Tiltmeter
টিল্টমিটার হল একটি সংবেদনশীল ইনক্লিনোমিটার যা উল্লম্ব স্তর থেকে মাটিতে বা কাঠামোর মধ্যে খুব ছোট পরিবর্তনগুলি পরিমাপ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। টিল্টমিটারগুলি আগ্নেয়গিরি পর্যবেক্ষণ, বাঁধগুলির ভরাট করার প্রতিক্রিয়া, সম্ভাব্য ভূমিধ্বসের ছোট গতিবিধি, জলবাহী ফ্র্যাকচারের অভিযোজন এবং আয়তন এবং লোডিং এবং ভিত্তি বসতির মতো বিভিন্ন প্রভাবের জন্য কাঠামোর প্রতিক্রিয়ার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। টিল্টমিটারগুলি সম্পূর্ণরূপে যান্ত্রিক হতে পারে বা বৈদ্যুতিন পরিমাপের জন্য কম্পন-তার বা তড়িৎবিশ্লেষ্য সংবেদকগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। একটি সংবেদনশীল যন্ত্র এক আর্ক সেকেন্ডের মতো সামান্য পরিবর্তন সনাক্ত করতে পারে। টিল্টমিটারগুলির একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, যা কিছুটা সিসমোমিটারের ইতিহাসের সমান্তরাল। প্রথম টিল্টমিটার ছিল একটি দীর্ঘ দৈর্ঘ্যের স্থির পেন্ডুলাম। এগুলি প্রথম বড় কংক্রিটের বাঁধগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং আজও ব্যবহৃত হয়, লেজার প্রতিফলকের মতো নতুন প্রযুক্তির সাথে বর্ধিত। যদিও এগুলি আগ্নেয়গিরি পর্যবেক্ষণের মতো অন্যান্য প্রয়োগের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল, তবে এগুলির স্বতন্ত্র অসুবিধা রয়েছে, যেমন তাদের বিশাল দৈর্ঘ্য এবং বায়ুপ্রবাহের প্রতি সংবেদনশীলতা। এমনকি বাঁধগুলিতেও ধীরে ধীরে আধুনিক বৈদ্যুতিন টিল্টমিটার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। আগ্নেয়গিরি এবং পৃথিবীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য তারপর জল-নল, দীর্ঘ বেসলাইন টিল্টমিটার ব্যবহার করা হয়। 1919 সালে, বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী, আলবার্ট এ. মিশেলসন উল্লেখ করেছিলেন যে তাপমাত্রার বিশৃঙ্খলা থেকে উচ্চ সংবেদনশীলতা এবং অনাক্রম্যতা অর্জনের জন্য সবচেয়ে অনুকূল ব্যবস্থা হল একটি অর্ধ-ভরা জলের পাইপের মধ্যে জল দ্বারা সংজ্ঞায়িত সমতুল্য পৃষ্ঠ ব্যবহার করা। এটি ছিল দুটি জলের পাত্রের একটি সহজ ব্যবস্থা, যা একটি দীর্ঘ জল ভর্তি নল দ্বারা সংযুক্ত ছিল। ভাঁজ যে কোনও পরিবর্তন অন্য পাত্রের তুলনায় একটি পাত্রের ভরাট চিহ্নের পার্থক্য দ্বারা নিবন্ধিত হবে। যদিও পৃথিবী-বিজ্ঞান গবেষণার জন্য বিশ্বজুড়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে এগুলি পরিচালনা করা বেশ কঠিন বলে প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, তাপমাত্রার পার্থক্যের প্রতি তাদের উচ্চ সংবেদনশীলতার কারণে, এগুলি সর্বদা মাঝরাতে পড়তে হয়। আধুনিক বৈদ্যুতিন টিল্টমিটার, যা ধীরে ধীরে অন্যান্য সমস্ত ধরনের টিল্টমিটারকে