Viscometer
ভিস্কোমিটার (যাকে ভিস্কোসিমিটারও বলা হয়) হল এমন একটি যন্ত্র যা কোনও তরলের সান্দ্রতা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। সান্দ্রতা সহ তরলগুলির জন্য যা প্রবাহের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হয়, রিওমিটার নামে একটি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। সুতরাং, একটি রিওমিটারকে একটি বিশেষ ধরনের ভিস্কোমিটার হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ভিস্কোমিটারগুলি শুধুমাত্র ধ্রুবক সান্দ্রতা পরিমাপ করতে পারে, অর্থাৎ সান্দ্রতা যা প্রবাহের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হয় না। সাধারণভাবে, হয় তরলটি স্থির থাকে এবং একটি বস্তু তার মধ্য দিয়ে চলে যায়, অথবা বস্তুটি স্থির থাকে এবং তরলটি তার পাশ দিয়ে চলে যায়। তরল এবং একটি পৃষ্ঠের আপেক্ষিক গতির কারণে সৃষ্ট টান হল সান্দ্রতার একটি পরিমাপ। ল্যামিনার প্রবাহ হওয়ার জন্য প্রবাহের অবস্থার অবশ্যই রেনল্ডস সংখ্যার যথেষ্ট কম মান থাকতে হবে। 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসে, জলের গতিশীল সান্দ্রতা (গতিজ সান্দ্রতা × ঘনত্ব) হল 1.0038mPa·s এবং এর গতিজ সান্দ্রতা (প্রবাহ সময় × ফ্যাক্টরের গুণফল) হল 1.0022mm2/s। এই মানগুলি নির্দিষ্ট ধরনের ভিসকোমিটার ক্রমাঙ্কন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। তরল ইউ-টিউব ভিসকোমিটারের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ল্যাবরেটরি ভিসকোমিটার এই যন্ত্রগুলি গ্লাস ক্যাপিলারি ভিসকোমিটার বা অস্টওয়াল্ড ভিসকোমিটার নামেও পরিচিত, যা উইলহেলম অস্টওয়াল্ডের নামে নামকরণ করা হয়েছে। আরেকটি সংস্করণ হল উব্বেলোড ভিসকোমিটার, যা একটি নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রার স্নানের মধ্যে উল্লম্বভাবে রাখা একটি ইউ-আকৃতির কাচের নল নিয়ে গঠিত। ইউ-এর এক বাহুতে সুনির্দিষ্ট সংকীর্ণ গর্তের (কৈশিক) একটি উল্লম্ব অংশ থাকে। উপরে একটি বাল্ব রয়েছে, অন্য বাহুতে নীচের দিকে আরেকটি বাল্ব রয়েছে। ব্যবহারে, তরলটি স্তন্যপানের মাধ্যমে উপরের বাল্বের মধ্যে টানা হয়, তারপর ক্যাপিলারির মধ্য দিয়ে নিচের বাল্বের মধ্যে প্রবাহিত হতে দেওয়া হয়। দুটি চিহ্ন (একটি বাল্বের উপরে এবং একটি বাল্বের নীচে) একটি পরিচিত আয়তন নির্দেশ করে। এই চিহ্নগুলির মধ্যে তরলের মাত্রা অতিক্রম করতে যে সময় লাগে তা গতিজ সান্দ্রতার সাথে আনুপাতিক। পরিচিত বৈশিষ্ট্যের একটি তরল ব্যবহার করে ক্রমাঙ্কন করা যেতে পারে। বেশিরভাগ বাণিজ্যিক ইউনিটকে একটি রূপান্তর ফ্যাক্টর প্রদান করা হয়। দুটি চিহ্নিত বিন্দুর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ফ্যাক্টরের পরিচিত ব্যাসের কৈশিকের মধ্য দিয়ে পরীক্ষার তরল প্রবাহিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় পরিমাপ করা হয়। ভিস্কোমিটারের ফ্যাক্টর দ্বারা গৃহীত সময়কে গুণ করলে, গতিজ সান্দ্রতা পাওয়া যায়। এই ধরনের ভিস্কোমিটারগুলিকে সরাসরি-প্রবাহ বা বিপরীত-প্রবাহ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। বিপরীত-প্রবাহের ভিসকোমিটারগুলিতে চিহ্নিতকরণের উপরে জলাধার থাকে এবং সরাসরি-প্রবাহটি চিহ্নিতকরণের নীচে জলাধার সহ থাকে। এই ধরনের শ্রেণিবিন্যাস বিদ্যমান যাতে অস্বচ্ছ বা দাগযুক্ত তরল পরিমাপ করার সময়ও স্তর নির্ধারণ করা যায়, অন্যথায় তরল চিহ্নগুলিকে ঢেকে দেবে এবং স্তরটি চিহ্নটি অতিক্রম করার সময়টি অনুমান করা অসম্ভব করে তুলবে। এটি ভিস্কোমিটারকে অনুমতি দেওয়ার জন্য 1 টিরও বেশি সেট চিহ্ন রাখার অনুমতি দেয়, তাই 2 টি সময় দেয় এবং সঠিক ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য নির্ধারণযোগ্যতার পরবর্তী