে ক্রমিক চিত্র অর্জন করে, যা একটি একক সুপারপোজড (সহ-নিবন্ধিত) ছবিতে একত্রিত হয়। সুতরাং, পিইটি দ্বারা প্রাপ্ত কার্যকরী ইমেজিং, যা শরীরে বিপাকীয় বা জৈব রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপের স্থানিক বিতরণকে চিত্রিত করে, সিটি স্ক্যানিং দ্বারা প্রাপ্ত শারীরবৃত্তীয় ইমেজিংয়ের সাথে আরও সুনির্দিষ্টভাবে সংযুক্ত বা সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। পিইটি-সিটি পরীক্ষার অধীনে একটি অঙ্গের শারীরবৃত্তীয় এবং কার্যকরী উভয় বিবরণ দেয় এবং বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার সনাক্ত করতে সহায়ক। 1970-এর দশকে এর প্রবর্তনের পর থেকে, প্রচলিত এক্স-রে ইমেজিং এবং মেডিকেল আল্ট্রাসনোগ্রাফির পরিপূরক হিসাবে সিটি মেডিকেল ইমেজিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। এটি আরও সম্প্রতি প্রতিরোধমূলক ওষুধ বা রোগের স্ক্রিনিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, কোলন ক্যান্সারের উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের জন্য সিটি কোলোনোগ্রাফি, বা হৃদরোগের উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের জন্য ফুল-মোশন হার্ট স্ক্যান। বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সাধারণ জনগণের জন্য পূর্ণ-দেহ স্ক্যানের প্রস্তাব দেয় যদিও প্রাথমিকভাবে প্রয়োগ করা বিকিরণ মাত্রার কারণে এই অনুশীলনটি ক্ষেত্রের অনেক পেশাদার সংস্থার পরামর্শ এবং সরকারী অবস্থানের বিরুদ্ধে যায়। গত দুই দশকে অনেক দেশে সিটি স্ক্যানের ব্যবহার নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 2007 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আনুমানিক 7 কোটি 20 লক্ষ এবং 2015 সালে 8 কোটিরও বেশি স্ক্যান করা হয়েছিল। মাথার হেড সিটি স্ক্যানিং সাধারণত ইনফার্কশন (স্ট্রোক), টিউমার, ক্যালসিফিকেশন, রক্তক্ষরণ এবং হাড়ের ট্রমা সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। উপরেরগুলির মধ্যে, হাইপোডেন্স (অন্ধকার) কাঠামো এডিমা এবং ইনফার্কশন নির্দেশ করতে পারে, হাইপারডেন্স (উজ্জ্বল) কাঠামো ক্যালসিফিকেশন এবং রক্তক্ষরণ নির্দেশ করে এবং হাড়ের আঘাত হাড়ের জানালায় বিচ্ছিন্নতা হিসাবে দেখা যেতে পারে। টিউমারগুলি ফোলা এবং শারীরবৃত্তীয় বিকৃতি দ্বারা বা আশেপাশের শোথ দ্বারা সনাক্ত করা যেতে পারে। মাথার সিটি স্ক্যানিং সিটি-নির্দেশিত স্টেরিওট্যাক্টিক সার্জারি এবং রেডিওসার্জারিতে ইন্ট্রাক্র্যানিয়াল টিউমার, আর্টেরিওভেনাস বিকৃতি এবং এন-লোকালাইজার নামে পরিচিত একটি যন্ত্র ব্যবহার করে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নিরাময়যোগ্য অন্যান্য অবস্থার চিকিত্সার জন্যও ব্যবহৃত হয়। নেক কনট্রাস্ট সিটি সাধারণত প্রাপ্তবয়স্কদের ঘাড়ের ভরের জন্য পছন্দের প্রাথমিক গবেষণা। থাইরয়েড ক্যান্সারের মূল্যায়নে থাইরয়েডের সিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সিটি স্ক্যান প্রায়শই ঘটনাক্রমে থাইরয়েড অস্বাভাবিকতা খুঁজে পায় এবং তাই প্রায়শই থাইরয়েড অস্বাভাবিকতার জন্য পছন্দের তদন্ত পদ্ধতি। ফুসফুসের টিস্যু, ফুসফুসের প্যারেনকাইমায় তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী উভয় পরিবর্তন সনাক্ত করার জন্য একটি সিটি স্ক্যান ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি এখানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক কারণ সাধারণ দ্বি-মাত্রিক এক্স-রে এই ধরনের ত্রুটি দেখায় না। সন্দেহজনক অস্বাভাবিকতার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করা হয়। দীর্ঘস্থায়ী ইন্টারস্টিশিয়াল প্রক্রিয়া যেমন এমফিসেমা এবং ফাইব্রোসিসের মূল্যায়নের জন্য, উচ্চ স্থানিক ফ্রিকোয়েন্সি পুনর্গঠন সহ পাতলা বিভাগগুলি ব্যবহার করা হয়; প্রায়শই অনুপ্রেরণা এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে স্ক্যান করা হয়। এই বিশেষ কৌশলটিকে উচ্চ রেজোলিউশন সিটি বলা হয় যা ফুসফুসের একটি নমুনা তৈরি করে, অবিচ্ছিন্ন চিত্র নয়। শ্বাসনালীর প্রাচীর পুরু হওয়া ফুসফুসের সি. টি-তে দেখা যায় এবং সাধারণত (তবে সবসময় নয়) শ্বাসনালীর প্রদাহকে বোঝায়। উপসর্গের অনুপস্থিতিতে একটি ঘটনাক্রমে পাওয়া নোডুল (কখনও কখনও একটি ইন্সিডেন্টালোমা হিসাবে উল্লেখ করা হয়) উদ্বেগ উত্থাপন করতে পারে যে এটি একটি টিউমারের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, হয় সৌম্য বা ম্যালিগন্যান্ট। সম্ভবত ভয়ে প্ররোচিত হয়ে, রোগী এবং ডাক্তাররা কখনও কখনও সিটি স্ক্যানের একটি নিবিড় সময়সূচীতে সম্মত হন, কখনও কখনও প্রতি তিন মাস অন্তর এবং প্রস্তাবিত নির্দেশিকাগুলির বাইরে, নোডুলগুলিতে নজরদারি করার প্রয়াসে। যাইহোক, প্রতিষ্ঠিত নির্দেশিকাগুলি পরামর্শ দেয় যে ক্যান্সারের পূর্ব ইতিহাস ছাড়া এবং যাদের কঠিন নোডুলগুলি দুই বছরের সময়কালে বৃদ্ধি পায়নি তাদের কোনও ম্যালিগন্যান্ট ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই কারণে, এবং যেহেতু কোনও গবেষণা সমর্থনকারী প্রমাণ সরবরাহ করে না যে নিবিড় নজরদারি আরও ভাল ফলাফল দেয় এবং সিটি স্ক্যান করার সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকির কারণে, রোগীদের প্রতিষ্ঠিত নির্দেশিকা দ্বারা প্রস্তাবিতগুলির চেয়ে বেশি সিটি স্ক্রিনিং গ্রহণ করা উচিত নয়। অ্যাঞ্জিওগ্রাফি কম্পিউটড টমোগ্রাফি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি (সিটিএ) হল সারা শরীর জুড়ে ধমনী এবং শিরাগুলিকে দৃশ্যমান করার জন্য এক ধরনের বৈপরীত্য সিটি। এটি মস্তিষ্কের ধমনী থেকে শুরু করে ফুসফুস, কিডনি, বাহু এবং পায়ে রক্ত নিয়ে আসা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ধরনের পরীক্ষার একটি উদাহরণ হল সিটি পালমোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম (সিটিপিএ) যা পালমোনারি এম্বোলিজম (পিই) নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি পালমোনারি ধমনীর একটি চিত্র পেতে গণনাকৃত টমোগ্রাফি এবং একটি আয়োডিন-ভিত্তিক বৈসাদৃশ্য এজেন্ট নিয়োগ করে। হৃৎপিণ্ডের একটি সিটি স্ক্যান কার্ডিয়াক বা করোনারি অ্যানাটমি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য করা হয়। ঐতিহ্যগতভাবে, কার্ডিয়াক সিটি স্ক্যানগুলি করোনারি ধমনী রোগ সনাক্ত করতে, নির্ণয় করতে বা অনুসরণ করতে ব্যবহৃত হয়। আরও সম্প্রতি সি. টি ট্রান্সক্যাথেটার স্ট্রাকচারাল হার্ট ইন্টারভেনশনের দ্রুত বিকশিত ক্ষেত্রে, বিশেষত ট্রান্সক্যাথেটার মেরামত এবং হার্ট ভালভের প্রতিস্থাপনে মূল ভূমিকা পালন করেছে। কার্ডিয়াক সিটি স্ক্যানিংয়ের প্রধান রূপগুলি হলঃ করোনারি সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি (সিসিটিএ): হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনীগুলি মূল্যায়নের জন্য সিটি ব্যবহার। বিষয়টি রেডিওকনট্রাস্টের একটি শিরায় ইনজেকশন গ্রহণ করে এবং তারপরে উচ্চ-গতির সিটি স্ক্যানার ব্যবহার করে হৃৎপিণ্ডটি স্ক্যান করা হয়, যা রেডিওলজিস্টদের করোনারি ধমনীতে অবরোধের পরিমাণ মূল্যায়ন করতে দেয়, সাধারণত করোনারি ধমনী রোগ নির্ণয়ের জন্য। করোনারি সিটি ক্যালসিয়াম স্ক্যানঃ করোনারি ধমনী রোগের