প্রতিস্থাপন করছে, একটি সাধারণ বুদ্বুদ স্তরের নীতি ব্যবহার করে, যা সাধারণ ছুতোর মিস্ত্রি স্তরে ব্যবহৃত হয়। চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, বিদ্যুদ্বাহকগুলির একটি বিন্যাস তড়িৎবিশ্লেষ্য দ্রবণে বুদ্বুদের সঠিক অবস্থানকে উচ্চ মাত্রায় নির্ভুলতার সাথে অনুধাবন করে। স্তরের যে কোনও ছোট পরিবর্তন একটি স্ট্যান্ডার্ড ডেটালগার ব্যবহার করে রেকর্ড করা হয়। এই ব্যবস্থাটি তাপমাত্রার প্রতি বেশ সংবেদনশীল এবং অন্তর্নির্মিত তাপীয় ইলেকট্রনিক্স ব্যবহার করে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতে পারে। মাইক্রোইলেক্ট্রোমেকানিকাল সিস্টেম (এমইএমএস) সেন্সর ব্যবহার করে একটি নতুন প্রযুক্তি টিল্ট অ্যাঙ্গেল পরিমাপের কাজগুলিকে একক এবং দ্বৈত অক্ষ উভয় মোডে সুবিধামত সম্পাদন করতে সক্ষম করে। অতি-উচ্চ নির্ভুলতা 2-অক্ষ এমইএমএস চালিত ডিজিটাল ইনক্লিনোমিটার/টিল্টমিটার যন্ত্রগুলি দ্রুত কোণ পরিমাপ অ্যাপ্লিকেশন এবং পৃষ্ঠ প্রোফাইলিংয়ের জন্য উপলব্ধ যার জন্য খুব উচ্চ রেজোলিউশন এবং এক আর্ক সেকেন্ডের নির্ভুলতার প্রয়োজন হয়। 2-অক্ষ এমইএমএস চালিত ইনক্লিনোমিটার/টিল্টমিটারগুলিকে ডিজিটালভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতে পারে এবং অ-রৈখিকতা এবং অপারেটিং তাপমাত্রার পরিবর্তনের জন্য সঠিকভাবে ক্রমাঙ্কন করা যেতে পারে, যার ফলে বৃহত্তর কৌণিক পরিমাপের পরিসীমা এবং বিস্তৃত অপারেটিং তাপমাত্রার পরিসীমার উপর উচ্চতর কৌণিক নির্ভুলতা এবং স্থিতিশীলতা কর্মক্ষমতা দেখা যায়। উপরন্তু, দূরত্বে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী 'বুদ্বুদ' শিশি দেখার সময় রিডিংয়ের ডিজিটাল প্রদর্শন কার্যকরভাবে প্যারালাক্স ত্রুটি প্রতিরোধ করতে পারে। টিল্টমিটারের সবচেয়ে নাটকীয় প্রয়োগ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে হয়। ইউ. এস. জি. এস-এর এই চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, হাওয়াইয়ের প্রধান আগ্নেয়গিরির (কিলাউইয়া) প্রধান কক্ষটি ম্যাগমা দিয়ে ভরাট করার এবং তারপর একটি পার্শ্বপ্রবাহে প্রবাহিত হওয়ার একটি প্যাটার্ন রয়েছে। গ্রাফটি প্রধান চেম্বারের ফোলাভাব (টিল্টমিটার দ্বারা রেকর্ড করা), সেই চেম্বারের নিষ্কাশন এবং তারপরে সংলগ্ন ভেন্টের অগ্ন্যুৎপাতের এই প্যাটার্নটি দেখায়। গ্রাফের টিল্টের শীর্ষে প্রতিটি সংখ্যা একটি রেকর্ডকৃত অগ্ন্যুৎপাত। গ্যালারি আরও দেখুন বাঁধ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ডিফারেনশিয়াল জিপিএস জিওমেকানিক ইনক্লিনোমিটার রিমোট সেন্সিং পদ্ধতি রক মেকানিক্স টিল্ট টেস্ট (জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং) রেফারেন্স ইনক্লিনোমিটার সিসমোলজি যন্ত্র আগ্নেয়গিরি ভূতাত্ত্বিক সরঞ্জাম