গণনার অনুমতি দেয়। একটি ভিসকোমিটারে দুটি সময়ের ব্যবহার কেবল তখনই সম্ভব যদি পরিমাপ করা নমুনার নিউটনীয় বৈশিষ্ট্য থাকে। অন্যথায় ড্রাইভিং হেডের পরিবর্তন, যা পালাক্রমে শিয়ার রেট পরিবর্তন করে, দুটি বাল্বের জন্য একটি ভিন্ন সান্দ্রতা তৈরি করবে। ফলিং-গোলক ভিস্কোমিটার স্টোকসের সূত্র হল ফলিং-গোলক ভিস্কোমিটারের ভিত্তি, যেখানে তরলটি একটি উল্লম্ব কাচের নলের মধ্যে স্থির থাকে। পরিচিত আকার এবং ঘনত্বের একটি গোলককে তরলের মধ্য দিয়ে নামতে দেওয়া হয়। সঠিকভাবে নির্বাচিত হলে, এটি টার্মিনাল গতিতে পৌঁছায়, যা নলের উপর দুটি চিহ্ন অতিক্রম করতে যে সময় লাগে তার দ্বারা পরিমাপ করা যায়। বৈদ্যুতিন সংবেদন অস্বচ্ছ তরলের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। শেষ বেগ, গোলকের আকার ও ঘনত্ব এবং তরলের ঘনত্ব জেনে, স্টোকসের সূত্রটি তরলের সান্দ্রতা গণনা করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। গণনার নির্ভুলতা উন্নত করতে সাধারণত ক্লাসিক পরীক্ষায় বিভিন্ন ব্যাসের ইস্পাত বল বিয়ারিংয়ের একটি সিরিজ ব্যবহার করা হয়। বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তরল হিসাবে গ্লিসারল ব্যবহার করা হয় এবং প্রক্রিয়াগুলিতে ব্যবহৃত তরলের সান্দ্রতা পরীক্ষা করার জন্য শিল্পক্ষেত্রে এই কৌশলটি ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের তেল এবং পলিমার তরল। 1851 সালে, জর্জ গ্যাব্রিয়েল স্টোকস সাধারণত অমীমাংসিত নেভিয়ার-স্টোকস সমীকরণের ছোট তরল-ভর সীমা পরিবর্তন করে একটি অবিচ্ছিন্ন সান্দ্র তরলে খুব ছোট রেনল্ডস সংখ্যা (যেমন, খুব ছোট কণা) সহ গোলাকার বস্তুর উপর প্রয়োগ করা ঘর্ষণ বলের (যাকে ড্র্যাগ বলও বলা হয়) জন্য একটি অভিব্যক্তি তৈরি করেছিলেনঃ যেখানে ঘর্ষণ বল, গোলাকার বস্তুর ব্যাসার্ধ, তরল সান্দ্রতা, কণার বেগ। যদি কণাগুলি তাদের নিজস্ব ওজনের দ্বারা সান্দ্র তরলে পতিত হয়, তবে একটি প্রান্তিক বেগ, যা স্থির বেগ নামেও পরিচিত, পৌঁছায় যখন এই ঘর্ষণ বলটি ভাসমান বলের সাথে মিলিত হয়ে মহাকর্ষীয় বলকে সঠিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ করে। ফলস্বরূপ স্থিরকরণ বেগ (বা চূড়ান্ত বেগ) দেওয়া হয় যেখানেঃ কণার স্থিরকরণ বেগ (মি/সে), উল্লম্বভাবে নীচের দিকে যদি, উপরের দিকে, কণার (মি) স্টোক্স ব্যাসার্ধ হয়, মহাকর্ষীয় ত্বরণ (মি/সে2) হয়, কণাগুলির ঘনত্ব (কেজি/মি3) হয়, তরলের ঘনত্ব (কেজি/মি3) হয়, (গতিশীল) তরল সান্দ্রতা (পা·স) হয়। লক্ষ্য করুন যে স্টোকসের প্রবাহ অনুমান করা হয়, তাই রেনল্ডস সংখ্যাটি অবশ্যই ছোট হতে হবে। এই ফলাফলের বৈধতার একটি সীমাবদ্ধ কারণ হল ব্যবহৃত গোলকের রুক্ষতা। সোজা পতিত-গোলক ভিসকোমিটারের একটি পরিবর্তন হল একটি ঘূর্ণায়মান-বল ভিসকোমিটার, যা পরীক্ষার তরলে নিমজ্জিত হওয়ার সময় একটি বলকে ঢালের নিচে গড়িয়ে যায়। একটি পেটেন্টযুক্ত ভি প্লেট ব্যবহার করে এটি আরও উন্নত করা যেতে পারে, যা ভ্রমণের দূরত্বের দিকে ঘূর্ণনের সংখ্যা বাড়ায়, যা ছোট, আরও বহনযোগ্য ডিভাইসগুলিকে অনুমতি দেয়। বলের নিয়ন্ত্রিত ঘূর্ণায়মান গতি তরলের অশান্তি এড়ায়, যা অন্যথায় একটি পতিত বলের সাথে ঘটতে পারে। এই ধরনের যন্ত্র শিপবোর্ড ব্যবহারের জন্যও উপযুক্ত। ফলিং-পিস্টন ভিসকোমিটার এর উদ্ভাবক অস্টিন নরক্রসের নামে নরক্রস ভিসকোমিটার নামেও পরিচিত। এই রুক্ষ এবং সংবেদনশীল শিল্প যন্ত্রে সান্দ্রতা পরিমাপের নীতিটি একটি পিস্টন এবং সিলিন্ডার সমাবেশের উপর ভিত্তি করে। পিস্টনটি পর্যায়ক্রমে একটি বায়ু উত্তোলন প্রক্রিয়া দ্বারা উত্থাপিত হয়, যা পিস্টন এবং সিলিন্ডারের প্রাচীরের মধ্যে ক্লিয়ারেন্স (ফাঁক) এর মাধ্যমে পরিমাপ করা উপাদানটিকে উত্থিত হওয়ার সাথে সাথে পিস্টনের নীচে