Pulvermacher's chain
পলভারমাচার চেইন বা সম্পূর্ণরূপে এটি পলভারমাচার জলবিদ্যুৎ চেইন হিসাবে বিক্রি হয়েছিল, 19 শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চিকিৎসা প্রয়োগের জন্য বিক্রি হওয়া এক ধরনের ভোল্টাইক ব্যাটারি ছিল। এর প্রধান বাজার ছিল অসংখ্য কোয়াক অনুশীলনকারীদের মধ্যে যারা তড়িৎচিকিৎসার তুলনামূলকভাবে নতুন চিকিৎসা বা "বিদ্যুতায়ন"-এর জনপ্রিয়তার সুযোগ নিচ্ছিলেন যা তখন পরিচিত ছিল। এর অনন্য বিক্রয় কেন্দ্র ছিল এর অসংখ্য সংযুক্ত কোষের নির্মাণ, যা এটিকে যান্ত্রিকভাবে নমনীয় করে তোলে। শরীরের বিভিন্ন অংশে দীর্ঘ সময়ের জন্য মোড়ানো একটি বৈচিত্র্য পালভারমাচারের গ্যালভানিক চেইন বা বৈদ্যুতিক বেল্ট নামে পরিচিত ছিল। অনুমতি ছাড়াই বিজ্ঞাপনে সুপরিচিত চিকিৎসকদের নাম ব্যবহারের কারণে পালভারমাচার কোম্পানি চিকিৎসা সম্প্রদায়ের কাছ থেকে প্রচুর বিরোধিতা আকর্ষণ করেছিল। তাদের ব্যবসার প্রকৃতি; ছদ্মবেশীদের কাছে বিক্রি করা এবং কোয়াক অনুশীলনের প্রচারও তাদের চিকিৎসা সম্প্রদায়ের কাছে অপ্রিয় করে তুলেছিল। তা সত্ত্বেও, পালভারমেচার চেইন চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যে বিদ্যুতের একটি দরকারী উৎস হিসাবে ব্যাপকভাবে রিপোর্ট করা হয়েছিল, এমনকি পালভারমেচার কোম্পানির সবচেয়ে সোচ্চার সমালোচকদের মধ্যেও। বৈদ্যুতিকভাবে, মেশিনটি ভোল্টাইক পাইলের মতো কাজ করেছিল, তবে এটি সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে নির্মিত হয়েছিল। ইলেক্ট্রোডগুলি ক্যাথোডের জন্য তামা এবং অ্যানোডের জন্য দস্তা ছিল, ইলেক্ট্রোলাইটের সাথে ভিনেগার বা অন্য কোনও দুর্বল অ্যাসিড বা লবণের দ্রবণ ছিল। প্রতিটি কোষে একটি কাঠের ডোয়েল ছিল যার সাথে তামা এবং দস্তা তারের দ্বিমাত্রিক ঘূর্ণন ছিল। ডোয়েলগুলি স্ক্রু থ্রেডের মতো হেলিকভাবে খাঁজ করা হয়েছিল যাতে তারগুলি সঠিকভাবে অবস্থান করতে পারে। এর ফলে তামা এবং দস্তা তারগুলি বৈদ্যুতিক সংস্পর্শে না এসে একে অপরের খুব কাছাকাছি স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল। ইনসুলেটেড তার ব্যবহার করা যায়নি কারণ এটি ইলেক্ট্রোলাইটের ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ করবে। ডোয়েলের প্রান্তগুলিতে তামার তারগুলি ঢোকানো হয়েছিল যেখানে তামা এবং দস্তা ঘূর্ণায়মান ছিল। এই শেষ তারগুলি অন্যান্য কোষের সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য হুক এবং চোখের সাথে সংযুক্ত বা গঠিত ছিল। এই বিন্যাসটি চিত্র 2-এ চিত্রিত করা হয়েছে। এই সংযুক্তিগুলি বৈদ্যুতিক সংযোগের পাশাপাশি যান্ত্রিক সংযোগও সরবরাহ করত। প্রতিটি কোষ অপর কোষের সাথে সংযুক্ত ছিল যার মধ্যে একটির তামার ঘূর্ণন পরবর্তী কোষের দস্তা ঘূর্ণন ইত্যাদির সাথে সংযুক্ত ছিল। কোষগুলি শেষ থেকে শেষ পর্যন্ত সংযুক্ত করা যেতে পারে, বা