Microtome
একটি মাইক্রোটোম (গ্রীক শব্দ মিক্রোস থেকে, যার অর্থ "ছোট", এবং টেমনিন, যার অর্থ "কাটা") একটি কাটার সরঞ্জাম যা সেকশন নামে পরিচিত উপাদানের অত্যন্ত পাতলা টুকরো তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়, এই প্রক্রিয়াটিকে মাইক্রোসেকশনিং বলা হয়। বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ, মাইক্রোটোমগুলি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সঞ্চারিত আলো বা ইলেক্ট্রন বিকিরণের অধীনে পর্যবেক্ষণের জন্য নমুনা প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। মাইক্রোটোমগুলি ইস্পাত, কাচ বা হীরার ব্লেড ব্যবহার করে যা নমুনা কাটা হচ্ছে এবং বিভাগগুলির কাঙ্ক্ষিত পুরুত্ব কাটা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে। স্টিলের ব্লেডগুলি হালকা মাইক্রোস্কোপির জন্য প্রাণী বা উদ্ভিদ টিস্যুর হিস্টোলজিকাল বিভাগ প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়। কাচের ছুরি হালকা মাইক্রোস্কোপির জন্য বিভাগগুলি কাটতে এবং ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপির জন্য খুব পাতলা বিভাগগুলি কাটতে ব্যবহৃত হয়। শিল্পমানের হীরার ছুরি হালকা মাইক্রোস্কোপি এবং ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপি উভয়ের জন্য হাড়, দাঁত এবং শক্ত উদ্ভিদ পদার্থের মতো শক্ত উপকরণগুলি কাটতে ব্যবহৃত হয়। ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপির জন্য পাতলা অংশগুলি কাটার জন্য রত্ন-মানের হীরার ছুরিও ব্যবহার করা হয়। মাইক্রোটমি হল হাড়, খনিজ এবং দাঁতের মতো উপকরণের জন্য পাতলা অংশ প্রস্তুত করার একটি পদ্ধতি এবং ইলেক্ট্রোপলিশিং এবং আয়ন মিলিংয়ের বিকল্প। মাইক্রোটোমের অংশগুলি মানুষের চুলকে তার প্রস্থ জুড়ে বিভক্ত করার জন্য যথেষ্ট পাতলা করা যেতে পারে, যার অংশের পুরুত্ব 50 এনএম এবং 100 মাইক্রোমিটারের মধ্যে থাকে। ইতিহাস হালকা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিকাশের শুরুতে, গাছপালা এবং প্রাণীদের বিভাগগুলি রেজার ব্লেড ব্যবহার করে ম্যানুয়ালি প্রস্তুত করা হত। দেখা গেছে যে পর্যবেক্ষণে থাকা নমুনার কাঠামো পর্যবেক্ষণের জন্য 100 মাইক্রন ক্রমানুসারে পরিষ্কার পুনরুত্পাদনযোগ্য কাটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যার মাধ্যমে আলো সঞ্চারিত হতে পারে। এটি সংক্রমণ মোডে হালকা অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে নমুনা পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেয়। এই ধরনের কাটা প্রস্তুতির জন্য প্রথম যন্ত্রগুলির মধ্যে একটি 1770 সালে জর্জ অ্যাডামস, জুনিয়র (1750-1795) দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছিল এবং আলেকজান্ডার কামিংস দ্বারা আরও উন্নত হয়েছিল। যন্ত্রটি হাতে পরিচালিত হয়েছিল এবং একটি সিলিন্ডারে রাখা নমুনা এবং একটি হ্যান্ড ক্র্যাঙ্ক ব্যবহার করে নমুনার উপর থেকে তৈরি করা বিভাগগুলি। 