গঠিত স্থানের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। সমাবেশটি সাধারণত কয়েক সেকেন্ডের জন্য ধরে রাখা হয়, তারপরে মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা পড়ে যেতে দেওয়া হয়, নমুনাটি যে পথে প্রবেশ করেছিল সেই একই পথ দিয়ে বের করে দেওয়া হয়, পরিমাপ করা তরলের উপর একটি শিয়ারিং প্রভাব তৈরি করে, যা এই ভিস্কোমিটারটিকে বিশেষভাবে সংবেদনশীল এবং নির্দিষ্ট থিক্সোট্রপিক তরল পরিমাপের জন্য ভাল করে তোলে। পতনের সময়টি সান্দ্রতার একটি পরিমাপ, যার মধ্যে পিস্টন এবং সিলিন্ডারের অভ্যন্তরের মধ্যে ছাড়পত্র পরিমাপের ছিদ্র গঠন করে। সান্দ্রতা নিয়ন্ত্রক পতনের সময় পরিমাপ করে (পতনের সময় সেকেন্ডগুলি সান্দ্রতার পরিমাপ) এবং ফলস্বরূপ সান্দ্রতার মান প্রদর্শন করে। নিয়ামক টাইম-অফ-ফল মানকে কাপ সেকেন্ড (এফ্লাক্স কাপ নামে পরিচিত), সেবোল্ট ইউনিভার্সাল সেকেন্ড (এস. ইউ. এস) বা সেন্টিপোয়েস-এ ক্রমাঙ্কন করতে পারে। শিল্পের ব্যবহার সরলতা, পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা, কম রক্ষণাবেক্ষণ এবং দীর্ঘায়ুর কারণে জনপ্রিয়। এই ধরনের পরিমাপ প্রবাহের হার বা বাহ্যিক কম্পন দ্বারা প্রভাবিত হয় না। অপারেশনের নীতিটি বিভিন্ন অবস্থার জন্য অভিযোজিত হতে পারে, যা এটিকে প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ পরিবেশের জন্য আদর্শ করে তোলে। অসিলেটিং-পিস্টন ভিসকোমিটার কখনও কখনও বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় ভিসকোমিটার বা ই. এম. ভি ভিসকোমিটার হিসাবে উল্লেখ করা হয়, 1986 সালে কেমব্রিজ ভিসকোসিটিতে (আনুষ্ঠানিকভাবে কেমব্রিজ অ্যাপ্লায়েড সিস্টেম) উদ্ভাবিত হয়েছিল। সেন্সরটি (নীচের চিত্রটি দেখুন) একটি পরিমাপ কক্ষ এবং চৌম্বকীয়ভাবে প্রভাবিত পিস্টন নিয়ে গঠিত। পরিমাপ নেওয়া হয় যার মাধ্যমে একটি নমুনা প্রথমে তাপ নিয়ন্ত্রিত পরিমাপ চেম্বারে প্রবর্তন করা হয় যেখানে পিস্টন থাকে। ইলেকট্রনিক্স একটি নিয়ন্ত্রিত চৌম্বক ক্ষেত্র সহ পরিমাপ চেম্বারের মধ্যে পিস্টনকে দোলক গতিতে চালিত করে। পিস্টন ভ্রমণের কারণে তরল (বা গ্যাস)-এর উপর একটি শিয়ার স্ট্রেস আরোপ করা হয় এবং পিস্টনের ভ্রমণের সময় পরিমাপ করে সান্দ্রতা নির্ধারণ করা হয়। নিউটনের সান্দ্রতার সূত্র অনুসারে পিস্টন এবং পরিমাপ চেম্বারের মধ্যে বলয়াকার ব্যবধান, বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের শক্তি এবং পিস্টনের ভ্রমণ দূরত্বের জন্য নির্মাণ পরামিতিগুলি সান্দ্রতা গণনা করতে ব্যবহৃত হয়। দোলক-পিস্টন ভিস্কোমিটার প্রযুক্তি পরীক্ষাগার প্রয়োগগুলিতে ছোট-নমুনা সান্দ্রতা এবং মাইক্রো-নমুনা সান্দ্রতা পরীক্ষার জন্য অভিযোজিত হয়েছে। এটি পরীক্ষাগার এবং প্রক্রিয়া উভয় পরিবেশে উচ্চ-চাপের সান্দ্রতা এবং উচ্চ-তাপমাত্রার সান্দ্রতা পরিমাপের জন্যও অভিযোজিত হয়েছে। সান্দ্রতা সেন্সরগুলি বিস্তৃত শিল্প প্রয়োগের জন্য স্কেল করা হয়েছে, যেমন সংকোচকারী এবং ইঞ্জিনগুলিতে ব্যবহারের জন্য ছোট আকারের ভিসকোমিটার, ডিপ লেপ প্রক্রিয়াগুলির জন্য ফ্লো-থ্রু ভিসকোমিটার, শোধনাগারগুলিতে ব্যবহারের জন্য ইন-লাইন ভিসকোমিটার এবং শত শত অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন। আধুনিক ইলেকট্রনিক্স থেকে সংবেদনশীলতার উন্নতি, গ্যাস সান্দ্রতা অন্বেষণকারী একাডেমিক পরীক্ষাগারগুলির সাথে দোলক-পিস্টন ভিস্কোমিটারের জনপ্রিয়তার বৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করছে। কম্পনশীল ভিসকোমিটার 1950-এর দশকের বেণ্ডিক্স যন্ত্রের, যা এমন একটি শ্রেণীর যা একটি তরলে নিমজ্জিত একটি দোলক বৈদ্যুতিন-যান্ত্রিক অনুরণকের আর্দ্রতা পরিমাপ করে কাজ করে যার সান্দ্রতা নির্ধারণ করতে হয়। রেজোনেটর