Neutron imaging
নিউট্রন ইমেজিং হল নিউট্রন দিয়ে একটি চিত্র তৈরি করার প্রক্রিয়া। ফলস্বরূপ চিত্রটি চিত্রায়িত বস্তুর নিউট্রন ক্ষয়কারী বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি। ফলস্বরূপ চিত্রগুলির শিল্প এক্স-রে চিত্রগুলির সাথে অনেক মিল রয়েছে, তবে যেহেতু চিত্রটি এক্স-রে অ্যাটেনুয়েশন বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে নিউট্রন অ্যাটেনুয়েটিং বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি, তাই নিউট্রন ইমেজিংয়ের সাথে সহজেই দৃশ্যমান কিছু জিনিস এক্স-রে ইমেজিং কৌশলগুলির সাথে দেখা খুব চ্যালেঞ্জিং বা অসম্ভব হতে পারে (এবং তদ্বিপরীত)। এক্স-রে একটি উপাদানের ঘনত্বের উপর ভিত্তি করে ক্ষয় করা হয়। ঘন পদার্থগুলি আরও এক্স-রে বন্ধ করে দেবে। নিউট্রনের ক্ষেত্রে, কোনও পদার্থের নিউট্রন ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা তার ঘনত্বের সাথে সম্পর্কিত নয়। বোরনের মতো কিছু হালকা পদার্থ নিউট্রন শোষণ করে এবং হাইড্রোজেন সাধারণত নিউট্রন ছড়িয়ে দেয় এবং অনেক সাধারণভাবে ব্যবহৃত ধাতু বেশিরভাগ নিউট্রনকে তাদের মধ্য দিয়ে যেতে দেয়। এটি এক্স-রে ইমেজিংয়ের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে নিউট্রন ইমেজিংকে আরও উপযুক্ত করে তুলতে পারে; উদাহরণস্বরূপ, ধাতব উপাদানগুলির ভিতরে ও-রিং অবস্থান এবং অখণ্ডতার দিকে নজর দেওয়া, যেমন একটি সলিড রকেট বুস্টারের সেগমেন্ট জয়েন্টগুলি। 1932 সালে জেমস চ্যাডউইক নিউট্রন আবিষ্কার করেন। নিউট্রন রেডিওগ্রাফির প্রথম প্রদর্শন 1930-এর দশকের শেষের দিকে হার্টমুট কালম্যান এবং ই. কুন করেছিলেন। তারা আবিষ্কার করেন যে নিউট্রন দিয়ে বোমাবর্ষণের পরে, কিছু পদার্থ বিকিরণ নির্গত করে যা ফিল্ম প্রকাশ করতে পারে। আবিষ্কারটি 1946 সাল পর্যন্ত কৌতূহলের বিষয় ছিল, যখন পিটারস নিম্নমানের রেডিওগ্রাফ তৈরি করেছিলেন। যুক্তিসঙ্গত মানের প্রথম নিউট্রন রেডিওগ্রাফ 1955 সালে জে. থেওলিস (ইউকে) তৈরি করেছিলেন। 1960 সালের দিকে, হ্যারল্ড বার্জার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) এবং জন পি বার্টন (যুক্তরাজ্য) বিকিরণ চুল্লি জ্বালানী তদন্তের জন্য নিউট্রনের মূল্যায়ন শুরু করেন। পরবর্তীকালে, বেশ কয়েকটি গবেষণা সুবিধা গড়ে তোলা হয়। 