তীব্রতা মূল্যায়নের জন্যও ব্যবহৃত হয়। বিশেষত, এটি করোনারি ধমনীতে ক্যালসিয়াম জমা হওয়ার সন্ধান করে যা ধমনীগুলিকে সংকীর্ণ করতে পারে এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। একটি সাধারণ করোনারি সিটি ক্যালসিয়াম স্ক্যান রেডিওকন্ট্রাস্ট ব্যবহার না করেই করা হয়, তবে এটি সম্ভবত বৈসাদৃশ্য-বর্ধিত চিত্র থেকেও করা যেতে পারে। শারীরস্থানকে আরও ভালভাবে কল্পনা করার জন্য, চিত্রগুলির পোস্ট-প্রসেসিং সাধারণ। সর্বাধিক প্রচলিত হল মাল্টিপ্ল্যানার পুনর্গঠন (এমপিআর) এবং ভলিউম রেন্ডারিং। আরও জটিল শারীরস্থান এবং পদ্ধতির জন্য, যেমন হার্ট ভালভের হস্তক্ষেপ, একটি গভীরতর বোঝার জন্য এই সিটি চিত্রগুলির উপর ভিত্তি করে একটি সত্যিকারের থ্রিডি পুনর্গঠন বা একটি থ্রিডি প্রিন্ট তৈরি করা হয়। পেট এবং শ্রোণী সিটি হল ক্রোহন রোগ, জিআইটি রক্তপাত, এবং ক্যান্সার নির্ণয় ও পর্যায়ক্রমিককরণের মতো পেটের রোগ নির্ণয়ের জন্য একটি সঠিক কৌশল, পাশাপাশি ক্যান্সার চিকিত্সার পরে প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করার জন্য ফলো-আপ। এটি সাধারণত তীব্র পেটে ব্যথা পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়। অ-বর্ধিত গণনাকৃত টমোগ্রাফি আজ মূত্রনালীর পাথর নির্ণয়ের জন্য স্বর্ণমান। পাথরের আকার, আয়তন এবং ঘনত্ব চিকিত্সকদের আরও চিকিৎসায় সহায়তা করার জন্য অনুমান করা যেতে পারে; পাথরের স্বতঃস্ফূর্ত উত্তরণের পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে আকার বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অক্ষীয় কঙ্কাল এবং প্রান্তগুলি অক্ষীয় কঙ্কাল এবং প্রান্তগুলির জন্য, সিটি প্রায়শই জটিল ফ্র্যাকচারগুলি চিত্র করতে ব্যবহৃত হয়, বিশেষত জয়েন্টগুলির চারপাশে, কারণ একাধিক সমতলে আগ্রহের ক্ষেত্র পুনর্গঠন করার ক্ষমতা রয়েছে। 0. 2 মিমি রেজোলিউশনের মাধ্যমে ফ্র্যাকচার, লিগামেন্টাস ইনজুরি এবং ডিসলোকেশন সহজেই শনাক্ত করা যায়। আধুনিক দ্বৈত-শক্তি সিটি স্ক্যানারগুলির সাহায্যে, ব্যবহারের নতুন ক্ষেত্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেমন গাউট নির্ণয়ে সহায়তা করা। বায়োমেকানিক্যাল ব্যবহার সিটি বায়োমেকানিকসে জৈবিক টিস্যুর জ্যামিতি, শারীরস্থান, ঘনত্ব এবং স্থিতিস্থাপক মডুলি দ্রুত প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য ব্যবহার শিল্প সিটি স্ক্যানিং (শিল্প কম্পিউটড টমোগ্রাফি) এমন একটি প্রক্রিয়া যা এক্স-রে সরঞ্জাম ব্যবহার করে বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয় উপাদানের 3ডি উপস্থাপনা তৈরি করে। শিল্পের অনেক ক্ষেত্রে উপাদানগুলির অভ্যন্তরীণ পরিদর্শনের জন্য শিল্প সিটি স্ক্যানিং ব্যবহার করা হয়েছে। ত্রুটি সনাক্তকরণ, ব্যর্থতা বিশ্লেষণ, মেট্রোলজি, অ্যাসেম্বলি বিশ্লেষণ, চিত্র-ভিত্তিক সীমাবদ্ধ উপাদান পদ্ধতি এবং বিপরীত প্রকৌশল প্রয়োগগুলি সিটি স্ক্যানিংয়ের কয়েকটি প্রধান ব্যবহার। সিটি স্ক্যানিং জাদুঘরের নিদর্শনগুলির ইমেজিং এবং সংরক্ষণেও নিযুক্ত করা হয়। এভিয়েশন সিকিউরিটি সিটি স্ক্যানিং পরিবহন নিরাপত্তায় (প্রধানত বিমানবন্দর নিরাপত্তা) একটি অ্যাপ্লিকেশন খুঁজে পেয়েছে যেখানে এটি বর্তমানে বিস্ফোরক সনাক্তকরণ সিটিএক্স (বিস্ফোরক-সনাক্তকরণ ডিভাইস)-এর জন্য উপকরণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয় এবং কম্পিউটার দৃষ্টি ভিত্তিক অবজেক্ট রিকগনিশন অ্যালগরিদম ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় ব্যাগেজ/পার্সেল নিরাপত্তা স্ক্যানিংয়ের জন্যও বিবেচনাধীন রয়েছে যা 3ডি চেহারার উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট হুমকির আইটেম সনাক্তকরণকে লক্ষ্য করে (যেমন বিমানবন্দর নিরাপত্তা)। বন্দুক, ছুরি, তরল পাত্রে)। 2022 সালের মার্চ মাসে শ্যানন বিমানবন্দরে বিমানবন্দর সুরক্ষায় এর ব্যবহার সেখানে 100 মিলিলিটারের বেশি তরলের উপর নিষেধাজ্ঞার অবসান ঘটিয়েছে, একটি পদক্ষেপ যা হিথ্রো বিমানবন্দর 1 ডিসেম্বর 2022-এ সম্পূর্ণ রোল-আউট করার পরিকল্পনা করেছে এবং টিএসএ গ্রীষ্মে লাইভ হওয়ার জন্য প্রস্তুত 1,000 টিরও বেশি স্ক্যানারের জন্য একটি অর্ডারে $781.2 মিলিয়ন ব্যয় করেছে। ভূতাত্ত্বিক ব্যবহার এক্স-রে সিটি ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় একটি ড্রিল কোরের ভিতরে উপাদানগুলি দ্রুত প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। পাইরাইট এবং ব্যারাইটের মতো ঘন খনিজগুলি আরও উজ্জ্বল দেখায় এবং মাটির মতো কম ঘন উপাদানগুলি সিটি চিত্রগুলিতে নিস্তেজ দেখায়। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বস্তু সংরক্ষণ ও সংরক্ষণের জন্য এক্স-রে সিটি এবং মাইক্রো-সিটি ব্যবহার করা যেতে পারে। অনেক ভঙ্গুর বস্তুর জন্য, সরাসরি গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণ ক্ষতিকারক হতে পারে এবং সময়ের সাথে সাথে বস্তুটিকে অবনমিত করতে পারে। সিটি স্ক্যান ব্যবহার করে, রক্ষণশীলরা এবং গবেষকরা কোনও অতিরিক্ত ক্ষতি ছাড়াই তারা যে বস্তুগুলি অন্বেষণ করছেন তার উপাদান গঠন নির্ধারণ করতে সক্ষম হন, যেমন একটি স্ক্রোলের স্তর বরাবর কালির অবস্থান। এই স্ক্যানগুলি অ্যান্টিকাইথেরা পদ্ধতির কার্যকারিতা বা এন-গেডি স্ক্রোলের পোড়া বাইরের স্তরগুলির ভিতরে লুকানো পাঠ্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে গবেষণার জন্য সর্বোত্তম হয়েছে। যাইহোক, এই ধরনের গবেষণা প্রশ্নের সাপেক্ষে প্রতিটি বস্তুর জন্য এগুলি সর্বোত্তম নয়, কারণ হারকুলেনিয়াম প্যাপিরির মতো কিছু নির্দিষ্ট নিদর্শন রয়েছে যেখানে বস্তুর অভ্যন্তরে উপাদান গঠনের খুব কম বৈচিত্র্য রয়েছে। এই বস্তুগুলি স্ক্যান করার পরে, এই বস্তুর ভিতরের অংশগুলি পরীক্ষা করার জন্য গণনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমনটি এন-গেডি স্ক্রোল এবং হারকুলেনিয়াম প্যাপিরির কার্যত খোলার ক্ষেত্রে হয়েছিল। মাইক্রো-সিটি আরও সাম্প্রতিক নিদর্শনগুলি বিশ্লেষণের জন্য কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে যেমন এখনও-সিল করা ঐতিহাসিক চিঠিপত্র যা লেটারলকিং (জটিল ভাঁজ এবং কাটা) কৌশলটি নিযুক্ত করেছিল যা একটি "টেম্পার-স্পষ্ট লকিং প্রক্রিয়া" সরবরাহ করেছিল। প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে ব্যবহারের আরও উদাহরণ হল সারকোফাগি বা সিরামিকের বিষয়বস্তুর ইমেজিং। সম্প্রতি, আমস্টারডামের সিডব্লিউআই ইন্ট্যাক্ট নামক কাঠামোর মধ্যে আর্ট অবজেক্টের ভিতরের বিশদ অনুসন্ধানের জন্য রিজক্সমিউসিয়ামের সাথে সহযোগিতা করেছে। অণুজীব গবেষণা বিভিন্ন ধরনের ছত্রাক কাঠকে বিভিন্ন মাত্রায় অবনমিত করতে পারে, বেলজিয়ামের একটি গবেষণা গোষ্ঠী এক্স-রে সিটি 3 মাত্রা ব্যবহার করেছে যা সাব-মাইক্রন রেজোলিউশন সহ উন্মুক্ত ছত্রাক নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে 0.6 মাইক্রোপোরে প্রবেশ করতে পারে। কাঠের করাতকলগুলি কাঠ উৎপাদনের মোট মূল্য উন্নত করতে বৃত্তাকার ত্রুটি, উদাহরণস্বরূপ নট সনাক্ত করতে শিল্প সিটি স্ক্যানার ব্যবহার করে। বেশিরভাগ করাতকল দীর্ঘমেয়াদে উৎপাদনশীলতা উন্নত করতে এই শক্তিশালী সনাক্তকরণ সরঞ্জামটি অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা করছে, তবে প্রাথমিক বিনিয়োগ ব্যয় যথেষ্ট বেশি। মাইক্রোট্যাক একটি লগ স্ক্যানার প্রস্তুতকারক, যার সদর দপ্তর ইতালিতে অবস্থিত। ফলাফলের ব্যাখ্যা উপস্থাপনা সিটি স্ক্যানের ফলাফল হল ভক্সেলের একটি ভলিউম, যা একজন মানব পর্যবেক্ষকের কাছে বিভিন্ন পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা যেতে পারে, যা বিস্তৃতভাবে নিম্নলিখিত বিভাগগুলিতে ফিট করেঃ স্লাইস (বিভিন্ন পুরুত্বের)। পাতলা টুকরোগুলি সাধারণত 3 মিলিমিটারের কম পুরুত্বের প্রতিনিধিত্বকারী সমতল হিসাবে বিবেচিত হয়। পুরু টুকরো সাধারণত 3 মিমি এবং 5 মিমি এর মধ্যে পুরুত্বের প্রতিনিধিত্বকারী সমতল হিসাবে বিবেচিত হয়। প্রজেকশন, সর্বাধিক তীব্রতা প্রজেকশন এবং গড় তীব্রতা প্রজেকশন ভলিউম রেন্ডারিং (ভিআর) সহ প্রযুক্তিগতভাবে, সমস্ত ভলিউম রেন্ডারিং অনুমান হয়ে যায় যখন একটি দ্বিমাত্রিক ডিসপ্লেতে দেখা হয়, যা অনুমান এবং ভলিউম রেন্ডারিংয়ের মধ্যে পার্থক্যকে কিছুটা অস্পষ্ট করে তোলে। ভলিউম রেন্ডারিং মডেলগুলির এপিটোমে বাস্তবসম্মত এবং পর্যবেক্ষণযোগ্য উপস্থাপনা তৈরি করার জন্য উদাহরণস্বরূপ রঙ এবং ছায়ার মিশ্রণ রয়েছে। দ্বিমাত্রিক সিটি চিত্রগুলি প্রচলিতভাবে রেন্ডার করা হয় যাতে দৃশ্যটি রোগীর পা থেকে উপরে তাকানোর মতো হয়। অতএব, ছবির বাম দিকটি রোগীর ডানদিকে এবং তদ্বিপরীত দিকে, অন্যদিকে ছবির সামনের দিকটিও রোগীর সামনের দিকে এবং তদ্বিপরীত দিকে। এই বাম-ডান বিনিময়টি এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে চিকিৎসকরা সাধারণত রোগীদের সামনে অবস্থান করার সময় বাস্তবে থাকেন। সিটি স্ক্যানিং দ্বারা প্রাপ্ত একটি ছবিতে ধূসর পিক্সেলগুলি আপেক্ষিক তেজস্ক্রিয়তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রদর্শিত হয়। পিক্সেল নিজেই প্রদর্শিত হয় টিস্যু (গুলি)-এর গড় ক্ষয় অনুসারে যা এটি হাউন্সফিল্ড স্কেলে + 3,071 (সর্বাধিক ক্ষয়কারী) থেকে −1,024 (সর্বনিম্ন ক্ষয়কারী) পর্যন্ত স্কেলে মিলে যায়। পিক্সেল হল ম্যাট্রিক্সের আকার এবং দেখার ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে একটি দ্বিমাত্রিক একক। যখন সিটি স্লাইসের পুরুত্বও ফ্যাক্টর করা হয়, তখন ইউনিটটি ভক্সেল নামে পরিচিত, যা একটি ত্রিমাত্রিক ইউনিট। জলের 0 হাউন্সফিল্ড ইউনিট (এইচইউ) ক্ষয় হয়, যেখানে বায়ু-1,000 এইচইউ হয়, ক্যানসেলাস হাড় সাধারণত + 400 এইচইউ হয় এবং কপালের হাড় 2,000 এইচইউতে পৌঁছতে পারে। ধাতব ইমপ্লান্টগুলির ক্ষয়করণ ব্যবহৃত উপাদানটির পারমাণবিক সংখ্যার উপর নির্ভর করেঃ টাইটানিয়ামের সাধারণত পরিমাণ + 1000 এইচইউ থাকে, লোহার ইস্পাত এক্স-রে সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করতে পারে এবং তাই, গণনা করা টমোগ্রামগুলিতে সুপরিচিত লাইন-নিদর্শনগুলির জন্য দায়ী। শিল্পকর্মগুলি নিম্ন-এবং উচ্চ-ঘনত্বের উপকরণগুলির মধ্যে আকস্মিক পরিবর্তনের কারণে ঘটে, যার ফলে তথ্যের মান প্রক্রিয়াকরণ ইলেকট্রনিক্সের গতিশীল পরিসীমা অতিক্রম করে। উইন্ডো সিটি ডেটা সেটগুলির একটি খুব উচ্চ গতিশীল পরিসীমা রয়েছে যা প্রদর্শন বা মুদ্রণের জন্য হ্রাস করা আবশ্যক। এটি সাধারণত "উইন্ডোজিং" প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা হয়, যা পিক্সেল মানগুলির একটি পরিসীমা ("উইন্ডো") একটি গ্রেস্কেল র্যাম্পে ম্যাপ করে। উদাহরণস্বরূপ, মস্তিষ্কের সিটি চিত্রগুলি সাধারণত 0 এইচইউ থেকে 80 এইচইউ পর্যন্ত প্রসারিত একটি জানালা দিয়ে দেখা হয়। 0 এবং তার নিচের পিক্সেলের মানগুলি কালো হিসাবে প্রদর্শিত হয়; 80 এবং তার বেশি মানগুলি সাদা হিসাবে প্রদর্শিত হয়; উইন্ডোর মধ্যে মানগুলি উইন্ডোর মধ্যে অবস্থানের আনুপাতিক ধূসর তীব্রতা হিসাবে প্রদর্শিত হয়। দৃশ্যমান বিবরণকে অনুকূল করার জন্য প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত উইন্ডোটি অবশ্যই আগ্রহের বস্তুর এক্স-রে ঘনত্বের সাথে মিলে যেতে হবে। উইন্ডো প্রস্থ এবং উইন্ডো স্তরের পরামিতিগুলি একটি স্ক্যানের উইন্ডোজিং নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়। মাল্টিপ্ল্যানার রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড প্রজেকশন মাল্টিপ্ল্যানার রিকনস্ট্রাকশন (এমপিআর) হল একটি শারীরবৃত্তীয় সমতল (সাধারণত আড়াআড়ি) থেকে অন্য সমতলে তথ্য রূপান্তর করার প্রক্রিয়া। এটি পাতলা টুকরোগুলির পাশাপাশি অনুমানের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্তমান সিটি স্ক্যানারগুলি প্রায় আইসোট্রপিক রেজোলিউশন সরবরাহ করে বলে মাল্টিপ্ল্যানার পুনর্গঠন সম্ভব। এমপিআর প্রায় প্রতিটি স্ক্যানে ব্যবহৃত হয়। এটি দিয়ে প্রায়শই মেরুদণ্ড পরীক্ষা করা হয়। অক্ষীয় সমতলে মেরুদণ্ডের একটি চিত্র একবারে কেবল একটি মেরুদণ্ডের হাড় দেখাতে পারে এবং অন্যান্য মেরুদণ্ডের হাড়ের সাথে তার সম্পর্ক দেখাতে পারে না। অন্যান্য সমতলে তথ্যের পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে, সাগিট্টাল এবং করোনাল সমতলে আপেক্ষিক অবস্থানের দৃশ্যায়ন অর্জন করা যেতে পারে। নতুন সফ্টওয়্যার অ-অর্থোগোনাল (তির্যক) সমতলে তথ্য পুনর্গঠনের অনুমতি দেয়, যা অর্থোগোনাল সমতলে নয় এমন অঙ্গগুলির দৃশ্যায়নে সহায়তা করে। এটি শ্বাসনালীর শারীরবৃত্তীয় কাঠামোর দৃশ্যায়নের জন্য আরও উপযুক্ত কারণ এগুলি স্ক্যানের দিকের সাথে অর্থোগোনাল নয়। বক্র সমতল পুনর্গঠন (বা বক্র সমতলীয় সংস্কার = সিপিআর) মূলত জাহাজের মূল্যায়নের জন্য করা হয়। এই ধরনের পুনর্গঠন একটি জাহাজের বাঁক সোজা করতে সাহায্য করে, যার ফলে একটি সম্পূর্ণ জাহাজকে একক ছবিতে বা একাধিক ছবিতে কল্পনা করতে সহায়তা করে। একটি পাত্রকে "সোজা" করার পরে, ক্রস-সেকশনাল এলাকা এবং দৈর্ঘ্যের মতো পরিমাপ করা যেতে পারে। এটি একটি অস্ত্রোপচার পদ্ধতির প্রাক-অস্ত্রোপচার মূল্যায়নে সহায়ক। ডিজিটালভাবে পুনর্গঠিত রেডিওগ্রাফ সহ বাহ্যিক রশ্মি রেডিওথেরাপির গুণমান নিশ্চিতকরণ এবং পরিকল্পনার জন্য বিকিরণ থেরাপিতে ব্যবহৃত 2ডি অনুমানের জন্য, বিম-এর চোখের দৃশ্য দেখুন। আয়তন রেন্ডারিং তেজস্ক্রিয় ঘনত্বের একটি প্রান্তিক মান অপারেটর দ্বারা নির্ধারিত হয় (উদাহরণস্বরূপ, একটি স্তর যা হাড়ের সাথে মিলে যায়)। প্রান্ত সনাক্তকরণ চিত্র প্রক্রিয়াকরণ অ্যালগরিদমের সাহায্যে প্রাথমিক তথ্য থেকে একটি থ্রিডি মডেল তৈরি করা যেতে পারে এবং পর্দায় প্রদর্শিত হতে পারে। একাধিক মডেল পেতে বিভিন্ন সীমা ব্যবহার করা যেতে পারে, পেশী, হাড় এবং কার্টিলেজের মতো প্রতিটি শারীরবৃত্তীয় উপাদানকে তাদের দেওয়া বিভিন্ন রঙের ভিত্তিতে আলাদা করা যেতে পারে। যাইহোক, অপারেশন এই মোড অভ্যন্তরীণ কাঠামো দেখাতে পারে না। সারফেস রেন্ডারিং একটি সীমিত কৌশল কারণ এটি শুধুমাত্র সেই পৃষ্ঠগুলি প্রদর্শন করে যা একটি নির্দিষ্ট প্রান্তিক ঘনত্ব পূরণ করে এবং যা দর্শকের দিকে থাকে। তবে, ভলিউম রেন্ডারিংয়ে, স্বচ্ছতা, রঙ এবং ছায়াছবি ব্যবহার করা হয় যা একটি একক ছবিতে একটি ভলিউম উপস্থাপন করা সহজ করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, শ্রোণীর হাড়গুলি আধা-স্বচ্ছ হিসাবে প্রদর্শিত হতে পারে, যাতে, এমনকি একটি তির্যক কোণে দেখলেও চিত্রের একটি অংশ অন্যটিকে লুকিয়ে রাখে না। চিত্রের গুণমান ডোজ বনাম চিত্রের