সাধারণত টর্জন বা ট্রান্সভার্সলি (ক্যান্টিলিভার বিম বা টিউনিং কাঁটাচামচ হিসাবে) দোলন করে। সান্দ্রতা যত বেশি হবে, অনুরণকের উপর তত বেশি আর্দ্রতা আরোপ করা হবে। অনুরণকের ড্যাম্পিং বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে একটি দ্বারা পরিমাপ করা যেতে পারেঃ দোলককে একটি ধ্রুবক প্রশস্ততায় কম্পিত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পাওয়ার ইনপুট পরিমাপ করা। সান্দ্রতা যত বেশি হবে, দোলন বিস্তার বজায় রাখার জন্য তত বেশি শক্তির প্রয়োজন হবে। একবার উত্তেজনা বন্ধ হয়ে গেলে দোলনটির ক্ষয়ের সময় পরিমাপ করা। সান্দ্রতা যত বেশি হবে, সংকেত তত দ্রুত ক্ষয় হবে। উত্তেজনা এবং প্রতিক্রিয়া তরঙ্গের মধ্যে পর্যায় কোণের একটি ফাংশন হিসাবে অনুরণকের ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাপ করা। সান্দ্রতা যত বেশি হবে, একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পরিবর্তনের জন্য ফ্রিকোয়েন্সি তত বেশি পরিবর্তিত হবে। কম্পনকারী যন্ত্রটি একটি সংজ্ঞায়িত শিয়ার ক্ষেত্রের অভাবেও ভুগছে, যা এটিকে এমন একটি তরলের সান্দ্রতা পরিমাপের জন্য অনুপযুক্ত করে তোলে যার প্রবাহের আচরণ আগে থেকে জানা যায় না। কম্পনকারী ভিস্কোমিটারগুলি হল রুক্ষ শিল্প ব্যবস্থা যা প্রক্রিয়া অবস্থায় সান্দ্রতা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। সেন্সরের সক্রিয় অংশটি হল একটি কম্পনকারী রড। যে তরলে রডটি নিমজ্জিত হয় তার সান্দ্রতা অনুসারে কম্পনের প্রশস্ততা পরিবর্তিত হয়। এই সান্দ্রতা মিটারগুলি ক্লগিং তরল এবং উচ্চ-সান্দ্রতা তরল পরিমাপের জন্য উপযুক্ত, যার মধ্যে ফাইবার রয়েছে (1000 পিএ·এস পর্যন্ত)। বর্তমানে, বিশ্বজুড়ে অনেক শিল্প এই ভিস্কোমিটারগুলিকে সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচনা করে যার সাহায্যে বিস্তৃত তরলের সান্দ্রতা পরিমাপ করা যায়; বিপরীতে, ঘূর্ণনশীল ভিস্কোমিটারগুলির আরও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয়, বদ্ধ তরল পরিমাপ করতে অক্ষম হয় এবং নিবিড় ব্যবহারের পরে ঘন ঘন ক্রমাঙ্কন প্রয়োজন হয়। কম্পনশীল ভিস্কোমিটারগুলির কোনও চলমান অংশ নেই, কোনও দুর্বল অংশ নেই এবং সংবেদনশীল অংশটি সাধারণত ছোট হয়। এমনকি খুব মৌলিক বা অ্যাসিডিক তরলগুলি এনামেলের মতো একটি প্রতিরক্ষামূলক আবরণ যোগ করে বা সেন্সরের উপাদানগুলিকে 316 এল স্টেইনলেস স্টিলের মতো উপাদানগুলিতে পরিবর্তন করে পরিমাপ করা যেতে পারে। কম্পনকারী ভিস্কোমিটারগুলি ট্যাঙ্ক এবং পাইপগুলিতে প্রক্রিয়া তরলের সান্দ্রতা পর্যবেক্ষণ করতে সর্বাধিক ব্যবহৃত ইনলাইন যন্ত্র। কোয়ার্টজ ভিসকোমিটার কোয়ার্টজ ভিসকোমিটার একটি বিশেষ ধরনের কম্পনশীল ভিসকোমিটার। এখানে, একটি দোলক কোয়ার্টজ স্ফটিক একটি তরলে নিমজ্জিত হয় এবং দোলক আচরণের উপর নির্দিষ্ট প্রভাব সান্দ্রতাকে সংজ্ঞায়িত করে। কোয়ার্টজ ভিস্কোসিমেট্রি-র নীতিটি ডব্লিউ. পি. ম্যাসনের ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি। মূল ধারণাটি হল সান্দ্রতা নির্ধারণের জন্য একটি পাইজোইলেক্ট্রিক স্ফটিকের প্রয়োগ। দোলকের উপর যে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হয় তা সংবেদকের চলাচল ঘটায় এবং ফলস্বরূপ তরলের শিয়ারিং হয়। সংবেদকের গতি তখন তরলের বাহ্যিক শক্তি (শিয়ার স্ট্রেস) দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা সংবেদকের বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। একটি কোয়ার্টজ স্ফটিকের মাধ্যমে সান্দ্রতা নির্ধারণের পূর্বশর্ত হিসাবে ক্রমাঙ্কন পদ্ধতিটি বি-তে ফিরে যায়। বোডে, যিনি দোলন ব্যবস্থার বৈদ্যুতিক এবং যান্ত্রিক সংক্রমণ আচরণের বিশদ বিশ্লেষণকে সহজতর করেছিলেন। এই