1835 সালে, অ্যান্ড্রু প্রিচার্ড একটি টেবিল ভিত্তিক মডেল তৈরি করেছিলেন যা অপারেটরকে ছুরি থেকে আলাদা করে টেবিলে যন্ত্রটি লাগিয়ে কম্পনকে পৃথক করার অনুমতি দেয়। মাঝে মাঝে, মাইক্রোটম আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেওয়া হয় শারীরবিজ্ঞানী উইলহেলম হিস, সিনিয়রকে (1865)। উইলহেলম তাঁর (জার্মান ভাষায় একটি মাইক্রোটোমের বর্ণনা) গ্রন্থে লিখেছেনঃ অন্যান্য সূত্রগুলি আরও চেক শারীরতত্ত্ববিদ জ্যান ইভানজেলিস্টা পুরকিনেকে এই বিকাশের জন্য দায়ী করে। বেশ কয়েকটি সূত্র ব্যবহারিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে পারকিন মডেলকে প্রথম বলে বর্ণনা করে। মাইক্রোটোমের উৎপত্তির অস্পষ্টতা এই কারণে যে প্রথম মাইক্রোটোমগুলি কেবল যন্ত্রপাতি কাটছিল এবং প্রাথমিক যন্ত্রগুলির বিকাশের পর্যায়টি ব্যাপকভাবে নথিভুক্ত নয়। 1800-এর দশকের শেষের দিকে, মাইক্রোটোমি দ্বারা খুব পাতলা এবং ধারাবাহিকভাবে পাতলা নমুনার বিকাশ, গুরুত্বপূর্ণ কোষের উপাদান বা অণুগুলির নির্বাচিত দাগের সাথে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিবরণের দৃশ্যমানকরণের অনুমতি দেয়। বর্তমানে, বেশিরভাগ মাইক্রোটোম একটি পরিবর্তনযোগ্য ছুরি, একটি নমুনা ধারক এবং একটি অগ্রগতি প্রক্রিয়া সহ একটি ছুরি-ব্লক নকশা। বেশিরভাগ যন্ত্রে ছুরিটির উপর দিয়ে নমুনা সরানোর মাধ্যমে নমুনা কাটা শুরু হয়, যেখানে অগ্রগতির প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এমনভাবে এগিয়ে যায় যাতে নির্বাচিত পুরুত্বের জন্য পরবর্তী কাটা তৈরি করা যায়। বিভাগের পুরুত্ব একটি সমন্বয় প্রক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যা সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেয়। মাইক্রোটোমের সবচেয়ে সাধারণ প্রয়োগগুলি হলঃ ঐতিহ্যবাহী হিস্টোলজি কৌশলঃ টিস্যুগুলি স্থির, ডিহাইড্রেটেড, ক্লিয়ার এবং গলিত প্যারাফিনের মধ্যে এম্বেড করা হয়, যা শীতল হলে একটি কঠিন ব্লক তৈরি করে। এরপরে টিস্যুটি মাইক্রোটোমে 2 থেকে 50 মাইক্রোমিটার পর্যন্ত পুরুত্বের মধ্যে কাটা হয়। সেখান থেকে টিস্যুকে একটি মাইক্রোস্কোপ স্লাইডে বসানো যেতে পারে, প্যারাফিন অপসারণের পরে উপযুক্ত জলীয় রঙ (গুলি) দিয়ে দাগ দেওয়া যেতে পারে এবং একটি হালকা মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করে পরীক্ষা করা যেতে পারে। হিমায়িত অংশ পদ্ধতিঃ জল-সমৃদ্ধ টিস্যুগুলিকে হিমায়িত করে শক্ত করা হয় এবং হিমায়িত অবস্থায় হিমায়িত মাইক্রোটম বা মাইক্রোটম-ক্রায়োস্ট্যাট দিয়ে কাটা হয়; অংশগুলি একটি হালকা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দাগ দেওয়া হয় এবং পরীক্ষা করা হয়। এই কৌশলটি প্রচলিত হিস্টোলজির (5 মিনিট বনাম 16 ঘন্টা) তুলনায় অনেক দ্রুত এবং দ্রুত রোগ নির্ণয়ের জন্য চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে একত্রে ব্যবহৃত হয়। ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রিতেও ক্রায়োসেকশন ব্যবহার করা যেতে পারে কারণ হিমায়িত টিস্যু একটি ফিক্সেটিভ ব্যবহারের চেয়ে দ্রুত টিস্যুর অবক্ষয় বন্ধ করে দেয় এবং এর রাসায়নিক গঠনকে ততটা পরিবর্তন বা আড়াল করে না। ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপি কৌশলঃ ইপোক্সি রজনতে টিস্যু এম্বেড করার পরে, একটি গ্লাস বা রত্ন গ্রেড হীরার ছুরি দিয়ে সজ্জিত একটি মাইক্রোটোম খুব পাতলা বিভাগগুলি (সাধারণত 60 থেকে 100 ন্যানোমিটার) কাটতে ব্যবহৃত হয়। বিভাগগুলি একটি উপযুক্ত ভারী ধাতব লবণের জলীয় দ্রবণ দিয়ে দাগ দেওয়া হয় এবং একটি সংক্রমণ ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এই যন্ত্রটিকে প্রায়শই আল্ট্রামাইক্রোটম বলা হয়। আল্ট্রামাইক্রোটমটি পাতলা বিভাগের আগে জরিপ বিভাগগুলি কাটতে তার কাচের ছুরি বা একটি শিল্প গ্রেড হীরার ছুরি দিয়েও ব্যবহার করা হয়। এই জরিপ বিভাগগুলি সাধারণত 0.5 থেকে 1 মাইক্রোমিটার পুরু হয় এবং একটি কাচের স্লাইডে লাগানো থাকে এবং টিইএম-এর জন্য পাতলা বিভাগের আগে একটি হালকা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অধীনে আগ্রহের ক্ষেত্রগুলি সনাক্ত করার জন্য দাগ দেওয়া হয়। টিইএম-এর জন্য পাতলা বিভাগ প্রায়শই একটি রত্ন মানের হীরার ছুরি দিয়ে করা হয়। ঐতিহ্যবাহী টিইএম কৌশলের পরিপূরক আল্ট্রামাইক্রোটমগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে একটি এসইএম চেম্বারের ভিতরে মাউন্ট করা পাওয়া যায় যাতে ব্লক মুখের পৃষ্ঠটি চিত্রায়িত করা যায় এবং তারপরে ইমেজিংয়ের জন্য পরবর্তী পৃষ্ঠটি উন্মোচন করতে মাইক্রোটোম দিয়ে অপসারণ করা যায়। এই কৌশলটিকে সিরিয়াল ব্লক-ফেস স্ক্যানিং ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপি (এসবিএফএসইএম) বলা হয়। বোটানিক্যাল মাইক্রোটমি কৌশলঃ কাঠ, হাড় এবং চামড়ার মতো শক্ত উপকরণের জন্য একটি স্লেজ মাইক্রোটমের প্রয়োজন হয়। এই মাইক্রোটোমের ভারী ব্লেড থাকে এবং নিয়মিত মাইক্রোটোমের মতো পাতলা হতে পারে না। স্পেকট্রোস্কোপি (বিশেষত এফ. টি. আই. আর বা ইনফ্রারেড স্পেকট্রোস্কোপি) কৌশলঃ পাতলা পলিমার বিভাগগুলির প্রয়োজন হয় যাতে ইনফ্রারেড রশ্মি পরীক্ষার অধীনে নমুনায় প্রবেশ করতে পারে। 