গুণমান আজকের রেডিওলজির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল চিত্রের গুণমানের সাথে আপস না করে সিটি পরীক্ষার সময় বিকিরণের মাত্রা কীভাবে হ্রাস করা যায়। সাধারণভাবে, উচ্চ বিকিরণ মাত্রার ফলে উচ্চ-রেজোলিউশনের ছবি তৈরি হয়, যেখানে কম মাত্রায় ছবির শব্দ বৃদ্ধি পায় এবং অস্পষ্ট ছবি তৈরি হয়। যাইহোক, বর্ধিত মাত্রা বিকিরণ-প্ররোচিত ক্যান্সারের ঝুঁকি সহ প্রতিকূল পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বাড়ায়-একটি চার-পর্যায়ের পেটের সিটি 300 বুকের এক্স-রে হিসাবে একই বিকিরণ ডোজ দেয়। সিটি স্ক্যানের সময় আয়নাইজিং বিকিরণের সংস্পর্শে আসা কমাতে পারে এমন বেশ কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। নতুন সফ্টওয়্যার প্রযুক্তি প্রয়োজনীয় বিকিরণের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে। নতুন পুনরাবৃত্তিমূলক টমোগ্রাফিক পুনর্গঠন অ্যালগরিদম (যেমন, পুনরাবৃত্তিমূলক স্পার্স অ্যাসিম্পটোটিক ন্যূনতম বৈচিত্র্য) উচ্চ বিকিরণ মাত্রার প্রয়োজন ছাড়াই সুপার-রেজোলিউশন প্রদান করতে পারে। পরীক্ষাটি পৃথক করুন এবং বিকিরণের মাত্রাটি পরীক্ষা করা শরীরের ধরন এবং শরীরের অঙ্গের সাথে সামঞ্জস্য করুন। বিভিন্ন দেহের ধরন এবং অঙ্গগুলির জন্য বিভিন্ন পরিমাণে বিকিরণের প্রয়োজন হয়। উচ্চ রেজোলিউশন সবসময় উপযুক্ত নয়, যেমন ছোট ফুসফুসের ভর সনাক্তকরণ। যদিও সিটি দ্বারা উত্পাদিত চিত্রগুলি সাধারণত স্ক্যান করা ভলিউমের বিশ্বস্ত উপস্থাপনা, তবে কৌশলটি বেশ কয়েকটি শিল্পকর্মের জন্য সংবেদনশীল, যেমন নিম্নলিখিতগুলিঃ অধ্যায় 3 এবং 5 স্ট্রিকগুলি প্রায়শই এমন উপকরণগুলির চারপাশে দেখা যায় যা বেশিরভাগ এক্স-রেকে বাধা দেয়, যেমন ধাতু বা হাড়। অসংখ্য কারণ এই রেখাগুলিতে অবদান রাখেঃ আন্ডার স্যাম্পলিং, ফোটন অনাহার, গতি, মরীচি শক্তকরণ এবং কম্পটন বিচ্ছুরণ। এই ধরনের শিল্পকর্ম সাধারণত মস্তিষ্কের পশ্চাৎ ফোসায় বা ধাতব ইমপ্লান্ট থাকলে ঘটে। নতুন পুনর্গঠন কৌশল ব্যবহার করে রেখাগুলি হ্রাস করা যেতে পারে। ধাতব শিল্পকর্ম হ্রাস (এম. এ. আর)-এর মতো পন্থাও এই শিল্পকর্মকে হ্রাস করতে পারে। এমএআর কৌশলগুলির মধ্যে রয়েছে স্পেকট্রাল ইমেজিং, যেখানে সিটি চিত্রগুলি বিভিন্ন শক্তির স্তরের ফোটন দিয়ে নেওয়া হয় এবং তারপরে জিএসআই (জেমস্টোন স্পেকট্রাল ইমেজিং) এর মতো বিশেষ সফ্টওয়্যারের সাহায্যে একবর্ণের চিত্রগুলিতে সংশ্লেষিত করা হয়। আংশিক আয়তনের প্রভাব এটি প্রান্তের "অস্পষ্টতা" হিসাবে প্রদর্শিত হয়। এর কারণ হল স্ক্যানার অল্প পরিমাণে উচ্চ-ঘনত্বের উপাদান (যেমন, হাড়) এবং বেশি পরিমাণে কম ঘনত্বের (যেমন, কার্টিলেজ) মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম। পুনর্গঠনটি ধরে নেয় যে প্রতিটি ভক্সেলের মধ্যে এক্স-রে ক্ষয় সমজাতীয়; তীক্ষ্ণ প্রান্তে এটি নাও হতে পারে। উচ্চ অ্যানিসোট্রপিক ভক্সেলগুলির প্রচলিত ব্যবহারের কারণে এটি সাধারণত জেড-দিকে (ক্র্যানিয়োক্যাডাল দিক) দেখা যায়, যার সমতল রেজোলিউশনের তুলনায় সমতলের বাইরে রেজোলিউশন অনেক কম। পাতলা টুকরো ব্যবহার করে স্ক্যানিং বা আধুনিক স্ক্যানারে আইসোট্রপিক অধিগ্রহণের মাধ্যমে এটি আংশিকভাবে কাটিয়ে ওঠা যায়। রিং আর্টিফ্যাক্ট সম্ভবত সবচেয়ে সাধারণ যান্ত্রিক নিদর্শন, এক বা একাধিক "রিং"-এর চিত্র একটি চিত্রের মধ্যে প্রদর্শিত হয়। এগুলি সাধারণত ত্রুটি বা ভুল হিসাবের কারণে দ্বিমাত্রিক এক্স-রে ডিটেক্টরে পৃথক উপাদানগুলির প্রতিক্রিয়ার বৈচিত্র্যের কারণে ঘটে। রিং শিল্পকর্মগুলি মূলত তীব্রতা স্বাভাবিককরণ দ্বারা হ্রাস করা যেতে পারে, যা সমতল ক্ষেত্র সংশোধন হিসাবেও উল্লেখ করা হয়। অবশিষ্ট বলয়গুলিকে মেরু স্থানে রূপান্তরিত করে দমন করা যেতে পারে, যেখানে সেগুলি রৈখিক ফিতেতে পরিণত হয়। এক্স-রে টমোগ্রাফি চিত্রগুলিতে রিং শিল্পকর্ম হ্রাসের তুলনামূলক মূল্যায়নে দেখা গেছে যে সিজার এবং পোস্টনোভের পদ্ধতি কার্যকরভাবে রিং শিল্পকর্মগুলিকে দমন করতে পারে। শব্দ এটি ছবিতে শস্য হিসাবে প্রদর্শিত হয় এবং কম সংকেত এবং শব্দের অনুপাতের কারণে ঘটে। এটি সাধারণত ঘটে যখন একটি পাতলা টুকরো পুরুত্ব ব্যবহার করা হয়। এটি তখনও ঘটতে পারে যখন এক্স-রে টিউবে সরবরাহ করা শক্তি শারীরবিজ্ঞানে প্রবেশ করার জন্য অপর্যাপ্ত হয়। উইন্ডমিল স্ট্রিকিং উপস্থিতি ঘটতে পারে যখন ডিটেক্টরগুলি পুনর্গঠন সমতলকে ছেদ করে। এটি ফিল্টার বা পিচ কমানোর মাধ্যমে হ্রাস করা যেতে পারে। বিম শক্তকরণ এটি একটি "কাপ্ত চেহারা" দিতে পারে যখন ধূসর স্কেল উচ্চতা হিসাবে দৃশ্যমান হয়। এটি ঘটে কারণ এক্স-রে টিউবগুলির মতো প্রচলিত উৎসগুলি একটি বহুবর্ণ বর্ণালী নির্গত করে। উচ্চতর ফোটন শক্তির স্তরের ফোটনগুলি সাধারণত কম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই কারণে, বস্তুটিকে অতিক্রম করার সময় বর্ণালীর গড় শক্তি বৃদ্ধি পায়, যা প্রায়শই "কঠিন" হয়ে যাওয়া হিসাবে বর্ণনা করা হয়। এটি সংশোধন না করা হলে উপাদানের পুরুত্বকে ক্রমবর্ধমানভাবে অবমূল্যায়ন করার প্রভাবের দিকে পরিচালিত করে। এই নিদর্শনটির জন্য সংশোধন করার জন্য অনেকগুলি অ্যালগরিদম রয়েছে। এগুলিকে একক এবং বহু-বস্তুগত পদ্ধতিতে ভাগ করা যেতে পারে। ঐতিহ্যবাহী দ্বি-মাত্রিক মেডিকেল রেডিওগ্রাফির তুলনায় সিটি স্ক্যানিংয়ের বেশ কয়েকটি সুবিধা রয়েছে। প্রথমত, সিটি আগ্রহের ক্ষেত্রের বাইরে কাঠামোর চিত্রগুলির সুপারইম্পোজিশনকে সরিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ত, সিটি স্ক্যানগুলিতে চিত্রের রেজোলিউশন বেশি থাকে, যা সূক্ষ্ম বিবরণ পরীক্ষা করতে সক্ষম করে। সিটি এমন টিস্যুগুলির মধ্যে পার্থক্য করতে পারে যা রেডিওগ্রাফিক ঘনত্বে 1 শতাংশ বা তার কম পার্থক্য করে। তৃতীয়ত, সিটি স্ক্যানিং মাল্টিপ্ল্যানার রিফর্ম্যাটেড ইমেজিং সক্ষম করেঃ স্ক্যান ডেটা ডায়াগনস্টিক কাজের উপর নির্ভর করে আড়াআড়ি (বা অক্ষীয়), করোনাল বা স্যাগিটাল প্লেনে দৃশ্যমান হতে পারে। সিটি-র উন্নত রেজোলিউশন নতুন তদন্তের বিকাশের অনুমতি দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি একটি ক্যাথেটারের আক্রমণাত্মক সন্নিবেশ এড়ায়। সিটি স্ক্যানিং একটি প্রচলিত কোলনোস্কপির তুলনায় রোগীর জন্য আরও বেশি নির্ভুলতা এবং কম অস্বস্তির সাথে একটি ভার্চুয়াল কোলনোস্কোপি সম্পাদন করতে পারে। টিউমার সনাক্তকরণের জন্য ভার্চ্যুয়াল কোলোনোগ্রাফি বেরিয়াম এনিমার তুলনায় অনেক বেশি সঠিক এবং কম বিকিরণের মাত্রা ব্যবহার করে। সিটি একটি মাঝারি থেকে উচ্চ বিকিরণ নির্ণয়ের কৌশল। একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষার জন্য বিকিরণের মাত্রা একাধিক কারণের উপর নির্ভর করেঃ ভলিউম স্ক্যান, রোগীর বিল্ড, স্ক্যান প্রোটোকলের সংখ্যা এবং প্রকার এবং পছন্দসই রেজোলিউশন এবং চিত্রের গুণমান। দুটি হেলিকাল সিটি স্ক্যানিং পরামিতি, টিউব কারেন্ট এবং পিচ, সহজেই সামঞ্জস্য করা যেতে পারে এবং বিকিরণের উপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। অ্যান্টেরিয়র ইন্টারবডি ফিউশন মূল্যায়নে দ্বি-মাত্রিক রেডিওগ্রাফগুলির তুলনায় সিটি স্ক্যানিং আরও সঠিক, যদিও তারা এখনও ফিউশনের পরিমাণকে অতিরিক্ত পড়তে পারে। বিরূপ প্রভাব ক্যান্সার সিটি স্ক্যানে ব্যবহৃত