ক্রমাঙ্কনের ভিত্তিতে, কোয়ার্টজ ভিস্কোসিমিটার তৈরি করা হয়েছিল যা বিশ্রাম এবং প্রবাহিত তরলগুলিতে অবিচ্ছিন্ন সান্দ্রতা নির্ধারণের অনুমতি দেয়। কোয়ার্টজ স্ফটিক মাইক্রোব্যালেন্স স্ফটিকের পৃষ্ঠের সংস্পর্শে থাকা তরল এবং পাতলা ফিল্মের পরিবাহিতা বর্ণালী পরিমাপ করার জন্য কোয়ার্টজে অন্তর্নিহিত পাইজোইলেক্ট্রিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা কোয়ার্টজ স্ফটিক মাইক্রোব্যালেন্স একটি কম্পনশীল ভিস্কোমিটার হিসাবে কাজ করে। এই বর্ণালী থেকে, কোয়ার্টজ স্ফটিকের অনুরণিত এবং ওভারটোন ফ্রিকোয়েন্সিগুলির জন্য ফ্রিকোয়েন্সি স্থানান্তর এবং শিখরগুলির সম্প্রসারণ ট্র্যাক করা হয় এবং ভরের পরিবর্তনগুলির পাশাপাশি সান্দ্রতা, শিয়ার মডুলাস এবং তরল বা পাতলা ফিল্মের অন্যান্য ভিস্কোইলাস্টিক বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। সান্দ্রতা পরিমাপের জন্য কোয়ার্টজ স্ফটিক মাইক্রোব্যালেন্স ব্যবহার করার একটি সুবিধা হল সঠিক পরিমাপ পাওয়ার জন্য অল্প পরিমাণে নমুনা প্রয়োজন। যাইহোক, নমুনা প্রস্তুতির কৌশল এবং ফিল্ম বা বাল্ক তরলের পুরুত্বের উপর নির্ভরশীল সান্দ্রতা বৈশিষ্ট্যের কারণে, নমুনার মধ্যে সান্দ্রতা পরিমাপে 10 শতাংশ পর্যন্ত ত্রুটি থাকতে পারে। একটি কোয়ার্টজ স্ফটিক মাইক্রোব্যালেন্স ব্যবহার করে তরলের সান্দ্রতা পরিমাপ করার একটি আকর্ষণীয় কৌশল যা পরিমাপের ধারাবাহিকতা উন্নত করে একটি ড্রপ পদ্ধতি ব্যবহার করে। একটি পাতলা আবরণ তৈরি বা কোয়ার্টজ স্ফটিককে তরলে ডুবিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে, আগ্রহের তরলের একটি বিন্দু স্ফটিকের পৃষ্ঠে ফেলে দেওয়া হয়। নিম্নলিখিত সমীকরণটি ব্যবহার করে ফ্রিকোয়েন্সি ডেটার স্থানান্তর থেকে সান্দ্রতা বের করা হয় যেখানে অনুরণন ফ্রিকোয়েন্সি, তরলের ঘনত্ব, কোয়ার্টজের শিয়ার মডুলাস এবং কোয়ার্টজের ঘনত্ব। এই কৌশলটির একটি সম্প্রসারণ কোয়ার্টজ স্ফটিকের উপর জমা হওয়া ড্রপের আকার দ্বারা অনুরণিত ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তনকে সংশোধন করে। ঘূর্ণনশীল ভিসকোমিটারগুলি এই ধারণাটি ব্যবহার করে যে কোনও তরলে কোনও বস্তুকে ঘোরানোর জন্য প্রয়োজনীয় টর্ক সেই তরলের সান্দ্রতার একটি ফাংশন। তারা একটি জ্ঞাত গতিতে একটি তরলের মধ্যে একটি ডিস্ক বা বব ঘোরানোর জন্য প্রয়োজনীয় টর্ক পরিমাপ করে। "কাপ এবং বব" ভিসকোমিটারগুলি একটি পরীক্ষা কোষের মধ্যে একটি নমুনার সঠিক আয়তন নির্ধারণ করে কাজ করে; একটি নির্দিষ্ট ঘূর্ণন গতি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় টর্ক পরিমাপ করা হয় এবং অঙ্কন করা হয়। "কাপ এবং বব" ভিস্কোমিটারে দুটি ধ্রুপদী জ্যামিতি রয়েছে, যা "কুয়েট" বা "সিয়ারল" সিস্টেম হিসাবে পরিচিত, যা কাপ বা বব ঘোরায় কিনা তার দ্বারা আলাদা করা হয়। ঘূর্ণায়মান কাপটি কিছু ক্ষেত্রে পছন্দ করা হয় কারণ এটি খুব উচ্চ শিয়ার হারে টেলর ভোর্টিসের সূচনা হ্রাস করে, তবে ঘূর্ণায়মান ববটি সাধারণত ব্যবহৃত হয়, কারণ যন্ত্রের নকশা অন্যান্য জ্যামিতির জন্যও আরও নমনীয় হতে পারে। "শঙ্কু এবং প্লেট" ভিস্কোমিটারগুলি একটি সমতল প্লেটের কাছাকাছি একটি সংকীর্ণ-কোণযুক্ত শঙ্কু ব্যবহার করে। এই পদ্ধতিতে, যে কোনও নির্দিষ্ট ঘূর্ণন গতিতে জ্যামিতিগুলির মধ্যে শিয়ার হার স্থির থাকে। শিয়ার স্ট্রেস (টর্ক থেকে) এবং শিয়ার রেট (কৌণিক বেগ থেকে) থেকে সহজেই সান্দ্রতা গণনা করা যায়। যদি কোনও জ্যামিতি সহ একটি পরীক্ষা একাধিক শিয়ার হার বা চাপের একটি টেবিলের মধ্য দিয়ে চলে, তবে তথ্যটি একটি প্রবাহ বক্ররেখা অঙ্কন করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, যা সান্দ্রতা বনাম শিয়ার হারের একটি গ্রাফ। যদি উপরের পরীক্ষাটি