20 থেকে 100 মাইক্রোমিটার পুরুত্বের মধ্যে নমুনা কাটা স্বাভাবিক। একটি পাতলা অংশে অনেক ছোট এলাকার আরও বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য, নমুনা পরিদর্শনের জন্য এফ. টি. আই. আর মাইক্রোস্কোপি ব্যবহার করা যেতে পারে। একটি সাম্প্রতিক উন্নয়ন হল লেজার মাইক্রোটম, যা একটি যান্ত্রিক ছুরির পরিবর্তে একটি ফেমটোসেকেন্ড লেজার দিয়ে লক্ষ্য নমুনাটি কেটে দেয়। এই পদ্ধতিটি যোগাযোগ-মুক্ত এবং নমুনা প্রস্তুতির কৌশলগুলির প্রয়োজন হয় না। লেজার মাইক্রোটমের নিজস্ব অবস্থায় প্রায় প্রতিটি টিস্যু কেটে ফেলার ক্ষমতা রয়েছে। প্রক্রিয়াজাত করা হচ্ছে এমন উপাদানের উপর নির্ভর করে, 10 থেকে 100 মাইক্রোমিটারের টুকরো পুরুত্ব সম্ভব। বিভাগ ব্যবধানগুলি প্রধানত উভয় ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারেঃ সিরিয়াল বিভাগঃ একটি প্যারাফিন ব্লক থেকে বিভাগগুলির একটি অবিচ্ছিন্ন ফিতা প্রাপ্ত করা এবং স্লাইডের জন্য সমস্ত ব্যবহার করা। ধাপ বিভাগঃ ব্লকের নির্দিষ্ট গভীরতায় সংগ্রহ করা হয়। স্লেজের প্রকার একটি স্লেজ মাইক্রোটম এমন একটি যন্ত্র যেখানে নমুনাটি একটি স্থির ধারকের (শাটল) মধ্যে স্থাপন করা হয়, যা তারপর একটি ছুরি জুড়ে পিছন দিকে এবং সামনের দিকে চলে যায়। আধুনিক স্লেজ মাইক্রোটোমে স্লেজ একটি রৈখিক ভারবহন উপর স্থাপন করা হয়, একটি নকশা যা মাইক্রোটোমকে সহজেই অনেক মোটা অংশ কাটতে দেয়। নমুনা এবং মাইক্রোটম ছুরির মধ্যে কোণগুলি সামঞ্জস্য করে, কাটার সময় নমুনায় প্রয়োগ করা চাপ হ্রাস করা যেতে পারে। মাইক্রোটোমের এই নকশার জন্য সাধারণ প্রয়োগগুলি হল বড় নমুনা প্রস্তুত করা, যেমন জৈবিক প্রস্তুতির জন্য প্যারাফিনে এম্বেড করা। একটি স্লেজ মাইক্রোটোমে সাধারণত কাটা পুরুত্ব 1 থেকে 60 মাইক্রোমিটারের মধ্যে পাওয়া যায়। ঘূর্ণমান এই যন্ত্রটি একটি সাধারণ মাইক্রোটোম নকশা। এই যন্ত্রটি একটি পর্যায়ক্রমিক ঘূর্ণমান ক্রিয়ার সাথে কাজ করে যাতে প্রকৃত কাটা ঘূর্ণমান গতির অংশ হয়। একটি ঘূর্ণমান মাইক্রোটোমে, ছুরি সাধারণত একটি উল্লম্ব অবস্থানে স্থির করা হয়। বাঁ দিকের চিত্রে, কাটার নীতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নমুনা ধারকের গতির মাধ্যমে, নমুনাটি ছুরির অবস্থান 1 থেকে 2-এ কাটা হয়, যে সময়ে তাজা অংশটি ছুরির উপর থাকে। ঘূর্ণমান গতির সর্বোচ্চ বিন্দুতে, নমুনা ধারকটি যে অংশটি তৈরি করতে হবে তার সমান পুরুত্ব দ্বারা অগ্রসর হয়, যার ফলে পরবর্তী অংশটি তৈরি করা যায়। অনেক মাইক্রোটোমে ফ্লাইহুইল হাত দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। এর সুবিধা হল যে একটি পরিষ্কার কাটা করা যেতে পারে, কারণ ফ্লাই হুইলের তুলনামূলকভাবে বড় ভর নমুনা কাটার সময় নমুনাটিকে থামাতে বাধা দেয়। নতুন মডেলের ফ্লাইহুইল প্রায়শই মাইক্রোটম আবরণের ভিতরে সংহত করা হয়। একটি ঘূর্ণমান মাইক্রোটোমের জন্য সাধারণত কাটা পুরুত্ব 1 থেকে 60 মাইক্রোমিটারের মধ্যে থাকে। কঠিন উপকরণের জন্য, যেমন একটি