একটি চেইনের লিঙ্কগুলির পদ্ধতিতে আরও কমপ্যাক্ট সমাবেশের জন্য পাশাপাশি সংযুক্ত করা যেতে পারে। সমাবেশ দ্বারা বিতরণ করা ভোল্টেজটি এইভাবে অন্তর্ভুক্ত লিঙ্কগুলির সংখ্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত এবং বেশ বেশি হতে পারে, যদিও উপলব্ধ বিদ্যুৎ একটি একক কোষের চেয়ে বেশি ছিল না (বিদ্যুৎ প্রবাহ বাড়ানোর জন্য, কোষগুলির আকার অবশ্যই বাড়াতে হবে)। এই ধরনের চেইন দ্বারা প্রদত্ত শককে 120টি লিঙ্কের একটি চেইনের জন্য "শক্তিশালী" এবং 50টি লিঙ্কের অন্যটির জন্য "তীক্ষ্ণ" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। ব্যবহারের আগে, চেইনটি ভিনেগারে ভিজিয়ে রাখা হত যাতে ইলেক্ট্রোলাইটটি কাঠের ডোয়েলগুলিতে শোষিত হয়। যে কাঠ থেকে ডোয়েল তৈরি করা হত তা খুব ছিদ্রযুক্ত ধরনের হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল যাতে শোষিত তড়িৎবিশ্লেষ্যের পরিমাণ সর্বাধিক হয়। ডোয়েলগুলি শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত চেইনটি একটি ভোল্টেজ তৈরি করতে থাকবে, তারপরে চেইনটি পুনরায় ভিজিয়ে রাখতে হবে। সাধারণত, চেইনটি ধীরে ধীরে একটি বাটি ভিনেগারের মধ্য দিয়ে টেনে চার্জ করা হবে যেমন চিত্র 4-এ দেখানো হয়েছে। চেইনে একটি বিশেষ লিঙ্ক অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যা একটি ইন্টাররাপার সার্কিটকে অন্তর্ভুক্ত করে। ইন্টাররাপ্টারের উদ্দেশ্য হল দ্রুত সার্কিটটি সংযুক্ত করা এবং সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাতে ব্যাটারির সাধারণত স্থির বিদ্যুৎ দ্রুত পরিবর্তিত স্রোতে পরিণত হয়। মেডিকেল বৈদ্যুতিক ব্যাটারি ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অনুশীলন ছিল ট্রান্সফর্মার ক্রিয়া দ্বারা রোগীর উপর প্রয়োগ করা ভোল্টেজ বাড়ানোর জন্য একটি ইন্ডাকশন কয়েলে ইন্টাররাপারের আউটপুট ফিড করা। পলভারমাচারের পেটেন্টে অবশ্য ইন্ডাকশন কয়েল ব্যবহারের কোনও উল্লেখ নেই-পুলভারমাচার ব্যাটারি কেবল চেইনে আরও লিঙ্ক যুক্ত করে বড় ভোল্টেজ তৈরি করতে পারে। যাইহোক, বাধা দেওয়ার যন্ত্রটি এখনও একটি প্রভাব ফেলেছিল যে একটি বিঘ্নিত স্রোত একটি স্থির স্রোতের চেয়ে রোগীর মধ্যে বৈদ্যুতিক শকের একটি শক্তিশালী সংবেদন তৈরি করে। পুলভারমাচারের ইন্টাররাপ্টারের একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য ছিল যে এটি কোনও বাহ্যিক ইনপুটের প্রয়োজন ছাড়াই রোগীর নড়াচড়া দ্বারা গতিশীল একটি কম্পনশীল স্প্রিংয়ের ক্রিয়া দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। সেই সময়ের হস্তক্ষেপকারীদের সাধারণত চিকিৎসকের দ্বারা হাতে-ক্র্যাঙ্ক করা হত, যদিও ইতিমধ্যে বৈদ্যুতিন-যান্ত্রিক স্বয়ংক্রিয় বাধা ব্যবহার করে কিছু অস্তিত্ব ছিল। পালভারমাচার শৃঙ্খলের পরবর্তী সংস্করণগুলিতে ঘড়ির কাঁটার কাজ চালিত বাধা ব্যবহার করা হয়েছিল যার ব্যাঘাতের হার সামঞ্জস্য করা যেতে পারে যাতে রোগীর আঘাতের হার নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই ধরনের একটি ক্লকওয়ার্ক ইন্টাররাপার চিত্র 1-এ দেখানো চেইনে লাগানো হয়েছে। বাঁ প্রান্তে হাতলটি ঘুরিয়ে এটি ক্ষতবিক্ষত করা হয়। 1869 সালের মধ্যে এই শৃঙ্খলের একটি রূপ আবির্ভূত হয়েছিল। এতে কাঠের ডোয়েলগুলি বিতরণ করা হত এবং পরিবর্তে দস্তা বা ম্যাগনেসিয়ামের একটি ফাঁপা নল ব্যবহার করা হত। দস্তা নল নিজেই কোষের অ্যানোড গঠন করে এবং এর উপরে তামার তারের ক্যাথোড, বা অন্য সংস্করণে, তামার প্লেটের বলয়গুলিকে ক্ষত করা হয়। দস্তা নল এবং তামার তারকে সুতোর সেলাই দিয়ে আলাদা রাখা হত। জিঙ্কের তুলনায় খুব বেশি দামের (আজকের মতো নয়) কারণে সেই সময়ের ব্যাটারি নির্মাতারা সাধারণত ম্যাগনেসিয়াম ব্যবহার করতেন না। যাইহোক, জিঙ্কের পরিবর্তে ম্যাগনেসিয়াম দিয়ে তৈরি একটি কোষ প্রায় দ্বিগুণ ভোল্টেজ তৈরি করে। আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, পলভারমাচারের জন্য, সেলটি এখনও কিছু ভোল্টেজ আউটপুট করবে যদি ইলেক্ট্রোলাইটটি সাধারণ জল দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। পুলভারমাকার এক ধরনের চেইন বাজারজাত করেছিলেন যা একটি অঙ্গের চারপাশে মোড়ানো পরিহিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল এবং দাবি করা হয়েছিল যে শরীরের ঘাম ইলেক্ট্রোলাইট হিসাবে কাজ করে এবং কোনও বাহ্যিক উত্স থেকে ইলেক্ট্রোলাইট দিয়ে চার্জ করার প্রয়োজন নেই। পুলভারমাচার চেইনের একটি ছোট "পকেট সংস্করণ" তৈরি করেছিলেন যার সম্পূর্ণ 120-সেল সংস্করণের তুলনায় কম লিঙ্ক ছিল। পুলভারমাচার আইজাক লুইস পুলভারমাচার ছিলেন একজন পদার্থবিজ্ঞানী এবং উদ্ভাবক যিনি মূলত বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি প্রথম 1850 সালের আগস্ট মাসে জার্মান ভাষায় তাঁর শৃঙ্খলের বিবরণ প্রকাশ করেন এবং সেই বছরের শীতে বিশিষ্ট চিকিৎসকদের কাছে যন্ত্রটি প্রদর্শন করতে ব্রিটেনে আসেন। এই সফরে তিনি লন্ডন ও এডিনবার্গ সফর করেন। তিনি তাঁর 1853 সালের মার্কিন পেটেন্টে প্রুশিয়া রাজ্যের ব্রেসলাউ হিসাবে তাঁর বাসস্থান দিয়েছেন। এর আগে অবশ্য তিনি ভিয়েনা থেকে ব্রিটেনে এসেছিলেন এবং সেই সময়ের সমস্ত ব্রিটিশ সূত্র তাঁকে "ভিয়েনার" বলে বর্ণনা করে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতামত প্রথমদিকে, পুলভারমাচারের প্রতি খুব ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ছিল। 