1960-এর দশকের শেষের দিকে প্রথম বাণিজ্যিক সুবিধাগুলি অনলাইনে আসে, বেশিরভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্সে এবং অবশেষে কানাডা, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, জার্মানি এবং সুইজারল্যান্ড সহ অন্যান্য দেশে। প্রক্রিয়া একটি নিউট্রন চিত্র তৈরি করতে, নিউট্রনের একটি উৎস, নির্গত নিউট্রনগুলিকে মোটামুটি একমুখী রশ্মির আকার দেওয়ার জন্য একটি কলিমেটর, একটি বস্তুর ছবি তোলা এবং চিত্রটি রেকর্ড করার কিছু পদ্ধতি প্রয়োজন। নিউট্রন উৎস সাধারণত নিউট্রন উৎস হল একটি গবেষণা চুল্লি, যেখানে প্রতি একক এলাকায় (ফ্লাক্স) প্রচুর সংখ্যক নিউট্রন পাওয়া যায়। নিউট্রনের আইসোটোপ উৎসগুলির সাথে কিছু কাজ সম্পন্ন হয়েছে (মূলত ক্যালিফোর্নিয়াম-252 এর স্বতঃস্ফূর্ত বিভাজন, তবে অ্যাম-বি আইসোটোপ উৎস এবং অন্যান্য)। এই প্রস্তাবগুলি মূলধন ব্যয় হ্রাস করে এবং গতিশীলতা বৃদ্ধি করে, তবে অনেক কম নিউট্রন তীব্রতা এবং উল্লেখযোগ্যভাবে নিম্ন চিত্রের মানের ব্যয়ে। উপরন্তু, নিউট্রনের অ্যাক্সিলারেটর উৎসগুলির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার মধ্যে স্প্যালেশন লক্ষ্য সহ বড় অ্যাক্সিলারেটর রয়েছে এবং এগুলি নিউট্রন ইমেজিংয়ের জন্য উপযুক্ত উৎস হতে পারে। পোর্টযোগ্য অ্যাক্সিলারেটর ভিত্তিক নিউট্রন জেনারেটর ডিউটেরিয়াম-ডিউটেরিয়াম বা ডিউটেরিয়াম-ট্রিটিয়ামের নিউট্রন উৎপাদনকারী ফিউশন প্রতিক্রিয়া ব্যবহার করে। নিউট্রন উৎপন্ন হওয়ার পর, ইমেজিংয়ের জন্য কাঙ্ক্ষিত গতিতে এগুলিকে ধীর করতে হবে (গতিশক্তিতে হ্রাস)। এটি তাপীয় নিউট্রন তৈরি করতে ঘরের তাপমাত্রায় কিছু দৈর্ঘ্যের জল, পলিথিলিন বা গ্রাফাইটের রূপ নিতে পারে। মডারেটরের মধ্যে নিউট্রনগুলি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সাথে সংঘর্ষ করবে এবং তাই ধীর হয়ে যাবে। অবশেষে এই নিউট্রনগুলির গতি নিয়ন্ত্রকের তাপমাত্রার (গতিশক্তির পরিমাণ) উপর ভিত্তি করে কিছু বন্টন অর্জন করবে। যদি উচ্চতর শক্তির নিউট্রন কাঙ্ক্ষিত হয়, তবে একটি গ্রাফাইট মডারেটরকে উত্তপ্ত করে উচ্চতর শক্তির নিউট্রন তৈরি করা যেতে পারে (যাকে এপিথার্মাল নিউট্রন বলা হয়)। কম শক্তির নিউট্রনগুলির জন্য, তরল ডিউটেরিয়ামের (হাইড্রোজেনের একটি আইসোটোপ) মতো একটি শীতল মডারেটর, কম শক্তির নিউট্রন (শীতল নিউট্রন) তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি কোনও বা কম মডারেটর উপস্থিত না থাকে, তবে উচ্চ শক্তির নিউট্রন (দ্রুত নিউট্রন বলা হয়) তৈরি করা যেতে পারে। মডারেটরের তাপমাত্রা যত বেশি হবে, নিউট্রনগুলির গতিশক্তি তত বেশি হবে এবং নিউট্রনগুলি তত দ্রুত ভ্রমণ করবে। সাধারণত, দ্রুত নিউট্রনগুলি আরও অনুপ্রবেশকারী হবে, তবে এই প্রবণতা থেকে কিছু আকর্ষণীয় বিচ্যুতি বিদ্যমান এবং কখনও কখনও নিউট্রন ইমেজিংয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। সাধারণত একটি ইমেজিং সিস্টেম শুধুমাত্র নিউট্রনের একটি শক্তি উত্পাদন করার জন্য ডিজাইন এবং সেট আপ করা হয়, বেশিরভাগ ইমেজিং সিস্টেম তাপীয় বা শীতল নিউট্রন উত্পাদন করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র নিউট্রনের একটি নির্দিষ্ট শক্তির নির্বাচন কাঙ্ক্ষিত হতে পারে। নিউট্রনগুলির একটি নির্দিষ্ট শক্তিকে পৃথক করার জন্য, স্ফটিক থেকে নিউট্রনগুলির বিচ্ছুরণ বা নিউট্রন রশ্মি কেটে তাদের গতির উপর ভিত্তি করে নিউট্রনগুলিকে পৃথক করা বিকল্প, তবে এটি সাধারণত খুব কম নিউট্রন তীব্রতা তৈরি করে এবং খুব দীর্ঘ এক্সপোজারের দিকে পরিচালিত করে। সাধারণত এটি শুধুমাত্র গবেষণা প্রয়োগের জন্য করা হয়। এই আলোচনাটি তাপীয় নিউট্রন ইমেজিংয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যদিও এই তথ্যের বেশিরভাগই ঠান্ডা এবং এপিথার্মাল ইমেজিংয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। দ্রুত নিউট্রন ইমেজিং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আগ্রহের একটি ক্ষেত্র, তবে বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে উপলব্ধ নয় এবং সাধারণত এখানে বর্ণিত হয় না। সঙ্গম মডারেটরের মধ্যে, নিউট্রনগুলি বিভিন্ন দিকে ভ্রমণ করবে। একটি ভাল চিত্র তৈরি করতে, নিউট্রনগুলিকে মোটামুটি অভিন্ন দিকে (সাধারণত সামান্য ভিন্ন) ভ্রমণ করতে হবে। এটি সম্পন্ন করার জন্য, একটি ছিদ্র (একটি ছিদ্র যা নিউট্রনগুলিকে নিউট্রন শোষণকারী উপকরণ দ্বারা বেষ্টিত করে তার মধ্য দিয়ে যেতে দেবে), কলিমেটরের মধ্যে প্রবেশকারী নিউট্রনগুলিকে সীমাবদ্ধ করে। নিউট্রন শোষণকারী উপকরণ সহ কলিমেটরের কিছু দৈর্ঘ্য (যেমন। বোরন) তারপর নিউট্রন শোষণ করে যা কলিমেটরের দৈর্ঘ্য পছন্দসই দিকে ভ্রমণ করছে না। ছবির গুণমান এবং এক্সপোজার সময়ের মধ্যে একটি বিনিময় বিদ্যমান। একটি ছোট কলিমেশন সিস্টেম বা বৃহত্তর অ্যাপারচার আরও তীব্র নিউট্রন রশ্মি তৈরি করবে তবে নিউট্রনগুলি বিস্তৃত বিভিন্ন কোণে ভ্রমণ করবে, যখন একটি দীর্ঘ কলিমেটর বা একটি ছোট অ্যাপারচার নিউট্রনের ভ্রমণের দিকে আরও অভিন্নতা তৈরি করবে, তবে উল্লেখযোগ্যভাবে কম নিউট্রন উপস্থিত থাকবে এবং দীর্ঘ এক্সপোজার সময়ের ফলস্বরূপ হবে। বস্তুটি নিউট্রন রশ্মির মধ্যে স্থাপন করা হয়। এক্স-রে সিস্টেমে পাওয়া বস্তুগুলির থেকে জ্যামিতিক অস্পষ্টতা বৃদ্ধির কারণে, বস্তুটিকে সাধারণত যতটা সম্ভব চিত্র রেকর্ডিং যন্ত্রের কাছাকাছি স্থাপন করা প্রয়োজন। রূপান্তর যদিও অসংখ্য ভিন্ন চিত্র রেকর্ডিং পদ্ধতি বিদ্যমান, নিউট্রনগুলি সাধারণত সহজে পরিমাপ করা হয় না এবং আরও সহজে সনাক্ত করা যায় এমন বিকিরণের অন্য কোনও রূপে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। কিছু রূপান্তর পর্দা সাধারণত এই কাজটি করার জন্য নিযুক্ত করা হয়, যদিও কিছু চিত্র ক্যাপচার পদ্ধতি সরাসরি চিত্র রেকর্ডারে রূপান্তর উপকরণগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রায়শই এটি গ্যাডোলিনিয়ামের একটি পাতলা স্তরের রূপ নেয়, যা তাপীয় নিউট্রনের জন্য একটি খুব শক্তিশালী শোষক। গ্যাডোলিনিয়ামের একটি 25 মাইক্রোমিটার স্তর 90 শতাংশ তাপীয় নিউট্রন শোষণের জন্য যথেষ্ট। কিছু পরিস্থিতিতে, বোরন, ইন্ডিয়াম, সোনা বা ডিসপ্রোসিয়ামের মতো অন্যান্য উপাদান ব্যবহার করা যেতে পারে বা এল. আই. এফ সিন্টিলেশন স্ক্রিনের মতো উপকরণ যেখানে রূপান্তর পর্দা নিউট্রন শোষণ করে এবং দৃশ্যমান আলো নির্গত করে। চিত্র রেকর্ডিং নিউট্রন সহ চিত্র তৈরি করতে সাধারণত বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। সম্প্রতি অবধি, নিউট্রন ইমেজিং সাধারণত এক্স-রে ফিল্মে রেকর্ড করা হত, তবে এখন বিভিন্ন ডিজিটাল পদ্ধতি উপলব্ধ। নিউট্রন রেডিওগ্রাফি (ফিল্ম) নিউট্রন রেডিওগ্রাফি হল একটি নিউট্রন চিত্র তৈরি করার প্রক্রিয়া যা ফিল্মে রেকর্ড করা হয়। এটি সাধারণত নিউট্রন ইমেজিংয়ের সর্বোচ্চ রেজোলিউশন ফর্ম, যদিও আদর্শ সেটআপ সহ ডিজিটাল পদ্ধতিগুলি সম্প্রতি তুলনীয় ফলাফল অর্জন করছে। সর্বাধিক ব্যবহৃত পদ্ধতিটি নিউট্রনকে উচ্চ শক্তির ইলেকট্রনে রূপান্তর করতে একটি গ্যাডোলিনিয়াম রূপান্তর পর্দা ব্যবহার করে, যা একটি একক ইমালশন এক্স-রে ফিল্ম প্রকাশ করে। সরাসরি পদ্ধতিটি বিমলাইনে উপস্থিত ফিল্মের সাথে সঞ্চালিত হয়, তাই নিউট্রনগুলি রূপান্তর পর্দা দ্বারা শোষিত হয় যা অবিলম্বে কোনও ধরণের বিকিরণ নির্গত করে যা ফিল্মটি প্রকাশ করে। পরোক্ষ পদ্ধতিতে সরাসরি বিমলাইনে কোনও ফিল্ম থাকে না। রূপান্তর পর্দা নিউট্রন শোষণ করে তবে বিকিরণ প্রকাশের আগে কিছু সময় বিলম্ব বিদ্যমান। রূপান্তর পর্দায় ছবিটি রেকর্ড করার পরে, রূপান্তর পর্দাটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (সাধারণত ঘন্টা) একটি চলচ্চিত্রের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে রাখা হয়, যাতে চলচ্চিত্রের উপর একটি চিত্র তৈরি করা যায়। তেজস্ক্রিয় বস্তু বা উচ্চ গামা দূষণ সহ ইমেজিং সিস্টেমের সাথে মোকাবিলা করার সময় পরোক্ষ পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য সুবিধা রয়েছে, অন্যথায় সরাসরি পদ্ধতিটি সাধারণত পছন্দ করা হয়। নিউট্রন রেডিওগ্রাফি একটি বাণিজ্যিকভাবে উপলব্ধ পরিষেবা, যা বিমানের ইঞ্জিনের জন্য টারবাইন ব্লেড, মহাকাশ কর্মসূচির উপাদান, উচ্চ নির্ভরযোগ্য বিস্ফোরক এবং অন্যান্য শিল্পে পণ্য বিকাশ চক্রের সময় সমস্যাগুলি সনাক্ত করার জন্য কম পরিমাণে পরীক্ষার জন্য মহাকাশ শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। "নিউট্রন রেডিওগ্রাফি" শব্দটি প্রায়শই সমস্ত নিউট্রন ইমেজিং পদ্ধতিকে বোঝাতে ভুলভাবে প্রয়োগ করা হয়। ট্র্যাক ইচ একটি বহুলাংশে অপ্রচলিত পদ্ধতি। একটি রূপান্তর পর্দা নিউট্রনকে আলফা কণায় রূপান্তরিত করে যা সেলুলোজের একটি অংশে ক্ষতির ট্র্যাক তৈরি করে। সেলুলোজ খোদাই করার জন্য একটি অ্যাসিড স্নান ব্যবহার করা হয়, সেলুলোজের একটি টুকরো তৈরি করতে যার পুরুত্ব নিউট্রন এক্সপোজারের সাথে পরিবর্তিত হয়। ডিজিটাল নিউট্রন ইমেজিং তাপীয় নিউট্রন সহ ডিজিটাল নিউট্রন ছবি তোলার জন্য বেশ কয়েকটি প্রক্রিয়া রয়েছে যার বিভিন্ন সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে। এই ইমেজিং পদ্ধতিগুলি একাডেমিক চেনাশোনাগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, কারণ তারা ফিল্ম প্রসেসর এবং অন্ধকার কক্ষের প্রয়োজনীয়তা এড়ানোর পাশাপাশি বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করে। উপরন্তু চলচ্চিত্র চিত্রগুলি ট্রান্সমিশন স্ক্যানার ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটালাইজ করা যেতে পারে। নিউট্রন ক্যামেরা (ডি. আর. সিস্টেম) একটি নিউট্রন ক্যামেরা একটি ডিজিটাল ক্যামেরা বা অনুরূপ ডিটেক্টর অ্যারের উপর ভিত্তি করে একটি ইমেজিং সিস্টেম। নিউট্রনগুলি ছবি তোলার জন্য বস্তুর মধ্য দিয়ে যায়, তারপর একটি চকচকে পর্দা নিউট্রনকে দৃশ্যমান আলোতে রূপান্তরিত করে। এই আলো তারপর কিছু আলোকবিদ্যার মধ্য দিয়ে যায় (ক্যামেরার আয়নাইজিং বিকিরণের সংস্পর্শে আসা কমানোর উদ্দেশ্যে), তারপর চিত্রটি সিসিডি ক্যামেরা দ্বারা ধারণ করা হয় (সি. এম. ও. এস এবং সি. আই. ডি সহ আরও বেশ কয়েকটি ক্যামেরা প্রকার রয়েছে, যা অনুরূপ ফলাফল তৈরি করে)। নিউট্রন ক্যামেরাগুলি বাস্তব সময়ের ছবি (সাধারণত কম রেজোলিউশন সহ) দেয়, যা অস্বচ্ছ পাইপগুলিতে দুই পর্যায়ের তরল প্রবাহ, জ্বালানী কোষে হাইড্রোজেন বুদ্বুদ গঠন এবং ইঞ্জিনে লুব্রিকেন্ট চলাচল অধ্যয়নের জন্য কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। একটি ঘূর্ণমান টেবিলের সাথে এই ইমেজিং সিস্টেমটি বিভিন্ন কোণে প্রচুর সংখ্যক চিত্র নিতে পারে যা একটি ত্রিমাত্রিক ছবিতে (নিউট্রন টমোগ্রাফি) পুনর্গঠন করা যেতে পারে। যখন একটি পাতলা সিন্টিলেশন স্ক্রিন এবং ভাল অপটিক্সের সাথে মিলিত হয় তখন এই সিস্টেমগুলি ফিল্ম ইমেজিংয়ের অনুরূপ এক্সপোজার সময় সহ উচ্চ রেজোলিউশনের চিত্র তৈরি করতে পারে, যদিও উপলব্ধ সিসিডি ক্যামেরা চিপগুলিতে পিক্সেলের সংখ্যা দেওয়া হলে ইমেজিং প্লেনটি সাধারণত ছোট হতে হবে। যদিও এই ব্যবস্থাগুলি কিছু উল্লেখযোগ্য সুবিধা প্রদান করে (রিয়েল টাইম ইমেজিং সম্পাদন করার ক্ষমতা, সরলতা এবং গবেষণা প্রয়োগের জন্য আপেক্ষিক কম খরচ, সম্ভাব্য যুক্তিসঙ্গতভাবে উচ্চ রেজোলিউশন, দ্রুত চিত্র দেখা), ক্যামেরায় ডেড