বিকিরণ ডিএনএ অণু সহ শরীরের কোষগুলিকে ক্ষতি করতে পারে, যা বিকিরণ-প্ররোচিত ক্যান্সারের কারণ হতে পারে। সিটি স্ক্যান থেকে প্রাপ্ত বিকিরণের মাত্রা পরিবর্তনশীল। সর্বনিম্ন ডোজ এক্স-রে কৌশলগুলির তুলনায়, সিটি স্ক্যানগুলিতে প্রচলিত এক্স-রেগুলির তুলনায় 100 থেকে 1,000 গুণ বেশি ডোজ থাকতে পারে। তবে, একটি কটিদেশীয় মেরুদণ্ডের এক্স-রে-র হেড সিটি-র মতো একই মাত্রা থাকে। গণমাধ্যমের নিবন্ধগুলি প্রায়শই সর্বনিম্ন-ডোজ এক্স-রে কৌশলগুলির (বুকের এক্স-রে) সাথে সর্বোচ্চ-ডোজ সিটি কৌশলগুলির তুলনা করে সিটি-র আপেক্ষিক মাত্রাকে অতিরঞ্জিত করে। সাধারণভাবে, একটি নিয়মিত পেটের সি. টি-তে তিন বছরের গড় পটভূমি বিকিরণের মতো বিকিরণ মাত্রা থাকে। বড় আকারের জনসংখ্যা-ভিত্তিক গবেষণায় ধারাবাহিকভাবে দেখানো হয়েছে যে সিটি স্ক্যান থেকে কম মাত্রার বিকিরণ বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারে ক্যান্সারের প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একটি বৃহৎ জনসংখ্যা-ভিত্তিক গোষ্ঠীতে দেখা গেছে যে মস্তিষ্কের ক্যান্সারের 4 শতাংশ পর্যন্ত সিটি স্ক্যান বিকিরণের কারণে হয়। কিছু বিশেষজ্ঞ অনুমান করেছেন যে ভবিষ্যতে সমস্ত ক্যান্সারের তিন থেকে পাঁচ শতাংশের মধ্যে মেডিকেল ইমেজিংয়ের ফল হবে। এক কোটি 99 লক্ষ মানুষের উপর করা একটি অস্ট্রেলিয়ান সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে এই গোষ্ঠীতে সিটি স্ক্যানের সংস্পর্শে আসার পরে ক্যান্সারের ক্রমবর্ধমান ঘটনা বেশিরভাগ বিকিরণের কারণে হয়েছিল। এই গোষ্ঠীতে, প্রতি 1,800 সিটি স্ক্যানের মধ্যে একটির পরে অতিরিক্ত ক্যান্সার হয়। যদি সারাজীবনে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি 40 শতাংশ হয়, তাহলে সিটি-র পরে সম্পূর্ণ ঝুঁকি 40.05 শতাংশে উন্নীত হয়। 1 থেকে 5 বছরের স্বল্প সময়ের মধ্যে পুনরাবৃত্ত সিটি স্ক্যানের মধ্য দিয়ে যাওয়া রোগীদের ক্ষেত্রে সিটি স্ক্যান বিকিরণের ঝুঁকি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কিছু বিশেষজ্ঞ লক্ষ্য করেছেন যে সিটি স্ক্যানগুলি "অতিরিক্ত ব্যবহৃত" হিসাবে পরিচিত, এবং "স্ক্যানের বর্তমান উচ্চ হারের সাথে যুক্ত উন্নত স্বাস্থ্য ফলাফলের বেদনাদায়কভাবে খুব কম প্রমাণ রয়েছে"। অন্যদিকে, উচ্চ সঞ্চিত ডোজ প্রাপ্ত রোগীদের তথ্য বিশ্লেষণ করে একটি সাম্প্রতিক গবেষণাপত্রে উচ্চ মাত্রায় উপযুক্ত ব্যবহার দেখানো হয়েছে। এটি এই রোগীদের জন্য ক্যান্সারের ঝুঁকির একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা তৈরি করে। উপরন্তু, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান যা আগে অপ্রকাশিত ছিল তা হল যে কিছু রোগী একদিনে সিটি স্ক্যান থেকে> 100 এম. এস. ভি ডোজ পেয়েছিলেন, যা কিছু তদন্তকারীদের দীর্ঘায়িত বনাম তীব্র এক্সপোজারের প্রভাবের উপর বিদ্যমান সমালোচনাকে প্রতিহত করে। পরস্পরবিরোধী মতামত রয়েছে এবং বিতর্ক চলছে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে শরীরের সিটি স্ক্যানের সাধারণ ডোজ থেকে ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধির ইঙ্গিতকারী প্রকাশনাগুলি গুরুতর পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা এবং বেশ কয়েকটি অত্যন্ত অসম্ভব ফলাফলের দ্বারা জর্জরিত, এই উপসংহারে যে কোনও প্রমাণ নির্দেশ করে না যে এই ধরনের কম ডোজ কোনও দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি করে। একটি সমীক্ষায় অনুমান করা হয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় 0.40% ক্যান্সার সিটি স্ক্যানের ফলে হয় এবং 2007 সালে সিটি ব্যবহারের হারের উপর ভিত্তি করে এটি 1.5 থেকে 2 শতাংশে উন্নীত হতে পারে। অন্যরা এই অনুমানের বিরোধিতা করে, কারণ সিটি স্ক্যানে ব্যবহৃত কম মাত্রার বিকিরণ ক্ষতির কারণ বলে কোনও ঐকমত্য নেই। অনেক ক্ষেত্রে কম বিকিরণের মাত্রা ব্যবহার করা হয়, যেমন রেনাল কোলিকের তদন্তে। একজন ব্যক্তির বয়স পরবর্তী ক্যান্সারের ঝুঁকিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক বছর বয়সী শিশুর পেটের সিটি থেকে আনুমানিক আজীবন ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর ঝুঁকি হল 0.1%, বা 1:1000 স্ক্যান। 40 বছর বয়সী ব্যক্তির ঝুঁকি 20 বছর বয়সী ব্যক্তির তুলনায় অর্ধেক এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি যথেষ্ট কম। ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন রেডিওলজিক্যাল প্রোটেকশন অনুমান করে যে একটি ভ্রূণের 10 এমজিওয়াই (বিকিরণ এক্সপোজারের একটি ইউনিট)-এর সংস্পর্শে আসার ঝুঁকি 20 বছর বয়সের আগে ক্যান্সারের হারকে 0.03% থেকে 0.04%-এ উন্নীত করে (রেফারেন্সের জন্য একটি সিটি পালমোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম একটি ভ্রূণকে 4 এমজিওয়াই-তে উন্মুক্ত করে)। 2012 সালের একটি পর্যালোচনায় শিশুদের মধ্যে চিকিৎসা বিকিরণ এবং ক্যান্সারের ঝুঁকির মধ্যে কোনও যোগসূত্র পাওয়া যায়নি, তবে যে প্রমাণগুলির উপর ভিত্তি করে পর্যালোচনা করা হয়েছে তাতে সীমাবদ্ধতার অস্তিত্ব রয়েছে। সি. টি স্ক্যানগুলি শিশুদের মধ্যে কম এক্সপোজারের জন্য বিভিন্ন সেটিংসের সাথে সঞ্চালিত করা যেতে পারে যেখানে 2007 সাল পর্যন্ত সি. টি স্ক্যানের বেশিরভাগ নির্মাতারা এই ফাংশনটি অন্তর্নির্মিত করেছেন। উপরন্তু, কিছু নির্দিষ্ট অবস্থার জন্য শিশুদের একাধিক সিটি স্ক্যানের সংস্পর্শে আসতে হতে পারে। বর্তমান প্রমাণগুলি শিশুদের সিটি স্ক্যানিংয়ের ঝুঁকি সম্পর্কে পিতামাতাকে অবহিত করার পরামর্শ দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্ধেক সিটি স্ক্যান হল বিপরীত সিটি যা শিরায় ইনজেকশন দেওয়া রেডিওকন্ট্রাষ্ট এজেন্ট ব্যবহার করে। এই এজেন্টগুলির থেকে সবচেয়ে সাধারণ প্রতিক্রিয়া হল হালকা, যার মধ্যে রয়েছে বমি বমি ভাব, বমি এবং চুলকানি। গুরুতর প্রাণঘাতী প্রতিক্রিয়া খুব কমই ঘটতে পারে। সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া অ-আয়নিক বৈসাদৃশ্য সহ 1 থেকে 3 শতাংশ এবং আয়নিক বৈসাদৃশ্য সহ 4 থেকে 12 শতাংশ মানুষের মধ্যে ঘটে। ত্বকের ফুসকুড়ি এক সপ্তাহের মধ্যে 3 শতাংশ মানুষের মধ্যে দেখা দিতে পারে। পুরানো রেডিওকনট্রাস্ট এজেন্টগুলি 1 শতাংশ ক্ষেত্রে অ্যানাফিল্যাক্সিস সৃষ্টি করে এবং নতুন, নিম্ন-মহাজাগতিক এজেন্টগুলি 0.01-0.04% ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। 