1851 সালের গোড়ার দিকে পলভারমাকার লন্ডনের একজন সুপরিচিত চিকিৎসক গোল্ডিং বার্ডকে তড়িৎচিকিৎসার প্রতি আগ্রহ নিয়ে পরীক্ষার জন্য যন্ত্রের একটি নমুনা দিয়েছিলেন। বার্ড এতে এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তিনি পরে এডিনবার্গের চিকিৎসকদের কাছে পরিচয়ের চিঠি হিসাবে পালভারমাচার কোম্পানির একজন প্রতিনিধিকে একটি প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন। বার্ড ভেবেছিলেন যে ব্যাটারিটি বহনযোগ্য বিদ্যুতের একটি দরকারী উৎস তৈরি করবে এবং তাদের বাড়িতে কিছু ধরনের পক্ষাঘাতের রোগীদের চিকিত্সার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। সমসাময়িক সরঞ্জামগুলি খুব বেশি বহনযোগ্য ছিল না এবং ঘর্ষণ মেশিনের ক্ষেত্রে চালিয়ে যাওয়ার জন্য দক্ষ অপারেটরদের প্রয়োজন ছিল। 1851 সালের অক্টোবরের মধ্যে বার্ড অনুভব করেন যে তিনি যন্ত্রটি যথেষ্ট পরিমাণে পরীক্ষা করেছেন যাতে এটিকে দ্য ল্যানসেটে একটি উজ্জ্বল নিবন্ধ দেওয়া যায়। কিন্তু এই প্রাথমিক পর্যায়েও অস্থিরতার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। এমনকি যখন তিনি দ্য ল্যানসেট বার্ড-এ অনুকূল প্রতিবেদনটি লিখেছিলেন, তখনও তিনি কোম্পানির বিজ্ঞাপনে প্রায় যে কোনও কল্পনাযোগ্য অভিযোগের জন্য যন্ত্রটিকে "সর্বজনীন রামবাণ" হিসাবে প্রচার করার জন্য পুলভারমেচার কোম্পানির লন্ডন প্রতিনিধি সি. মেইনিগের সমালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। বার্ড ছিলেন কোয়াক অনুশীলনকারীদের অক্লান্ত বিরোধী, এবং চিকিৎসাগতভাবে অযোগ্য বৈদ্যুতিক চিকিৎসার সমালোচনা করার জন্য বিশেষভাবে দ্রুত ছিলেন, কারণ তিনি অনুভব করেছিলেন যে এই কারণেই তড়িৎচিকিৎসায় তাঁর নিজের কাজের পেশাদার গ্রহণযোগ্যতা পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুলভারমাচার কোম্পানির অনিয়ন্ত্রিত দাবির লক্ষ্য ছিল কোয়াক অনুশীলনকারী বাজার। তা সত্ত্বেও, বার্ড যথেষ্ট সদয় ছিলেন যাতে তিনি বিশেষভাবে পুলভারমাচারকে এই "অযৌক্তিকভাবে উত্যক্ত" দাবির দায় থেকে বাদ দিতে পারেন। 1853 সালের এপ্রিলের মধ্যে পরিস্থিতি অত্যন্ত তিক্ত হয়ে ওঠে। মেইনিগ কোম্পানির চিকিৎসাগতভাবে মূলত অসমর্থিত, কুয়াশাচ্ছন্ন বিজ্ঞাপনের দাবিকে সমর্থন করার জন্য অনুমতি ছাড়াই বার্ডের দেওয়া প্রশংসাপত্র থেকে উদ্ধৃতাংশ ব্যবহার করছিলেন। বার্ড একটি আইনি নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিয়েছিল কিন্তু মেইনিগ বিরত থাকতে অস্বীকার করে এবং বোঝানোর চেষ্টা করেছিল যে বার্ড এই প্রচার থেকে উপকৃত হচ্ছে। পলভারমেচারের বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে ডঃ ম্যাকইন্টায়ার নামে এক ব্যক্তির চিঠি লেখার প্রচারাভিযান অ্যাসোসিয়েশন মেডিকেল জার্নালে চিঠি বিনিময়ের দিকে পরিচালিত করে। বার্ড স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তিনি কেবলমাত্র বিদ্যুতের একটি সুবিধাজনক উৎস হিসাবে চেইনটিকে সুপারিশ করেছিলেন এবং দাবি করা কোনও নিরাময়কারী শক্তিকে সমর্থন করেননি, বিশেষত যেগুলি তাত্ক্ষণিক ফলাফল তৈরি করার কথা ছিল (সেই সময়ে ইলেক্ট্রোথেরাপির একটি সাধারণ কোর্স কয়েক মাস স্থায়ী হতে পারে)। তিনি বিক্রি হওয়া কিছু চেইনের সমালোচনা করেছিলেন যে কোনও চিকিৎসা ব্যবহারের জন্য "খুব দুর্বল" বিদ্যুৎ সরবরাহ করে এবং উল্লেখ করেছিলেন যে প্রভাবিত অঙ্গের চারপাশে ডিভাইসটি মোড়ানোর প্রস্তাবিত পদ্ধতিটি এটিকে অকেজো করে তুলবে কারণ প্রতিটি কোষ জুড়ে ত্বকের মধ্য দিয়ে একটি পরিবাহী পথ টার্মিনালে একটি দরকারী ভোল্টেজ তৈরি হওয়া রোধ করবে (পালভারমাচার এমনকি তার পেটেন্টে পরামর্শ দিয়েছেন যে শরীরের সাথে যোগাযোগ ইলেক্ট্রোলাইট ছাড়াই কার্যকর হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে)। এর ফলে জার্নাল তার পাতা থেকে পুলভারমাচারের বিজ্ঞাপনগুলি সরিয়ে দেয়। অ্যাসোসিয়েশন মেডিকেল জার্নালটি দ্রুত মেডিকেল টাইমস দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছিল এবং দ্য ল্যানসেটের উপর একই কাজ করার জন্য ক্রমবর্ধমান চাপের সাথে এই যন্ত্রটির জন্য পেশাদার চিকিৎসা সহায়তা শেষ হয়েছিল, অন্তত আপাতত। চিকিৎসা পেশার সাথে এই অশুভ সূচনা সত্ত্বেও, 1850 এবং 1860-এর দশকের শেষের দিকে বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসা জার্নাল এবং বইগুলিতে পুলভারমাচার শৃঙ্খলকে একটি দরকারী হাতিয়ার হিসাবে বর্ণনা করা অব্যাহত ছিল, এমনকি রয়্যাল সোসাইটির কার্যক্রমেও উল্লেখ করা হয়েছিল। এমনকি বার্ডও, পালভারমেচার কোম্পানির সাথে তার বিরোধের শীর্ষে থাকাকালীন নিজেকে বলতে পেরেছিলেন যে "পালভারমেচারের ব্যাটারি বিদ্যুতের একটি উদ্ভাবনী এবং দরকারী উৎস"। যদিও বেশিরভাগ মেডিকেল প্রেস থেকে নিষিদ্ধ, পালভারমেচার কোম্পানি তার বিজ্ঞাপনের দাবি বা উল্লেখযোগ্য নামগুলির ব্যবহারকে সীমাবদ্ধ করেনি। কলেজ অফ ডেন্টিস্টস দাঁত উত্তোলনের সময় অবেদনিক হিসাবে এর সম্ভাব্য ব্যবহার অনুসন্ধান করে কিন্তু যন্ত্রটি ঘন ঘন ব্যথা বাড়ানোর কোনও সুবিধা পায়নি। 1869 সালে, পলভারমাচার কোম্পানি আবার মেডিকেল প্রেসের আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে যখন তারা আইনি কার্যক্রমে জড়িত ছিল। এবার কোম্পানিটি নিজেই কোয়াকের শিকার হয়েছিল যখন তার পণ্যটি নিম্নমানের অনুকরণের সাথে পাইরেট করা হয়েছিল এবং এটি আদালতের মামলার কারণ ছিল। মেডিকেল টাইমসকে এর দ্বারা প্ররোচিত করা হয়েছিল যে পলভারমেচার চেইনের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে কাগজের দীর্ঘ সময়কাল শেষ করে এটিকে একটি মূল্যহীন কোয়াক যন্ত্র হিসাবে উপেক্ষা করা হয়েছিল। ফলাফলটি চেইনের কার্যকারিতা সম্পর্কে একটি খুব ইতিবাচক পর্যালোচনা ছিল এবং পর্যালোচক বিশেষভাবে কারিগরির প্রশংসা করেছিলেন। প্রতিযোগিতা এবং পতন পালভারমাচার 1853 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চেইন ব্যাটারির পেটেন্ট করেছিলেন। এটি শীঘ্রই পরিধানযোগ্য চেইন ব্যাটারি বেল্ট বা বৈদ্যুতিক বেল্ট দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছিল। বৈদ্যুতিক বেল্টগুলি ইউরোপের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এর ফলে 1880-এর দশকে কোম্পানির সদর দপ্তর সিনসিনাটিতে পুলভারমাচার গ্যালভানিক কোম্পানি হিসাবে স্থানান্তরিত হয়, কিন্তু তবুও ইউরোপীয় সংযোগের মর্যাদার জন্য নিজেদেরকে লন্ডনের পুলভারমাচার বলে অভিহিত করে। প্রাথমিক মডেলগুলি ইংল্যান্ডের মতো ব্যবহারের আগে ভিনেগারে ভিজিয়ে রাখতে হত, তবে পরে এমন মডেলগুলি চালু করা হয়েছিল যা শরীরের ঘামের সাথে বিশুদ্ধভাবে গ্যালভানিক ক্রিয়া দ্বারা কাজ করে। যেহেতু যন্ত্রটি মূলত একটি কোয়াক নিরাময় হিসাবে বিক্রি করা হচ্ছিল, তাই কেবলমাত্র পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা প্রয়োজন ছিল যা পরিধানকারী এটি অনুভব করতে পারে, যত সামান্যই হোক না কেন, এবং জানে যে এটি কাজ করছে। মানব শারীরস্থানের প্রতিটি কল্পনাযোগ্য অংশের জন্য বৈদ্যুতিক বেল্ট তৈরি করা হয়েছিলঃ অঙ্গ, পেট, বুক, ঘাড়-কখনও কখনও সমস্ত একই সময়ে পরা হয়। এমনকি পুলভারমাচারের একটি মডেল ছিল যা একটি বিশেষ থলিতে পুরুষ যৌনাঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল যা নপুংসকতা এবং ইরেক্টাইল ডিসফাংশন নিরাময়ের দাবি করা হয়েছিল। পুলভারমাকার একটি তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন যে পরবর্তী জীবনে "পুরুষ শক্তি" হ্রাস প্রাথমিক জীবনে হস্তমৈথুন করার ফল ছিল এবং বীর্যের একটি সীমিত সরবরাহ, যা শক্তি সরবরাহ করত, নষ্ট হলে সময়ের আগেই শেষ হয়ে যাবে। পুলভারমাচারের যন্ত্রটি এই ঘাটতি দূর করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল। এই লাভজনক বাজারের জন্য প্রতিযোগিতা অত্যন্ত তীব্র ছিল এবং দাবি করা সুবিধাগুলি আরও বেশি ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পালভারমাচারের অনেক প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে ছিল জার্মান ইলেকট্রিক বেল্ট কোম্পানি (প্রকৃতপক্ষে নিউইয়র্ক ভিত্তিক), ড. ক্রিস্টাল, ড. হর্ন, এডিসন, এডসন, এডিসন, ওয়েন এবং হাইডেলবার্গ। এডিসনস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন টমাস এডিসন জুনিয়র, যার বাবা ছিলেন বিখ্যাত টমাস এডিসন। ওয়েন্স মূলত নিউইয়র্ক ভিত্তিক ছিল কিন্তু জালিয়াতির কারণে তাদের ব্যবসা থেকে সরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত সারা দেশে প্রসারিত হয়েছিল। ইউরোপেও প্রতিযোগী ছিল। ইংল্যান্ডের মেডিকেল ব্যাটারি কোম্পানি একটি জনপ্রিয় বেল্ট তৈরি করেছিল। তারা বৈদ্যুতিক পর্যালোচনার বিরুদ্ধে মামলা করার চেষ্টা করেছিল (ব্যর্থ) যখন সেই কাগজটি 1892 সালে তাদের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ এনেছিল। হেনরি গেলর্ড উইলশায়ার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ওরেগন-ভিত্তিক কোম্পানি আইওনা কোম্পানি 1926 সালেও বেল্ট বিক্রি করছিল এবং পাঁচ মাসে 2,445 বেল্ট থেকে মোট 36,000 মার্কিন ডলার (মুদ্রাস্ফীতি সমন্বিত) মুনাফা অর্জন করছিল। 