পিক্সেল (যা বিকিরণ এক্সপোজারের ফলে হয়), সিন্টিলেশন স্ক্রিনের গামা সংবেদনশীলতা (ইমেজিং শিল্পকর্ম তৈরি করা যা সাধারণত মধ্যবর্তী ফিল্টারিং অপসারণের প্রয়োজন হয়), সীমিত ক্ষেত্রের দৃশ্য এবং উচ্চ বিকিরণ পরিবেশে ক্যামেরাগুলির সীমিত জীবনকাল সহ উল্লেখযোগ্য অসুবিধাগুলি বিদ্যমান। ইমেজ প্লেট (সিআর সিস্টেম) এক্স-রে ইমেজ প্লেটগুলি একটি প্লেট স্ক্যানারের সাথে নিউট্রন চিত্র তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন এক্স-রে চিত্রগুলি সিস্টেমের সাথে উত্পাদিত হয়। নিউট্রনকে এখনও ইমেজ প্লেট দ্বারা ধরা পড়ার জন্য বিকিরণের অন্য কোনও রূপে রূপান্তরিত করতে হবে। অল্প সময়ের জন্য, ফুজি নিউট্রন সংবেদনশীল ইমেজ প্লেট তৈরি করেছিল যার মধ্যে প্লেটে একটি রূপান্তরকারী উপাদান ছিল এবং বাহ্যিক রূপান্তর উপাদানের তুলনায় আরও ভাল রেজোলিউশন সরবরাহ করেছিল। ইমেজ প্লেটগুলি এমন একটি প্রক্রিয়া প্রদান করে যা ফিল্ম ইমেজিংয়ের সাথে খুব মিল, তবে চিত্রটি একটি পুনঃব্যবহারযোগ্য ইমেজ প্লেটে রেকর্ড করা হয় যা ইমেজিংয়ের পরে পড়া এবং সাফ করা হয়। এই ব্যবস্থাগুলি শুধুমাত্র স্থির চিত্র (স্থির) তৈরি করে। একটি রূপান্তর পর্দা এবং একটি এক্স-রে ইমেজ প্লেট ব্যবহার করে, ফিল্ম ইমেজিংয়ের তুলনায় কম রেজোলিউশন সহ একটি চিত্র তৈরি করতে তুলনামূলক এক্সপোজার সময় প্রয়োজন। অন্তর্নির্মিত রূপান্তর উপাদান সহ ইমেজ প্লেটগুলি বাহ্যিক রূপান্তরের চেয়ে ভাল চিত্র তৈরি করে, তবে বর্তমানে ফিল্মের মতো ভাল চিত্র তৈরি করে না। ফ্ল্যাট প্যানেল সিলিকন ডিটেক্টর (ডি. আর. সিস্টেম) সিসিডি ইমেজিং-এর অনুরূপ একটি ডিজিটাল কৌশল। নিউট্রন এক্সপোজার ডিটেক্টরগুলির সংক্ষিপ্ত জীবনকালের দিকে পরিচালিত করে যার ফলে অন্যান্য ডিজিটাল কৌশলগুলি পছন্দের পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে। মাইক্রো চ্যানেল প্লেট (ডি. আর. সিস্টেম) একটি উদীয়মান পদ্ধতি যা খুব ছোট পিক্সেল আকারের ডিজিটাল ডিটেক্টর অ্যারে তৈরি করে। যন্ত্রটির মাধ্যমে ছোট (মাইক্রোমিটার) চ্যানেল রয়েছে, যার উৎসের দিকটি একটি নিউট্রন শোষণকারী উপাদান (সাধারণত গ্যাডোলিনিয়াম বা বোরন) দিয়ে আবৃত। নিউট্রন শোষণকারী উপাদান নিউট্রন শোষণ করে এবং সেগুলিকে আয়নিত বিকিরণে রূপান্তরিত করে যা ইলেকট্রন মুক্ত করে। যন্ত্র জুড়ে একটি বড় ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়, যার ফলে মুক্ত ইলেকট্রনগুলি ছোট চ্যানেলের মাধ্যমে ত্বরান্বিত হয় এবং তারপরে একটি ডিজিটাল ডিটেক্টর অ্যারে দ্বারা সনাক্ত করা হয়। রেফারেন্স নিউট্রন রেডিওগ্রাফি এবং গেজিং-এর ব্যবহারিক প্রয়োগ; বার্জার, হ্যারল্ড, এ. এস. টি. এম নিউট্রন ইমেজিং