সিন্থেটিক রজন-এ এম্বেড করা একটি নমুনা, মাইক্রোটোমের এই নকশাটি 0.5 মাইক্রোমিটারের মতো কম পুরুত্ব সহ ভাল "আধা-পাতলা" বিভাগগুলিকে অনুমতি দিতে পারে। ক্রায়োমাইক্রোটম হিমায়িত নমুনা কাটার জন্য, অনেক ঘূর্ণমান মাইক্রোটম একটি তথাকথিত ক্রায়োমাইক্রোটম সেটআপে তরল-নাইট্রোজেন চেম্বারে কাটার জন্য অভিযোজিত হতে পারে। হ্রাসকৃত তাপমাত্রা নমুনার কঠোরতা বাড়ানোর অনুমতি দেয়, যেমন একটি কাচের রূপান্তরের মাধ্যমে, যা আধা-পাতলা নমুনা প্রস্তুত করার অনুমতি দেয়। তবে ফলস্বরূপ নমুনার পুরুত্ব অনুকূল করার জন্য নমুনার তাপমাত্রা এবং ছুরির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আল্ট্রামাইক্রোটম একটি আল্ট্রামাইক্রোটম হল আল্ট্রামাইক্রোটমির একটি প্রধান সরঞ্জাম। এটি অত্যন্ত পাতলা বিভাগগুলির প্রস্তুতির অনুমতি দেয়, যন্ত্রটি একটি ঘূর্ণনশীল মাইক্রোটোমের মতো একই পদ্ধতিতে কাজ করে, তবে যান্ত্রিক নির্মাণে খুব শক্ত সহনশীলতার সাথে। সতর্ক যান্ত্রিক নির্মাণের ফলস্বরূপ, মাউন্টিংয়ের রৈখিক তাপীয় সম্প্রসারণ পুরুত্বের খুব সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ প্রদান করতে ব্যবহৃত হয়। এই অত্যন্ত পাতলা কাটগুলি ট্রান্সমিশন ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ (টিইএম) এবং সিরিয়াল ব্লক-ফেস স্ক্যানিং ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপি (এসবিএফএসইএম) ব্যবহারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং কখনও কখনও হালকা-অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। এই কাটগুলির সাধারণ পুরুত্ব ট্রান্সমিশন ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপির জন্য 40 থেকে 100 এনএম এবং প্রায়শই এসবিএফএসইএম-এর জন্য 30 থেকে 50 এনএম-এর মধ্যে থাকে। বিশেষ টিইএম প্রয়োগের জন্য বা হালকা-মাইক্রোস্কোপি জরিপ বিভাগের জন্য চূড়ান্ত পাতলা অংশগুলির জন্য একটি এলাকা নির্বাচন করার জন্য 500 এনএম পুরু পর্যন্ত পুরু অংশগুলিও নেওয়া হয়। ডায়মন্ড ছুরি (বিশেষত) এবং কাচের ছুরি আল্ট্রামাইক্রোটমের সাথে ব্যবহার করা হয়। বিভাগগুলি সংগ্রহ করার জন্য, সেগুলি একটি তরলের উপরে ভাসিয়ে দেওয়া হয় যখন সেগুলি কাটা হয় এবং টিইএম নমুনা দেখার জন্য উপযুক্ত গ্রিডে যত্ন সহকারে তোলা হয়। প্রতিফলিত আলোর পাতলা-ফিল্ম হস্তক্ষেপ রঙ দ্বারা বিভাগের পুরুত্ব অনুমান করা যেতে পারে যা অত্যন্ত কম নমুনা পুরুত্বের ফলস্বরূপ দেখা যায়। কম্পনকারী মাইক্রোটোম একটি কম্পনকারী ফলক ব্যবহার করে কেটে কাজ করে, যার ফলে একটি স্থির ফলকের জন্য প্রয়োজনীয় চাপের চেয়ে কম চাপ দিয়ে কাটা যায়। কম্পনকারী মাইক্রোটোম সাধারণত কঠিন জৈবিক নমুনার জন্য ব্যবহৃত হয়। কাটা পুরুত্ব সাধারণত জীবিত টিস্যুর জন্য প্রায় 30-500 মাইক্রোমিটার