1,000,000 প্রশাসনের প্রতি প্রায় 2 থেকে 30 জনের মৃত্যু ঘটে, নতুন এজেন্টগুলি নিরাপদ থাকে। যারা মহিলা, বয়স্ক বা দুর্বল স্বাস্থ্যের মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি থাকে, সাধারণত অ্যানাফিল্যাক্সিস বা তীব্র কিডনির আঘাতের জন্য গৌণ। বৈসাদৃশ্য এজেন্ট বৈসাদৃশ্য-প্ররোচিত নেফ্রোপ্যাথি প্ররোচিত করতে পারে। এই এজেন্টগুলি গ্রহণকারী 2 থেকে 7 শতাংশ মানুষের মধ্যে এটি ঘটে, যাদের আগে থেকেই কিডনি ব্যর্থতা, আগে থেকে ডায়াবেটিস রয়েছে বা ইন্ট্রাভাসকুলার ভলিউম হ্রাস পেয়েছে তাদের মধ্যে বেশি ঝুঁকি রয়েছে। হালকা কিডনির সমস্যাযুক্ত ব্যক্তিদের সাধারণত ইনজেকশনের আগে এবং পরে কয়েক ঘন্টার জন্য সম্পূর্ণ হাইড্রেশন নিশ্চিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়। মাঝারি কিডনি ব্যর্থতার জন্য, আয়োডিনযুক্ত বৈসাদৃশ্যের ব্যবহার এড়ানো উচিত; এর অর্থ হতে পারে সিটি-র পরিবর্তে একটি বিকল্প কৌশল ব্যবহার করা। যাদের গুরুতর কিডনি ব্যর্থতার জন্য ডায়ালিসিসের প্রয়োজন তাদের কম কঠোর সতর্কতার প্রয়োজন হয়, কারণ তাদের কিডনির এত কম কার্যকারিতা থাকে যে আরও কোনও ক্ষতি লক্ষণীয় হবে না এবং ডায়ালাইসিস বৈসাদৃশ্য এজেন্টকে সরিয়ে দেবে; তবে, বৈসাদৃশ্যের কোনও বিরূপ প্রভাব হ্রাস করার জন্য বৈসাদৃশ্য প্রশাসনের পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডায়ালিসিসের ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। অন্তঃশিরা বৈসাদৃশ্য ব্যবহারের পাশাপাশি, পেট পরীক্ষা করার সময় মৌখিকভাবে পরিচালিত বৈসাদৃশ্য এজেন্টগুলি প্রায়শই ব্যবহার করা হয়। এগুলি প্রায়শই ইন্ট্রাভেনাস কনট্রাস্ট এজেন্টের মতো হয়, যা ঘনত্বের প্রায় 10 শতাংশে পাতলা হয়ে যায়। যাইহোক, আয়োডিনযুক্ত বৈসাদৃশ্যের মৌখিক বিকল্প রয়েছে, যেমন খুব পাতলা (0.5-1% ডাব্লু/ভি) বেরিয়াম সালফেট সাসপেনশন। পাতলা বেরিয়াম সালফেটের সুবিধা হল যে এটি অ্যালার্জি-ধরনের প্রতিক্রিয়া বা কিডনি ব্যর্থতার কারণ হয় না, তবে সন্দেহজনক অন্ত্রের ছিদ্র বা সন্দেহজনক অন্ত্রের আঘাতের রোগীদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যায় না, কারণ ক্ষতিগ্রস্ত অন্ত্র থেকে বেরিয়াম সালফেটের ফুটো মারাত্মক পেরিটোনাইটিসের কারণ হতে পারে। কিছু সিটি স্ক্যানে শিরায় দেওয়া কনট্রাস্ট এজেন্টের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, কিডনি রোগে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে কিডনির কার্যকারিতা নষ্ট করতে পারে, যদিও এই ঝুঁকিটি এখন আগের ধারণার চেয়ে কম বলে মনে করা হয়। স্ক্যান ডোজ টেবিলটি গড় বিকিরণ এক্সপোজার রিপোর্ট করে; তবে, অনুরূপ স্ক্যান প্রকারের মধ্যে বিকিরণ মাত্রায় ব্যাপক বৈচিত্র্য থাকতে পারে, যেখানে সর্বোচ্চ মাত্রা সর্বনিম্ন মাত্রার চেয়ে 22 গুণ বেশি হতে পারে। একটি সাধারণ প্লেইন ফিল্ম এক্স-রেতে 0.01 থেকে 0.15 এমজিওয়াই এর বিকিরণ মাত্রা জড়িত থাকে, যেখানে একটি সাধারণ সিটি নির্দিষ্ট অঙ্গগুলির জন্য 10-20 এমজিওয়াই জড়িত থাকতে পারে এবং নির্দিষ্ট বিশেষায়িত সিটি স্ক্যানগুলির জন্য 80 এমজিওয়াই পর্যন্ত যেতে পারে। তুলনার উদ্দেশ্যে, প্রাকৃতিকভাবে ঘটে যাওয়া পটভূমি বিকিরণের উৎস থেকে বিশ্বের গড় ডোজ হার প্রতি বছর 2.4 এম. এস. ভি, যা এই প্রয়োগে ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে প্রতি বছর 2.4 এম. জি. ওয়াই-এর সমান। যদিও কিছু বৈচিত্র্য রয়েছে, বেশিরভাগ মানুষ (99 শতাংশ) ব্যাকগ্রাউন্ড বিকিরণ হিসাবে প্রতি বছর 7 এম. এস. ভি-র কম পেয়েছে। 2007 সালের হিসাবে মেডিকেল ইমেজিং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিকিরণ এক্সপোজারের অর্ধেকের জন্য দায়ী এবং সিটি স্ক্যানগুলি এই পরিমাণের দুই তৃতীয়াংশ তৈরি করে। যুক্তরাজ্যে এটি বিকিরণ এক্সপোজারের 15 শতাংশের জন্য দায়ী। 2007 সালের হিসাবে বিশ্বব্যাপী চিকিৎসা উৎস থেকে গড় বিকিরণ মাত্রা হল জনপ্রতি ≈ 0.6 এম. এস. ভি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শিল্পে যারা রয়েছেন তারা বছরে 50 এম. এস. ভি এবং প্রতি 5 বছরে 100 এম. এস. ভি মাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এক্স-রে থেকে রক্ষা করার জন্য রেডিওগ্রাফি কর্মীদের দ্বারা ব্যবহৃত প্রধান উপাদান হল সীসা। রেডিয়েশন ডোজ ইউনিট ধূসর বা এম. জি. ওয়াই ইউনিটে প্রকাশিত রেডিয়েশন ডোজ বিকিরণ শরীরের অংশটি যে পরিমাণ শক্তি শোষণ করবে বলে আশা করা হয় তার আনুপাতিক এবং এক্স-রে বিকিরণ দ্বারা কোষের রাসায়নিক বন্ধনের উপর শারীরিক প্রভাব (যেমন ডি. এন. এ ডাবল স্ট্র্যান্ড ব্রেক) সেই শক্তির আনুপাতিক। কার্যকর ডোজের রিপোর্টে সিভার্ট ইউনিট ব্যবহার করা হয়। সিটি স্ক্যানের প্রেক্ষাপটে সিভার্ট ইউনিটটি স্ক্যান করা শরীরের অংশটি যে প্রকৃত বিকিরণ মাত্রা শোষণ করে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তবে অন্য দৃশ্যের আরেকটি বিকিরণ মাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুরো শরীর অন্য বিকিরণ মাত্রা শোষণ করে এবং অন্য বিকিরণ মাত্রা একটি মাত্রার, যা সিটি স্ক্যানের মতো ক্যান্সার প্ররোচিত করার একই সম্ভাবনা রয়েছে বলে অনুমান করা হয়। সুতরাং, উপরের সারণিতে যেমন দেখানো হয়েছে, স্ক্যান করা শরীরের অংশ দ্বারা শোষিত প্রকৃত বিকিরণ প্রায়শই কার্যকর ডোজের তুলনায় অনেক বেশি হয়। একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ, যাকে গণনাকৃত টমোগ্রাফি ডোজ সূচক (সিটিডিআই) বলা হয়, সাধারণত স্ক্যান অঞ্চলের মধ্যে টিস্যুর জন্য বিকিরণ শোষিত মাত্রার অনুমান হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং মেডিকেল সিটি স্ক্যানার দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হয়। সমতুল্য ডোজ হল একটি কেসের কার্যকর ডোজ, যেখানে পুরো শরীর আসলে একই বিকিরণ ডোজ শোষণ করবে এবং সিভার্ট ইউনিটটি তার রিপোর্টে ব্যবহার করা হয়। অ-অভিন্ন বিকিরণ বা শরীরের শুধুমাত্র অংশে দেওয়া বিকিরণের ক্ষেত্রে, যা সিটি পরীক্ষার জন্য সাধারণ, শুধুমাত্র স্থানীয় সমতুল্য ডোজ ব্যবহার করা সমগ্র জীবের জন্য জৈবিক ঝুঁকিগুলিকে অতিরঞ্জিত করবে। বিকিরণের প্রভাব বিকিরণের সংস্পর্শে বেশিরভাগ প্রতিকূল স্বাস্থ্য প্রভাবকে দুটি সাধারণ বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারেঃ উচ্চ মাত্রার পরে কোষের হত্যা/ত্রুটির কারণে নির্ধারক প্রভাব (ক্ষতিকারক টিস্যু প্রতিক্রিয়া); স্টোকাস্টিক প্রভাব, অর্থাৎ, ক্যান্সার এবং বংশগত প্রভাব যা হয় উন্মুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ক্যান্সারের বিকাশের সাথে জড়িত যা দৈহিক কোষের রূপান্তর বা প্রজনন (জীবাণু) কোষের রূপান্তরের কারণে তাদের বংশগত রোগের কারণে উন্মুক্ত। 8 এম. এস. ভি-র একটি একক পেটের সি. টি দ্বারা ক্যান্সার হওয়ার অতিরিক্ত জীবনকালের ঝুঁকি <আই. ডি1>, বা 2,000-এর মধ্যে 1টি বলে অনুমান করা হয়। বিকিরণের সংস্পর্শে ভ্রূণের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধির কারণে, গর্ভাবস্থায় মেডিকেল ইমেজিংয়ের পছন্দের ক্ষেত্রে সিটি স্ক্যানের বিকিরণের মাত্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা। 2009 সালের অক্টোবরে, মার্কিন খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (এফডিএ) এই বিশেষ ধরনের সিটি স্ক্যানের জন্য একটি নির্দিষ্ট সুবিধায় ভুল সেটিংসের কারণে সৃষ্ট বিকিরণ পোড়ার উপর ভিত্তি করে মস্তিষ্কের পারফিউশন সিটি (পিসিটি) স্ক্যানগুলির তদন্ত শুরু করে। 18 মাসেরও বেশি সময় ধরে 256 জনেরও বেশি রোগী বিকিরণের সংস্পর্শে ছিলেন। তাদের মধ্যে 40 শতাংশেরও বেশি চুলের টুকরো হারিয়ে ফেলেছিল এবং সম্পাদকীয়টিকে সিটি গুণমান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি বাড়ানোর আহ্বান জানাতে প্ররোচিত করেছিল। এটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে "অপ্রয়োজনীয় বিকিরণ এক্সপোজার এড়ানো উচিত, উপযুক্ত অধিগ্রহণ পরামিতি সহ প্রাপ্ত একটি চিকিৎসাগতভাবে প্রয়োজনীয় সিটি স্ক্যানের সুবিধা রয়েছে যা বিকিরণের ঝুঁকিগুলিকে ছাড়িয়ে যায়"। অন্যান্য কেন্দ্রগুলিতেও অনুরূপ সমস্যার খবর পাওয়া গেছে। এই ঘটনাগুলি মানুষের ভুলের কারণে ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে। পদ্ধতি সিটি স্ক্যান পদ্ধতি অধ্যয়নের ধরন এবং অঙ্গের চিত্রের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়। রোগীকে সিটি টেবিলে শুইয়ে দেওয়া হয় এবং টেবিলের কেন্দ্রবিন্দু শরীরের অংশ অনুযায়ী করা হয়। কনট্রাস্ট বর্ধিত সি. টি-র ক্ষেত্রে আই. ভি লাইন স্থাপন করা হয়। প্রেসার ইনজেক্টর থেকে সঠিক এবং কনট্রাস্টের হার নির্বাচন করার পরে, স্কাউটকে স্থানীয়করণ এবং স্ক্যানের পরিকল্পনা করতে নিয়ে যাওয়া হয়। একবার পরিকল্পনাটি নির্বাচন করা হলে, বৈসাদৃশ্যটি দেওয়া হয়। গবেষণা অনুসারে কাঁচা তথ্য প্রক্রিয়াজাত করা হয় এবং স্ক্যানগুলি নির্ণয় করা সহজ করার জন্য যথাযথ উইণ্ডো করা হয়। প্রস্তুতি স্ক্যানের ধরন অনুযায়ী রোগীর প্রস্তুতি পরিবর্তিত হতে পারে। রোগীর সাধারণ প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছে। অবহিত সম্মতিতে স্বাক্ষর করা। আগ্রহের অঞ্চল থেকে ধাতব বস্তু এবং গহনা অপসারণ। হাসপাতালের প্রটোকল অনুযায়ী হাসপাতালের গাউন পরিবর্তন করা। কে. এফ. টি হার পরীক্ষা করা (সি. ই. সি. টি-র ক্ষেত্রে)। প্রক্রিয়া কম্পিউটড টমোগ্রাফি একটি এক্স-রে জেনারেটর ব্যবহার করে পরিচালিত হয় যা বস্তুর চারপাশে ঘোরে; এক্স-রে ডিটেক্টরগুলি এক্স-রে উত্স থেকে বৃত্তের বিপরীত দিকে অবস্থিত। এক্স-রেগুলি রোগীর মধ্য দিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে টিস্যুর ঘনত্ব অনুসারে বিভিন্ন টিস্যু দ্বারা সেগুলি আলাদাভাবে ক্ষয় হয়। প্রাপ্ত কাঁচা তথ্যের একটি চাক্ষুষ উপস্থাপনাকে সাইনোগ্রাম বলা হয়, তবুও এটি ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট নয়। একবার স্ক্যানের তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে গেলে, তথ্য অবশ্যই টমোগ্রাফিক পুনর্গঠনের একটি ফর্ম ব্যবহার করে প্রক্রিয়া করা উচিত, যা ক্রস-বিভাগীয় চিত্রগুলির একটি সিরিজ তৈরি করে। এই ক্রস-সেকশনাল চিত্রগুলি পিক্সেল বা ভক্সেলের ছোট ইউনিট দিয়ে তৈরি। সিটি স্ক্যানিং দ্বারা প্রাপ্ত একটি ছবির পিক্সেলগুলি আপেক্ষিক তেজস্ক্রিয়তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রদর্শিত হয়। পিক্সেল নিজেই প্রদর্শিত হয় টিস্যু (গুলি)-এর গড় ক্ষয় অনুসারে যা এটি হাউন্সফিল্ড স্কেলে + 3,071 (সর্বাধিক ক্ষয়কারী) থেকে −1,024 (সর্বনিম্ন ক্ষয়কারী) পর্যন্ত স্কেলে মিলে যায়। পিক্সেল হল ম্যাট্রিক্সের আকার এবং দেখার ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে একটি দ্বিমাত্রিক একক। যখন সিটি স্লাইসের পুরুত্বও ফ্যাক্টর করা হয়, তখন ইউনিটটি ভক্সেল নামে পরিচিত, যা একটি ত্রিমাত্রিক ইউনিট। জলের 0 হাউন্সফিল্ড ইউনিটের (এইচইউ) ক্ষয় রয়েছে, যেখানে বায়ু-1,000 এইচইউ, বাতিল হাড় সাধারণত + 400 এইচইউ, এবং কপালের হাড় 2,000 এইচইউ বা তার বেশি (ওএস টেম্পোরেল) পৌঁছতে পারে এবং নিদর্শন তৈরি করতে পারে। ধাতব ইমপ্লান্টগুলির ক্ষয়করণ ব্যবহৃত উপাদানটির পারমাণবিক সংখ্যার উপর নির্ভর করেঃ টাইটানিয়ামের সাধারণত পরিমাণ + 1000 এইচইউ থাকে, লোহার ইস্পাত এক্স-রে সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত করতে পারে এবং তাই, গণনা করা টমোগ্রামগুলিতে সুপরিচিত লাইন-নিদর্শনগুলির জন্য দায়ী। শিল্পকর্মগুলি নিম্ন-এবং উচ্চ-ঘনত্বের উপকরণগুলির মধ্যে আকস্মিক পরিবর্তনের কারণে ঘটে, যার ফলে তথ্যের মান প্রক্রিয়াকরণ ইলেকট্রনিক্সের গতিশীল পরিসীমা অতিক্রম করে। দ্বিমাত্রিক সিটি চিত্রগুলি প্রচলিতভাবে রেন্ডার করা হয় যাতে দৃশ্যটি রোগীর পা থেকে উপরে তাকানোর মতো হয়। অতএব, ছবির বাম দিকটি রোগীর ডানদিকে এবং তদ্বিপরীত দিকে, অন্যদিকে ছবির সামনের দিকটিও রোগীর সামনের দিকে এবং তদ্বিপরীত দিকে। এই বাম-ডান বিনিময়টি এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে চিকিৎসকরা সাধারণত রোগীদের সামনে অবস্থান করার সময় বাস্তবে থাকেন। প্রাথমিকভাবে, সিটি স্ক্যানে উত্পন্ন চিত্রগুলি দেহের দীর্ঘ অক্ষের লম্বভাবে আড়াআড়ি (অক্ষীয়) শারীরবৃত্তীয় সমতলে ছিল। আধুনিক স্ক্যানারগুলি স্ক্যানের তথ্যকে অন্যান্য সমতলে চিত্র হিসাবে পুনরায় ফর্ম্যাট করার অনুমতি দেয়। ডিজিটাল জ্যামিতি প্রক্রিয়াকরণ একটি নির্দিষ্ট অক্ষের চারপাশে ঘূর্ণন দ্বারা নেওয়া দ্বিমাত্রিক রেডিওগ্রাফিক চিত্রগুলির একটি সিরিজ থেকে দেহের অভ্যন্তরে একটি বস্তুর ত্রিমাত্রিক চিত্র তৈরি করতে পারে। এই ক্রস-বিভাগীয় চিত্রগুলি চিকিৎসা নির্ণয় এবং থেরাপির জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এক্স-রে সিটি এবং প্লেইন ফিল্ম এক্স-রে-র জন্য ব্যবহৃত কনট্রাস্ট কনট্রাস্ট মিডিয়াকে রেডিওকনট্রাস্ট বলা হয়। সি. টি-র জন্য রেডিওকন্ট্রাষ্টগুলি সাধারণভাবে আয়োডিন-ভিত্তিক। এটি রক্তনালীগুলির মতো কাঠামোগুলি তুলে ধরার জন্য দরকারী যা অন্যথায় তাদের চারপাশ থেকে বর্ণনা করা কঠিন হবে। বৈসাদৃশ্য উপাদান ব্যবহার টিস্যু সম্পর্কে কার্যকরী তথ্য পেতেও সাহায্য করতে পারে। প্রায়শই, রেডিওকন্ট্রাস্ট সহ এবং ছাড়াই ছবি তোলা হয়। এক্স-রে গণনাকৃত টমোগ্রাফির ইতিহাস কমপক্ষে 1917 সালে রেডন রূপান্তরের গাণিতিক তত্ত্বের সাথে ফিরে যায়। 1963 সালের অক্টোবরে, উইলিয়াম এইচ. ওল্ডেনডর্ফ "ঘন পদার্থ দ্বারা অস্পষ্ট অভ্যন্তরীণ বস্তুর নির্বাচিত অঞ্চলগুলি অনুসন্ধানের জন্য তেজস্ক্রিয় শক্তি যন্ত্রের" জন্য একটি মার্কিন পেটেন্ট পেয়েছিলেন। প্রথম বাণিজ্যিকভাবে কার্যকর সিটি স্ক্যানার 1972 সালে গডফ্রে হাউন্সফিল্ড আবিষ্কার করেছিলেন। প্রায়শই দাবি করা হয় যে, 1960-এর দশকে দ্য বিটলস রেকর্ডের বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব ই. এম. আই-তে প্রথম সিটি স্ক্যানার তৈরিতে সহায়তা করেছিল। প্রথম উৎপাদন এক্স-রে সিটি মেশিনকে আসলে "ই. এম. আই-স্ক্যানার" বলা হত। "টোমোগ্রাফি" শব্দটি গ্রীক শব্দ টোম (স্লাইস) এবং গ্রাফিন (লেখা) থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কম্পিউটড টমোগ্রাফি মূলত "ই. এম. আই স্ক্যান" নামে পরিচিত ছিল কারণ এটি 1970-এর দশকের গোড়ার দিকে ই. এম. আই-এর একটি গবেষণা শাখায় তৈরি করা হয়েছিল, যে সংস্থাটি আজ তার সঙ্গীত এবং রেকর্ডিং ব্যবসার জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত। এটি পরে কম্পিউটড অ্যাক্সিয়াল টমোগ্রাফি (সিএটি বা সিটি স্ক্যান) এবং বডি সেকশন রন্টজেনোগ্রাফি নামে পরিচিত হয়। "সিএটি স্ক্যান" শব্দটি আর ব্যবহার করা হয় না কারণ বর্তমান সিটি স্ক্যানগুলি মাল্টিপ্ল্যানার পুনর্গঠন করতে সক্ষম করে। এটি "সিটি স্ক্যান" কে সবচেয়ে উপযুক্ত শব্দ করে তোলে, যা রেডিওলজিস্টরা সাধারণ স্থানীয় ভাষার পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তক এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রে ব্যবহার করেন। মেডিকেল সাবজেক্ট হেডিংসে (এমইএসএইচ), "গণনাকৃত অক্ষীয় টমোগ্রাফি" 1977 থেকে 1979 সাল পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছিল, তবে বর্তমান সূচকে স্পষ্টভাবে শিরোনামে "এক্স-রে" অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 1975 সালে পল এডহলম এবং বার্টিল জ্যাকবসন সাইনোগ্রাম শব্দটি প্রবর্তন করেন। সমাজ ও সংস্কৃতি প্রচারাভিযান জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ এবং সর্বোত্তম অনুশীলনের চলমান অগ্রগতির প্রতিক্রিয়ায়, সোসাইটি ফর পেডিয়াট্রিক রেডিওলজির মধ্যে পেডিয়াট্রিক ইমেজিংয়ে রেডিয়েশন সুরক্ষার জন্য জোট গঠন করা হয়েছিল। আমেরিকান সোসাইটি অফ রেডিওলজিক টেকনোলজিস্ট, আমেরিকান কলেজ অফ রেডিওলজি এবং আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিশিস্টস ইন মেডিসিনের সাথে যৌথভাবে সোসাইটি ফর পেডিয়াট্রিক রেডিওলজি ইমেজ জেন্টলি ক্যাম্পেইন তৈরি এবং চালু করেছে যা শিশুদের রোগীদের উপর উপলব্ধ সর্বনিম্ন ডোজ এবং সেরা বিকিরণ সুরক্ষা অনুশীলনগুলি ব্যবহার করার সময় উচ্চমানের ইমেজিং অধ্যয়ন বজায় রাখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই উদ্যোগটি বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন পেশাদার চিকিৎসা সংস্থার ক্রমবর্ধমান তালিকা দ্বারা অনুমোদিত এবং প্রয়োগ করা হয়েছে এবং রেডিওলজিতে ব্যবহৃত সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির কাছ থেকে সমর্থন ও সহায়তা পেয়েছে। ইমেজ জেন্টলি প্রচারাভিযানের সাফল্যের পরে, আমেরিকান কলেজ অফ রেডিওলজি, রেডিওলজিকাল সোসাইটি অফ নর্থ আমেরিকা, আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিশিস্টস ইন মেডিসিন এবং আমেরিকান সোসাইটি অফ রেডিওলজিক টেকনোলজিস্টরা প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য একটি অনুরূপ প্রচার শুরু করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ) এই ক্ষেত্রে কাজ করছে এবং সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি বিস্তৃত করতে এবং রোগীর বিকিরণের মাত্রা কম করার জন্য চলমান প্রকল্প রয়েছে। গত দুই দশকে সি. টি-র ব্যবহার নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 2007 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আনুমানিক 72 মিলিয়ন স্ক্যান করা হয়েছিল, যা রেডিওলজিক এবং পারমাণবিক ওষুধ পদ্ধতি থেকে মোট মাথাপিছু ডোজ হারের প্রায় অর্ধেক। সিটি স্ক্যানগুলির মধ্যে ছয় থেকে এগারো শতাংশ শিশুদের ক্ষেত্রে করা হয়, যা 1980 সাল থেকে সাত থেকে আট গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউরোপ ও এশিয়াতেও একই ধরনের বৃদ্ধি দেখা গেছে। কানাডার ক্যালগেরিতে, জরুরী অভিযোগ নিয়ে জরুরী পরিস্থিতিতে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে 12.1% একটি সিটি স্ক্যান পেয়েছে, সাধারণত মাথা বা পেটের। তবে, সিটি প্রাপ্তদের শতাংশের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে পার্থক্য ছিল জরুরী চিকিৎসকের দ্বারা, যিনি তাদের 1.8 শতাংশ থেকে 25 শতাংশ পর্যন্ত দেখেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জরুরী বিভাগে, সিটি বা এমআরআই ইমেজিং করা হয় 2007 সালের হিসাবে আহতদের 15 শতাংশের মধ্যে (1998 সালে 6 শতাংশ থেকে বেশি)। সিটি স্ক্যানের বর্ধিত ব্যবহার দুটি ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি হয়েছেঃ প্রাপ্তবয়স্কদের স্ক্রিনিং (ধূমপায়ীদের মধ্যে ফুসফুসের সিটি স্ক্রিনিং, ভার্চুয়াল কলোনোস্কোপি, সিটি কার্ডিয়াক স্ক্রিনিং এবং উপসর্গহীন রোগীদের মধ্যে পুরো শরীরের সিটি) এবং শিশুদের সিটি ইমেজিং। স্ক্যানিংয়ের সময় প্রায় 1 সেকেন্ডে কমিয়ে আনা, বিষয়টিকে স্থির রাখা বা শান্ত থাকার কঠোর প্রয়োজনীয়তা দূর করা, পেডিয়াট্রিক জনসংখ্যার বড় বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ (বিশেষত অ্যাপেন্ডিসাইটিস নির্ণয়ের জন্য)। 2007 সালের হিসাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিটি স্ক্যানের একটি অনুপাত অপ্রয়োজনীয়ভাবে সঞ্চালিত হয়। কিছু অনুমান এই সংখ্যাকে 30 শতাংশ বলে মনে করে। এর বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে যার মধ্যে রয়েছেঃ আইনি উদ্বেগ, আর্থিক প্রণোদনা এবং জনসাধারণের ইচ্ছা। উদাহরণস্বরূপ, কিছু সুস্থ মানুষ স্ক্রিনিং হিসাবে পুরো শরীরের সিটি স্ক্যান গ্রহণের জন্য আগ্রহের সাথে অর্থ প্রদান করে। সেক্ষেত্রে, এটা মোটেও স্পষ্ট নয় যে সুবিধাগুলি ঝুঁকি এবং খরচের চেয়ে বেশি। আনুষঙ্গিক অ্যালোমার চিকিৎসা করা হবে কি না এবং কীভাবে তা নির্ধারণ করা জটিল, বিকিরণের সংস্পর্শে আসা নগণ্য নয় এবং স্ক্যানের জন্য অর্থের সঙ্গে সুযোগ ব্যয় জড়িত। নির্মাতারা সিটি স্ক্যানার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের প্রধান নির্মাতারা হলেনঃ জিই হেলথকেয়ার সিমেন্স হেলথাইনার্স ক্যানন মেডিকেল সিস্টেমস কর্পোরেশন (পূর্বে তোশিবা মেডিকেল সিস্টেমস) কোনিঙ্কলিজকে ফিলিপস এন. ভি. ফুজিফিল্ম হেলথকেয়ার (পূর্বে হিটাচি মেডিকেল সিস্টেমস) নিউসফ্ট মেডিকেল সিস্টেমস ইউনাইটেড ইমেজিং হেলথকেয়ার রিসার্চ ফোটন-কাউন্টিং কম্পিউটড টমোগ্রাফি বর্তমানে একটি সিটি কৌশল বিকাশের অধীনে রয়েছে। সাধারণ সিটি স্ক্যানারগুলি এনার্জি ইন্টিগ্রেটিং ডিটেক্টর ব্যবহার করে; ফোটনগুলি একটি ক্যাপাসিটারের ভোল্টেজ হিসাবে পরিমাপ করা হয় যা সনাক্ত করা এক্স-রেগুলির সাথে আনুপাতিক। যাইহোক, এই কৌশলটি গোলমাল এবং অন্যান্য কারণগুলির প্রতি সংবেদনশীল যা ভোল্টেজের রৈখিকতা এবং এক্স-রে তীব্রতার সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে। ফোটন কাউন্টিং ডিটেক্টরগুলি (পিসিডি) এখনও গোলমাল দ্বারা প্রভাবিত হয় তবে এটি ফোটনের পরিমাপ করা গণনা পরিবর্তন করে না। পিসিডিগুলির বেশ কয়েকটি সম্ভাব্য সুবিধা রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে শব্দের অনুপাতের সংকেত (এবং বৈসাদৃশ্য) উন্নত করা, মাত্রা হ্রাস করা, স্থানিক রেজোলিউশন উন্নত করা এবং একাধিক শক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে একাধিক বৈসাদৃশ্য এজেন্টকে আলাদা করা। ডিটেক্টর প্রযুক্তির উন্নতির কারণে পিসিডিগুলি সম্প্রতি সিটি স্ক্যানারগুলিতে সম্ভবপর হয়ে উঠেছে যা প্রয়োজনীয় তথ্যের পরিমাণ এবং হারের সাথে মোকাবিলা করতে পারে। 2016 সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, তিনটি স্থানে ফোটন গণনা সিটি ব্যবহার করা হচ্ছে। কিছু প্রাথমিক গবেষণায় দেখা গেছে যে স্তন ইমেজিংয়ের জন্য ফোটন গণনা সিটি-র ডোজ হ্রাসের সম্ভাবনা খুব আশাব্যঞ্জক। পুনরাবৃত্ত সিটি স্ক্যান থেকে রোগীদের উচ্চ সঞ্চিত ডোজের সাম্প্রতিক ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে, স্ক্যানিং প্রযুক্তি এবং কৌশলগুলির জন্য একটি ধাক্কা দেওয়া হয়েছে যা সিটি স্ক্যান প্রক্রিয়া চলাকালীন রোগীদের আয়নাইজিং বিকিরণ ডোজকে সাব-মিলিসিভার্ট (সাহিত্যে সাব-এম. এস. ভি) স্তরে হ্রাস করে, যা একটি দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্য। আরও দেখুন বেরিয়াম সালফেট সাসপেনশন ডসিমেট্রি টমোসিনথেসিস ভার্টপসি এক্স-রে মাইক্রোটমোগ্রাফি জেনন-বর্ধিত সিটি স্ক্যানিং রেফারেন্স বাহ্যিক লিঙ্কগুলি সিটি ইমেজিংয়ের উন্নয়ন সিটি নিদর্শন-ডেভিড প্লাটনের পিপিটি 1972 পরিচিতি ভিডিও ক্লিপযুক্ত নিবন্ধ চিকিৎসা পরীক্ষা বহুমাত্রিক সংকেত প্রক্রিয়াকরণ রেডিওলজি মেডিকেল ইমেজিং