পরিমাপ করা মানের জন্য ধীরে ধীরে করা হয় (যদি হার নিয়ন্ত্রণ করা হয়, বা বিপরীতভাবে শিয়ার স্ট্রেস) প্রতিটি ধাপে একটি স্থিতিশীল মানে পৌঁছানোর জন্য, তথ্যটিকে "ভারসাম্য" বলা হয় এবং গ্রাফটি তখন একটি "ভারসাম্য প্রবাহ বক্ররেখা" হয়। এটি অ-ভারসাম্য পরিমাপের তুলনায় অগ্রাধিকারযোগ্য, কারণ তথ্যগুলি সাধারণত একাধিক অন্যান্য যন্ত্র বা অন্যান্য জ্যামিতির সাথে প্রতিলিপি করা যেতে পারে। শিয়ার রেট এবং শিয়ার স্ট্রেস ফর্ম ফ্যাক্টরগুলির গণনা রিওমিটার এবং ভিসকোমিটারগুলি টর্ক এবং কৌণিক বেগের সাথে কাজ করে। যেহেতু সান্দ্রতা সাধারণত শিয়ার স্ট্রেস এবং শিয়ার হারের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হয়, তাই "যন্ত্র সংখ্যা" থেকে "রিওলজি সংখ্যা" রূপান্তর করার জন্য একটি পদ্ধতির প্রয়োজন। একটি যন্ত্রে ব্যবহৃত প্রতিটি পরিমাপ ব্যবস্থার টর্ককে শিয়ার স্ট্রেস-এ রূপান্তর করতে এবং কৌণিক বেগকে শিয়ার হারে রূপান্তর করতে তার সাথে সম্পর্কিত "ফর্ম ফ্যাক্টর" রয়েছে। আমরা শিয়ার স্ট্রেস ফর্ম ফ্যাক্টর এবং শিয়ার রেট ফ্যাক্টরকে ডাকব। শিয়ার স্ট্রেস = টর্ক। শিয়ার হার = × কৌণিক বেগ। সমান্তরাল প্লেটের মতো কিছু পরিমাপ ব্যবস্থার জন্য, ব্যবহারকারী পরিমাপ ব্যবস্থার মধ্যে ব্যবধান নির্ধারণ করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সমীকরণটি হল শিয়ার হার = × কৌণিক বেগ/ফাঁক। সান্দ্রতা = শিয়ার স্ট্রেস/শিয়ার হার। নিম্নলিখিত বিভাগগুলি দেখায় যে প্রতিটি পরিমাপ ব্যবস্থার জন্য ফর্ম ফ্যাক্টরগুলি কীভাবে গণনা করা হয়। শঙ্কু এবং প্লেট যেখানে শঙ্কু ব্যাসার্ধ, সেটি রেডিয়ানের শঙ্কু কোণ। সমান্তরাল প্লেট যেখানে প্লেটের ব্যাসার্ধ। দ্রষ্টব্যঃ একটি সমান্তরাল প্লেটের জন্য ব্যাসার্ধ জুড়ে শিয়ার স্ট্রেস পরিবর্তিত হয়। উপরের সূত্রটি 3/4 ব্যাসার্ধের অবস্থানকে বোঝায় যদি পরীক্ষার নমুনাটি নিউটনীয় হয়। সমাক্ষ সিলিন্ডার যেখানেঃ গড় ব্যাসার্ধ, অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ, বাইরের ব্যাসার্ধ, সিলিন্ডারের উচ্চতা। দ্রষ্টব্যঃ শিয়ার স্ট্রেসকে গড় ব্যাসার্ধে ঘটে। বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয়ভাবে ঘূর্ণায়মান-গোলক ভিসকোমিটার (ইএমএস ভিসকোমিটার) বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় মিথস্ক্রিয়া দ্বারা চালিত একটি গোলকের ঘূর্ণন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তরলের সান্দ্রতা পরিমাপ করেঃ একটি রটারের সাথে সংযুক্ত দুটি চুম্বক একটি ঘূর্ণায়মান চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে। পরিমাপ করার জন্য নমুনা 3 একটি ছোট টেস্ট টিউব 2-এ রয়েছে। নলের ভিতরে একটি অ্যালুমিনিয়াম গোলক 4 রয়েছে। নলটি একটি তাপমাত্রা-নিয়ন্ত্রিত চেম্বার 1-এ অবস্থিত এবং এমনভাবে সেট করা হয় যে গোলকটি দুটি চুম্বকের কেন্দ্রে অবস্থিত। ঘূর্ণায়মান চৌম্বক ক্ষেত্র গোলকের মধ্যে এডি স্রোতকে প্ররোচিত করে। চৌম্বক ক্ষেত্র এবং এই এডি স্রোতের মধ্যে ফলস্বরূপ লরেঞ্জ মিথস্ক্রিয়া টর্ক তৈরি করে যা গোলককে ঘোরায়। গোলকের ঘূর্ণন গতি নির্ভর করে চৌম্বক ক্ষেত্রের ঘূর্ণন বেগ, চৌম্বক ক্ষেত্রের মাত্রা এবং গোলকের চারপাশে নমুনার সান্দ্রতার উপর। কোষের নীচে অবস্থিত একটি ভিডিও ক্যামেরা 5 দ্বারা গোলকের গতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। গোলকের উপর প্রয়োগ করা টর্ক চৌম্বক ক্ষেত্র এবং গোলকের কৌণিক বেগের পার্থক্যের সাথে আনুপাতিক। এইভাবে তরলের সান্দ্রতা এবং এর মধ্যে একটি রৈখিক সম্পর্ক রয়েছে। এই নতুন পরিমাপের নীতিটি সাকাই এবং অন্যান্যরা তৈরি করেছিলেন। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইএমএস ভিসকোমিটার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য দ্বারা অন্যান্য ঘূর্ণনশীল ভিসকোমিটার থেকে নিজেকে আলাদা করেঃ ভিসকোমিটারের সমস্ত অংশ যা নমুনার সাথে সরাসরি যোগাযোগে আসে তা নিষ্পত্তিযোগ্য এবং সস্তা। পরিমাপগুলি একটি সিল করা নমুনা পাত্রে করা হয়। ইএমএস ভিস্কোমিটারের জন্য খুব কম নমুনা পরিমাণের (0.3 মিলি) প্রয়োজন হয়। স্ট্যাবিঙ্গার ভিসকোমিটার ক্লাসিক কুয়েট-টাইপ ঘূর্ণন ভিসকোমিটারকে সংশোধন করে, একটি বিস্তৃত পরিমাপের পরিসরের সাথে গতিবিদ্যার সান্দ্রতা নির্ধারণের নির্ভুলতাকে একত্রিত করা সম্ভব। স্ট্যাবিঙ্গার ভিস্কোমিটারের বাইরের সিলিন্ডারটি একটি নমুনা-ভরা নল যা তাপমাত্রা-নিয়ন্ত্রিত তামার হাউজিংয়ে ধ্রুবক গতিতে ঘোরে। ফাঁপা অভ্যন্তরীণ সিলিন্ডার-একটি শঙ্কুযুক্ত ঘূর্ণক হিসাবে আকৃতির-হাইড্রোডায়নামিক তৈলাক্তকরণ প্রভাব এবং কেন্দ্রাতিগ বল দ্বারা নমুনার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়। এইভাবে সমস্ত ভারবহন ঘর্ষণ, বেশিরভাগ ঘূর্ণন যন্ত্রের একটি অনিবার্য কারণ, সম্পূর্ণরূপে এড়ানো হয়। ঘূর্ণায়মান তরলের শিয়ার বল রটারকে চালিত করে, অন্যদিকে রটারের অভ্যন্তরে একটি চুম্বক পার্শ্ববর্তী তামার আবাসন সহ একটি এডি কারেন্ট ব্রেক গঠন করে। ড্রাইভিং এবং বিলম্বিত শক্তির মধ্যে একটি ভারসাম্য রটার গতি প্রতিষ্ঠিত হয়, যা গতিশীল সান্দ্রতার একটি দ্ব্যর্থহীন পরিমাপ। ঘূর্ণায়মান চৌম্বক ক্ষেত্রের ফ্রিকোয়েন্সি গণনা করে হল-এফেক্ট সেন্সর দ্বারা সরাসরি যোগাযোগ ছাড়াই গতি এবং টর্ক পরিমাপ প্রয়োগ করা হয়। এটি একটি একক পরিমাপ ব্যবস্থার সাথে 50 পি. এন. মি. এর একটি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট টর্ক রেজোলিউশন এবং 0 থেকে 30,000 এম. পি. এ. এস পর্যন্ত একটি বিস্তৃত পরিমাপের পরিসরের অনুমতি দেয়। দোলক ইউ-টিউব নীতির উপর ভিত্তি করে একটি অন্তর্নির্মিত ঘনত্ব পরিমাপ পরিমাপ করা গতিশীল সান্দ্রতা থেকে গতিজ সান্দ্রতা নির্ধারণের অনুমতি দেয় যেখানে সম্পর্কটি নিযুক্ত করেঃ গতিজ সান্দ্রতা (মিমি2/এস), গতিশীল সান্দ্রতা (এমপিএ·এস), ঘনত্ব (জি/সেমি3)। রেজিন এবং বার্নিশের মতো পরিচিত তরলের কাইনেমেটিক সান্দ্রতা দ্রুত নির্ধারণ করতে বাবল ভিসকোমিটার ব্যবহার করা হয়। একটি বায়ু বুদ্বুদ উত্থানের জন্য প্রয়োজনীয় সময়টি তরলের সান্দ্রতার সাথে সরাসরি আনুপাতিক, তাই বুদ্বুদটি যত দ্রুত উত্থিত হবে, সান্দ্রতা তত কম হবে। বর্ণানুক্রমিক-তুলনা পদ্ধতিতে অক্ষরযুক্ত রেফারেন্স টিউবগুলির 4 টি সেট ব্যবহার করা হয়, A5 থেকে Z10, পরিচিত সান্দ্রতার 0.005 থেকে 1,000 স্টোক পর্যন্ত সান্দ্রতা পরিসীমা আবরণ করতে। ডাইরেক্ট-টাইম পদ্ধতিটি "বুদ্বুদ সেকেন্ড" নির্ধারণের জন্য একটি একক 3-লাইন টাইমস টিউব ব্যবহার করে, যা পরে স্টোকে রূপান্তরিত হতে পারে। এই পদ্ধতিটি যথেষ্ট সঠিক, তবে নলের মধ্যে বুদ্বুদের আকার পরিবর্তনের কারণে ভাসমানতার বৈচিত্র্যের কারণে পরিমাপগুলি পরিবর্তিত হতে পারে। যাইহোক, এটি কোনও ধরনের গুরুতর ভুল গণনার কারণ হয় না। আয়তক্ষেত্রাকার-স্লিট ভিসকোমিটার একটি আয়তক্ষেত্রাকার-স্লিট ভিসকোমিটার/রিওমিটারের মৌলিক নকশাটি অভিন্ন ক্রস-বিভাগীয় এলাকা সহ একটি আয়তক্ষেত্রাকার-স্লিট চ্যানেল নিয়ে গঠিত। একটি পরীক্ষার তরল এই চ্যানেলের মধ্য দিয়ে ধ্রুবক প্রবাহের হারে পাম্প করা হয়। একাধিক চাপ সেন্সর প্রবাহ-ভিত্তিক দিক বরাবর রৈখিক দূরত্বে ফ্লাশ-মাউন্ট করে চাপ হ্রাস পরিমাপ করে যেমন চিত্রটিতে চিত্রিত করা হয়েছেঃ পরিমাপের নীতিঃ একটি সান্দ্র তরল প্রবাহকে প্রতিরোধ করে, যা ছিদ্রের দৈর্ঘ্য বরাবর হ্রাসমান চাপ প্রদর্শন করে, এই মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে। চাপ হ্রাস বা ড্রপ () প্রাচীরের সীমানায় শিয়ার স্ট্রেসের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আপাত শিয়ার হার সরাসরি প্রবাহের হার এবং ছিদ্রের মাত্রার সাথে সম্পর্কিত। আপাত শিয়ার হার, শিয়ার স্ট্রেস এবং আপাত সান্দ্রতা গণনা করা হয়ঃ যেখানে আপাত শিয়ার হার (এস-1), শিয়ার স্ট্রেস (পিএ), আপাত সান্দ্রতা (পিএএস), হল শীর্ষস্থানীয় চাপ সেন্সর এবং শেষ চাপ সেন্সরের (পিএ) মধ্যে চাপের পার্থক্য, হল প্রবাহের হার (মিলি/এস), হল প্রবাহ চ্যানেলের প্রস্থ (মিমি), হল প্রবাহ চ্যানেলের গভীরতা (মিমি), হল শীর্ষস্থানীয় চাপ সেন্সর এবং শেষ চাপ সেন্সরের (মিমি) মধ্যে দূরত্ব। একটি তরলের সান্দ্রতা নির্ধারণ করতে, তরল নমুনাটি স্থির প্রবাহের হারে স্লিট চ্যানেলের মাধ্যমে পাম্প করা হয় এবং চাপ হ্রাস পরিমাপ করা হয়। এই সমীকরণগুলি অনুসরণ করে, আপাত শিয়ার হারের জন্য আপাত সান্দ্রতা গণনা করা হয়। একটি নিউটনীয় তরলের জন্য, আপাত সান্দ্রতা প্রকৃত সান্দ্রতার সমান, এবং একক শিয়ার-রেট পরিমাপ যথেষ্ট। অ-নিউটনীয় তরলের ক্ষেত্রে আপাত সান্দ্রতা প্রকৃত সান্দ্রতা নয়। প্রকৃত সান্দ্রতা অর্জনের জন্য, আপাত সান্দ্রতা একাধিক আপাত শিয়ার হারে পরিমাপ করা হয়। তারপর ওয়েইসেনবার্গ-রাবিনোউইচ-মুনি সংশোধন ফ্যাক্টর ব্যবহার করে বিভিন্ন শিয়ার হারে প্রকৃত সান্দ্রতা গণনা করা হয়ঃ গণনা করা প্রকৃত সান্দ্রতা একই শিয়ার হারে শঙ্কু এবং প্লেটের মানের সমান। আপাত এক্সটেনশনাল সান্দ্রতা নির্ধারণের জন্য আয়তক্ষেত্রাকার-স্লিট ভিস্কোমিটার/রিওমিটারের একটি পরিবর্তিত সংস্করণও ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্রেবস ভিসকোমিটার একটি তরলের সান্দ্রতা পরিমাপ করতে একটি ডিজিটাল গ্রাফ এবং একটি ছোট পার্শ্বীয় স্পিন্ডল ব্যবহার করে। এটি মূলত রং শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বিবিধ ভিসকোমিটার প্রকার অন্যান্য ভিসকোমিটার প্রকার বল বা অন্যান্য বস্তু ব্যবহার করে। যে ভিসকোমিটারগুলি অ-নিউটনীয় তরলগুলিকে চিহ্নিত করতে পারে তাদের সাধারণত রিওমিটার বা প্লাস্টোমিটার বলা হয়। আই. সি. আই "অস্কার" ভিস্কোমিটারে, তরলের একটি সিল করা ক্যান টরসিয়োনালভাবে দোলিত হয়েছিল এবং চতুর পরিমাপ কৌশল দ্বারা নমুনায় সান্দ্রতা এবং স্থিতিস্থাপকতা উভয়ই পরিমাপ করা সম্ভব ছিল। মার্শ ফানেল ভিসকোমিটার সেই সময় থেকে সান্দ্রতা পরিমাপ করে (এফ্লাক্স সময়) যখন একটি শঙ্কু থেকে একটি ছোট নলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে একটি পরিচিত পরিমাণ তরল লাগে। এটি নীতিগতভাবে ফোর্ড, জান এবং শেল কাপের মতো ফ্লো কাপের (এফ্লাক্স কাপ) অনুরূপ যা শঙ্কু এবং বিভিন্ন অগ্রভাগের আকারের জন্য বিভিন্ন আকার ব্যবহার করে। পরিমাপগুলি আইএসও 2431, এএসটিএম ডি1200-10 বা ডিআইএন 53411 অনুসারে করা যেতে পারে। নমনীয়-ব্লেড রিওমিটার চলমান বা স্থির ব্লেডের (কখনও কখনও উইং বা একক-পার্শ্ব-আবদ্ধ ক্যান্টিলিভার বলা হয়) নমনীয়তার কারণে প্রবাহ ক্ষেত্রের সূক্ষ্ম পরিবর্তনগুলি ব্যবহার করে নিম্ন-সান্দ্রতার তরলগুলির জন্য পরিমাপের নির্ভুলতা উন্নত করে। আরও দেখুন প্রবাহ পরিমাপ পয়সিউইল সমীকরণ ভিস্কোথার্ম রেফারেন্স ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ডস ইনস্টিটিউট বিএস আইএসও/টিআর 3666:1998 জলের সান্দ্রতা ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ডস ইনস্টিটিউট বিএস 188:1977 তরলের সান্দ্রতা নির্ধারণের পদ্ধতি বাহ্যিক লিঙ্ক রিওটেস্ট মেডিনজেন জিএমবিএইচ-ফ্রিটজ হপলার এএসটিএম ইন্টারন্যাশনাল (এএসটিএম ডি7042) সান্দ্রতা রূপান্তর টেবিল-আলফা টেকনোলজিস (পূর্বে মনসান্টো যন্ত্র এবং সরঞ্জাম)-অ্যাক্রন, ওহিও ইউএসএ অ্যান্টন পার-ভিস্কোমেট্রি পলিমারের মূল বিষয়