এবং স্থির টিস্যুর জন্য 10-500 মাইক্রোমিটার হয়। কম্প্রেসটোম মাইক্রোটোম হল কম্পিত মাইক্রোটোমের একটি বৈচিত্র্য। টিস্যু ধরে রাখার জন্য কম্প্রেসটোম একটি নমুনা সিরিঞ্জ বা "লিপস্টিকের মতো" টিউব ব্যবহার করে। টিস্যু নমুনাটি সম্পূর্ণরূপে অ্যাগারোজ (একটি পলিস্যাকারাইড)-এ এম্বেড করা থাকে এবং টিস্যুটি ধীরে ধীরে এবং আলতো করে টিউবের বাইরে চাপ দেওয়া হয় যাতে কম্পিত ফলকটি কাটা যায়। যন্ত্রটি নিম্নলিখিত উপায়ে কাজ করেঃ নমুনা নলের প্রান্ত যেখানে টিস্যু বেরিয়ে আসে তা লোডিং প্রান্তের তুলনায় সামান্য সংকীর্ণ, যা টিউব থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে টিস্যুর মৃদু "সংকোচন" করতে দেয়। সামান্য সংকোচন শিয়ারিং, অসম কাটিং এবং কম্পন শিল্পকর্ম গঠন করতে বাধা দেয়। মনে রাখবেন যে সংকোচন প্রযুক্তি বিভাগ করা টিস্যুর ক্ষতি বা প্রভাবিত করে না। কম্প্রেসটোম মাইক্রোটোমের বেশ কয়েকটি সুবিধা রয়েছেঃ 1) অ্যাগারোজ এম্বেডিং সমস্ত দিকের পুরো নমুনাকে স্থিতিশীলতা প্রদান করে, যা টিস্যুর অসম কাটা বা ছেদন রোধ করে; 2) সংকোচন প্রযুক্তি এমনকি কাটার জন্য টিস্যুকে আলতো করে সংকুচিত করে, যাতে ফলকটি টিস্যুর বিরুদ্ধে ধাক্কা না দেয়; 3) বেশিরভাগ কম্পনকারী মাইক্রোটোমের চেয়ে দ্রুত বিভাজন; এবং 4) স্বাস্থ্যকর টিস্যু সরবরাহের জন্য এটি বয়স্ক বা আরও পরিপক্ক প্রাণীদের টিস্যু কেটে দেয়। করাত মাইক্রোটোম বিশেষত দাঁত বা হাড়ের মতো শক্ত উপকরণের জন্য। এই ধরনের মাইক্রোটোমে একটি ছিদ্রযুক্ত ঘূর্ণায়মান করাত রয়েছে, যা নমুনার মধ্য দিয়ে কেটে যায়। ন্যূনতম কাটা পুরুত্ব প্রায় 30 মাইক্রোমিটার এবং তুলনামূলকভাবে বড় নমুনার জন্য তৈরি করা যেতে পারে। লেজার মাইক্রোটম যোগাযোগ-মুক্ত স্লাইসিংয়ের জন্য একটি যন্ত্র। এম্বেডিং, হিমায়িত বা রাসায়নিক স্থিরকরণের মাধ্যমে নমুনাটির পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না, যার ফলে প্রস্তুতির পদ্ধতি থেকে শিল্পকর্মগুলি হ্রাস পায়। বিকল্পভাবে মাইক্রোটোমের এই নকশাটি হাড় বা দাঁতের পাশাপাশি কিছু সিরামিকের মতো খুব শক্ত উপকরণের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। নমুনা উপাদানের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে, অর্জনযোগ্য পুরুত্ব 10 থেকে 100 মাইক্রোমিটারের মধ্যে। যন্ত্রটি একটি ইনফ্রারেড লেজারের কাটিং অ্যাকশন ব্যবহার করে কাজ করে। যেহেতু লেজারটি নিকটবর্তী ইনফ্রারেডে একটি বিকিরণ নির্গত করে, এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য ব্যবস্থায় লেজার জৈবিক পদার্থের সাথে মিথস্ক্রিয়া করতে পারে। নমুনার মধ্যে প্রোবের তীক্ষ্ণ ফোকাসের মাধ্যমে, টিডব্লিউ/সেমি2 পর্যন্ত খুব উচ্চ তীব্রতার একটি কেন্দ্রবিন্দু অর্জন করা যেতে পারে। ফোকাল অঞ্চলে অপটিক্যাল অনুপ্রবেশের অ-রৈখিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে ফটো-ডিসরাপশন নামে পরিচিত একটি প্রক্রিয়ায় একটি উপাদান পৃথকীকরণ চালু করা হয়। লেজার পালসের সময়কালকে ফেমটোসেকেন্ডের পরিসরে সীমাবদ্ধ করে, লক্ষ্য অঞ্চলে ব্যয় করা শক্তি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, যার ফলে কাটার মিথস্ক্রিয়া অঞ্চলটি একটি মাইক্রোমিটারের নিচে সীমাবদ্ধ থাকে। এই অঞ্চলের বাইরের আল্ট্রা-শর্ট বিম প্রয়োগের সময় নমুনার অবশিষ্ট অংশে ন্যূনতম থেকে কোনও তাপীয় ক্ষতি করে না। লেজার বিকিরণ একটি দ্রুত স্ক্যানিং আয়না-ভিত্তিক অপটিক্যাল সিস্টেমে পরিচালিত হয়, যা বিম ক্রসওভারের ত্রিমাত্রিক অবস্থানের অনুমতি দেয়, যখন আগ্রহের পছন্দসই অঞ্চলে বিম ট্র্যাভার্সালের অনুমতি দেয়। উচ্চ রাস্টার হারের সাথে উচ্চ শক্তির সংমিশ্রণ স্ক্যানারকে অল্প সময়ের মধ্যে নমুনার বড় এলাকা কাটতে দেয়। লেজার মাইক্রোটোমে টিস্যু, কোষীয় কাঠামো এবং অন্যান্য ধরনের ছোট বৈশিষ্ট্যগুলির অভ্যন্তরীণ অঞ্চলের লেজার-মাইক্রোডিসেক্শনও সম্ভব। ছুরি মাইক্রোটম ছুরি ব্লেড প্রোফাইল নির্বাচন উপাদান এবং নমুনা প্রস্তুতির পাশাপাশি চূড়ান্ত নমুনা প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে (যেমন। পুরুত্ব এবং গুণমান কাটা)। নকশা এবং কাটার ধরন সাধারণত, ছুরিগুলি ছুরি ব্লেডের প্রোফাইল দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, যা প্ল্যানার অবতল, পাঁজর আকৃতির বা ছেঁড়া আকৃতির ডিজাইনের বিভাগে পড়ে। প্ল্যানার অবতল মাইক্রোটম ছুরি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তবে খুব সূক্ষ্ম এবং তাই কেবল খুব নরম নমুনার সাথে ব্যবহার করা হয়। ওয়েজ প্রোফাইল ছুরিগুলি কিছুটা বেশি স্থিতিশীল এবং ইপোক্সি বা ক্রায়োজেনিক নমুনা কাটার মতো মাঝারি শক্ত উপকরণগুলিতে ব্যবহার করা হয়। অবশেষে, তার ভোঁতা প্রান্ত সহ চিসেল প্রোফাইল, ছুরির স্থিতিশীলতা বাড়ায়, যখন কাটা অর্জনের জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে আরও বলের প্রয়োজন হয়। আল্ট্রামাইক্রোটমের জন্য, কাচ এবং হীরার ছুরি প্রয়োজন হয়, ব্লেডের কাটা প্রস্থ কয়েক মিলিমিটারের ক্রমে হয় এবং তাই শাস্ত্রীয় মাইক্রোটম ছুরিগুলির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে ছোট। কাচের ছুরি সাধারণত বিশেষ "ছুরি-নির্মাতা" ফ্র্যাকচারিং ডিভাইস ব্যবহার করে কাচের বারগুলির ফ্র্যাকচার দ্বারা তৈরি করা হয়। প্রাথমিক নমুনা প্রস্তুতির জন্য কাচের ছুরি ব্যবহার করা যেতে পারে এমনকি যেখানে চূড়ান্ত বিভাগের জন্য হীরার ছুরি ব্যবহার করা যেতে পারে। কাচের ছুরিগুলিতে সাধারণত প্লাস্টিকের টেপ দিয়ে তৈরি ছোট ছোট গর্ত থাকে, যা পরে সংগ্রহের জন্য নমুনাটি ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য জল দিয়ে ভরা হয়। ডায়মন্ড ব্লেডগুলি এই ধরনের একটি বিদ্যমান গর্তে তৈরি করা যেতে পারে, যা একই সংগ্রহ পদ্ধতির জন্য অনুমতি দেয়। মাইক্রোটোম দ্বারা কাটার আগে, জৈবিক উপকরণগুলি সাধারণত আরও কঠোর স্থিরতায় স্থাপন করা হয়, যা এম্বেডিং নামে পরিচিত। এটি নমুনার চারপাশে একটি তরল পদার্থের প্রবাহ দ্বারা অর্জন করা হয়, যেমন প্যারাফিন (মোম) বা ইপোক্সি, যা একটি ছাঁচে স্থাপন করা হয় এবং পরে একটি "ব্লক" তৈরি করার জন্য শক্ত করা হয় যা সহজেই কাটা হয়। পতন হল নমুনা উল্লম্ব এবং ছুরি ব্লেডের মধ্যে যোগাযোগের কোণ। যদি ছুরির ফলকটি সমকোণে থাকে (পতন = 90) তবে কাটা সরাসরি চাপ ভিত্তিক মোড ব্যবহার করে তৈরি করা হয় এবং তাই বলগুলি আনুপাতিকভাবে বড় হয়। যদি ছুরিটি হেলানো থাকে, তবে ছুরিটির আপেক্ষিক গতি ক্রমবর্ধমানভাবে নমুনা গতির সমান্তরাল হয়, যা একটি স্লাইসিং অ্যাকশনের অনুমতি দেয়। এই আচরণটি বড় বা শক্ত নমুনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছুরিটির প্রবণতা হল ছুরি মুখ এবং নমুনার মধ্যবর্তী কোণ। একটি সর্বোত্তম ফলাফলের জন্য, এই কোণটি যথাযথভাবে বেছে নিতে হবে। সর্বোত্তম কোণটি ছুরি জ্যামিতি, কাটা গতি এবং অন্যান্য অনেক পরামিতিগুলির উপর নির্ভর করে। যদি কোণটি শূন্যের সাথে সামঞ্জস্য করা হয়, তবে ছুরি কাটা প্রায়শই অনিয়মিত হয়ে যেতে পারে এবং এটি মসৃণ করার জন্য ছুরিটির একটি নতুন অবস্থান ব্যবহার করা আবশ্যক। যদি কোণটি খুব বড় হয়, তবে নমুনাটি চূর্ণবিচূর্ণ হতে পারে এবং ছুরিটি কাটতে পর্যায়ক্রমিক পুরুত্বের বৈচিত্র্য ঘটাতে পারে। কোণটি আরও বাড়িয়ে দিয়ে এটি খুব বড় হলে ছুরি ব্লেডেরই ক্ষতি হতে পারে। যন্ত্রটির বাণিজ্যিক প্রাপ্যতা অনেক সংস্থা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে মাইক্রোটম যন্ত্র তৈরি করে। ঘূর্ণমান মাইক্রোটম ঘূর্ণমান মাইক্রোটমগুলি জৈবিক নমুনার সুনির্দিষ্ট বিভাগের জন্য পরীক্ষাগার এবং হিস্টোলজি প্রয়োগগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। খুব কম নির্মাতাই তাদের ঘূর্ণমান মাইক্রোটম উৎপাদনের জন্য স্বীকৃত। লেইকা মাইক্রোসিস্টেম হল গবেষণাগারের সরঞ্জাম উৎপাদনের জন্য পরিচিত একটি সংস্থা। এগুলি জৈবিক নমুনার সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পাতলা বিভাগের জন্য পরিকল্পিত ঘূর্ণমান মাইক্রোটোমের একটি পরিসীমা সরবরাহ করে। সুনির্দিষ্ট যন্ত্রগুলি ঘূর্ণায়মান মাইক্রোটোম সহ টিস্যু বিভাগের সমাধানগুলিতে বিশেষজ্ঞ। তাদের মাইক্রোটোমগুলি তাদের উদ্ভাবনী নকশা এবং টিস্যু নমুনার সুনির্দিষ্ট, অভিন্ন বিভাগ সরবরাহ করার দক্ষতার জন্য স্বীকৃত। আরও দেখুন হিস্টোলজি মাইক্রোস্কোপ রেফারেন্স বাহ্যিক লিঙ্ক হিস্টোলজি ফরেস্ট্রি টুলস কাটিং মেশিন