1920-এর দশকের শেষের দিকে বৈদ্যুতিক বেল্টের জনপ্রিয়তা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছিল (তবে অন্যান্য কোয়াক বৈদ্যুতিক নিরাময়ের জন্য জনসাধারণের ক্ষুধা ছিল না) এবং বৈজ্ঞানিক বাজার দীর্ঘকাল ধরে চেইন ব্যাটারির চেয়ে উন্নত বৈদ্যুতিক উৎপাদন প্রযুক্তিতে চলে গেছে। জনপ্রিয় সংস্কৃতি 19 শতকের শেষের দিকে এবং 20 শতকের গোড়ার দিকে বিশেষত শরীরে পরা পালভারমাচার চেইন খুব পরিচিত ছিল এবং দর্শকদের কাছে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হত না। উদাহরণস্বরূপ, ম্যাডাম বোভারি উপন্যাসে এর উল্লেখ রয়েছে যখন হোমাইস চরিত্রটি বেশ কয়েকটি পুলভারমাচার চেইন পরেছিল যা "সিথিয়ানের চেয়ে বেশি ব্যান্ডেজ" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। রেফারেন্স গ্রন্থপঞ্জি কোলে, এন. জি. "গোল্ডিং বার্ডের কাজে সমান্তরাল বিজ্ঞান (1814-1854)", চিকিৎসা ইতিহাস, iss.4, vol.13, অক্টোবর 1969। হেমাত, আর. এ. এস. ওয়াটার, ইউরোটেক্সট 2009। লার্ডনার, ডায়োনিসিয়াস ইলেক্ট্রিসিটি, ম্যাগনেটিজম, এবং অ্যাকোস্টিকস, লন্ডনঃ স্পটিসউড অ্যান্ড কোং। 1856। মায়ার, মোরিটজ ইলেক্ট্রিসিটি ইন রিলেশন্স টু প্র্যাকটিক্যাল মেডিসিন, নিউ ইয়র্কঃ ডি. অ্যাপলটন অ্যান্ড কোং, 1869। পেনা, ক্যারোলিন থমাস দে লা দ্য বডি ইলেকট্রিকঃ হাউ স্ট্রেঞ্জ মেশিনস বিল্ট দ্য মডার্ন আমেরিকান, নিউ ইয়র্ক অ্যান্ড লন্ডনঃ নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, 2005। পাওয়েল, জর্জ ডেনিস্টন দ্য প্র্যাকটিস অফ মেডিকেল ইলেক্ট্রিসিটি, ডাবলিনঃ ফ্যান্নিন অ্যান্ড কোং। 1869। পুলভারমাচার, আইজাক লুইস "চিকিৎসা এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে ভোল্টাইক ব্যাটারি এবং যন্ত্রপাতির উন্নতি", 1853 সালের 1 ফেব্রুয়ারি জারি করেন। শ্লেসিঙ্গার, হেনরি দ্য ব্যাটারিঃ হাউ পোর্টেবল পাওয়ার স্পার্কড এ টেকনোলজিক্যাল রেভোলিউশন, ওয়াশিংটনঃ স্মিথসোনিয়ান বুকস, 2010। আরও পড়ুন পুলভারমাচার, জে. এল. জে. এল। পুলভারমাচারের পেটেন্ট পোর্টেবল হাইড্রো-ইলেকট্রিক ভোল্টাইক চেইন ব্যাটারি, নিউ ইয়র্কঃ সি. ডিনসমোর অ্যান্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত। 1853 সালে। বাহ্যিক লিঙ্ক "পুলভারমাচারের চেইন", বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রাচীন নিদর্শন, একটি প্রয়াত মডেলের ছবি। "পুলভারমাচারের চেইন বেল্ট", দ্য টার্ন অফ দ্য সেঞ্চুরি ইলেক্ট্রোথেরাপি মিউজিয়াম, পকেট চেইন ব্যাটারির ছবি। ব্যাটারি (বিদ্যুৎ) বৈদ্যুতিন রসায়ন চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস