Plant stress measurement
উদ্ভিদের চাপ পরিমাপ হল উদ্ভিদের স্বাস্থ্যের উপর পরিবেশগত প্রভাবের পরিমাণ নির্ধারণ। যখন গাছগুলি আদর্শ বৃদ্ধির অবস্থার চেয়ে কম অবস্থার শিকার হয়, তখন সেগুলিকে চাপের মধ্যে বলে মনে করা হয়। চাপের কারণগুলি বৃদ্ধি, বেঁচে থাকা এবং ফসলের ফলনকে প্রভাবিত করতে পারে। উদ্ভিদ চাপ গবেষণা প্রধান অজৈব উপাদানগুলির (আলো, তাপমাত্রা, জল এবং পুষ্টি) সীমাবদ্ধতা এবং অতিরিক্ততার প্রতি উদ্ভিদের প্রতিক্রিয়ার দিকে নজর দেয় এবং অন্যান্য চাপের কারণগুলি যা বিশেষ পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ (যেমন। কীটপতঙ্গ, প্যাথোজেন বা দূষণকারী)। উদ্ভিদের চাপ পরিমাপ সাধারণত জীবন্ত উদ্ভিদ থেকে পরিমাপ নেওয়ার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এতে উদ্ভিদের জীবনীশক্তির চাক্ষুষ মূল্যায়ন জড়িত থাকতে পারে, তবে, আরও সম্প্রতি যন্ত্র এবং প্রোটোকল ব্যবহারের দিকে মনোনিবেশ করা হয়েছে যা উদ্ভিদের মধ্যে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াগুলির প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে (বিশেষত, সালোকসংশ্লেষণ, উদ্ভিদ কোষ সংকেত এবং উদ্ভিদ গৌণ বিপাক) উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য সর্বোত্তম পরিস্থিতি নির্ধারণ করা, যেমন। একটি কৃষি ব্যবস্থায় জলের সর্বোত্তম ব্যবহার বিভিন্ন প্রজাতি বা উপ-প্রজাতির জলবায়ু পরিসীমা নির্ধারণ কোন প্রজাতি বা উপ-প্রজাতি একটি নির্দিষ্ট চাপের কারণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী তা নির্ধারণ করা উদ্ভিদের চাপ পরিমাপ করতে ব্যবহৃত যন্ত্রগুলি বিশেষ সরঞ্জাম ব্যবহার করে জীবিত উদ্ভিদ থেকে পরিমাপ করা যেতে পারে। সর্বাধিক ব্যবহৃত যন্ত্রগুলির মধ্যে রয়েছে সালোকসংশ্লেষণ (ক্লোরোফিল সামগ্রী, ক্লোরোফিল ফ্লুরোসেন্স, গ্যাস বিনিময়) বা জলের ব্যবহার (পোরোমিটার, চাপ বোমা) সম্পর্কিত পরামিতিগুলি পরিমাপ করা। এই সাধারণ উদ্দেশ্যের যন্ত্রগুলি ছাড়াও, গবেষকরা প্রায়শই তারা যে নির্দিষ্ট চাপের প্রতিক্রিয়া অধ্যয়ন করছেন তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য যন্ত্রগুলি ডিজাইন বা অভিযোজিত করেন। সালোকসংশ্লেষণ ব্যবস্থা সালোকসংশ্লেষণ পরিমাপের জন্য ইনফ্রারেড গ্যাস বিশ্লেষক (আইআরজিএএস) ব্যবহার করে। পাতার চেম্বারে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্বের পরিবর্তনগুলি পাতা বা পুরো উদ্ভিদের জন্য কার্বন আত্তীকরণ মান সরবরাহ করার জন্য পরিমাপ করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে সালোকসংশ্লেষণের হার উদ্ভিদ দ্বারা শোষিত কার্বনের পরিমাণের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। পাতার চেম্বারে প্রবেশের আগে বাতাসে সিও2 পরিমাপ করা এবং পাতার চেম্বার ছেড়ে যাওয়ার পরে সিও2-এর জন্য পরিমাপ করা বাতাসের সাথে তুলনা করা, প্রমাণিত সমীকরণ ব্যবহার করে এই মান প্রদান করে। এই ব্যবস্থাগুলি পাতার চেম্বারে এইচ2ও পরিবর্তন পরিমাপের জন্য আইআরজিএ বা কঠিন অবস্থার আর্দ্রতা সেন্সরও ব্যবহার করে। পাতার বাষ্পীভবন পরিমাপ এবং সিও2 পরিমাপ সংশোধন করার জন্য এটি করা হয়। সিও2 এবং এইচ2ও-এর জন্য হালকা শোষণ বর্ণালী কিছুটা ওভারল্যাপ করে, তাই নির্ভরযোগ্য সিও2 পরিমাপের ফলাফলের জন্য একটি সংশোধন প্রয়োজন। বেশিরভাগ উদ্ভিদের চাপ পরিমাপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপ "এ" বা কার্বন আত্তীকরণ হার দ্বারা মনোনীত করা হয়। যখন একটি উদ্ভিদ চাপের মধ্যে থাকে, তখন কম কার্বন শোষিত হয়। সিও2 আইআরজিএগুলি প্রায় +/- 1 মাইক্রোন বা 1 পিপিএম সিও2 পরিমাপ করতে সক্ষম। যেহেতু এই পদ্ধতিগুলি কম হারে কার্বন আত্তীকরণ এবং বাষ্পীভবন পরিমাপে কার্যকর, যেমনটি চাপযুক্ত গাছগুলিতে পাওয়া যায়, তাই এগুলি প্রায়শই অন্যান্য ধরণের যন্ত্রের সাথে তুলনা করার জন্য মান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সালোকসংশ্লেষণ যন্ত্রগুলি ফিল্ড পোর্টেবল এবং ল্যাবরেটরি সংস্করণে আসে। এগুলি পরিবেষ্টিত পরিবেশগত পরিস্থিতি পরিমাপের জন্যও ডিজাইন করা হয়েছে এবং কিছু ব্যবস্থা পরিমাপ চেম্বারের পরিবর্তনশীল মাইক্রোক্লাইমেট নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে। মাইক্রোক্লাইমেট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও বিস্তারিত তদন্তের জন্য চেম্বারের তাপমাত্রা, সিও2 স্তর, আলোর স্তর এবং আর্দ্রতার স্তর পরিমাপের সামঞ্জস্যের অনুমতি দেয়। ফ্লুরোমিটারের সাথে এই সিস্টেমগুলির সংমিশ্রণ, কিছু ধরণের চাপের জন্য বিশেষভাবে কার্যকর হতে পারে এবং ডায়াগনস্টিক হতে পারে, যেমন। ঠান্ডা চাপ এবং খরার চাপের অধ্যয়নে। ক্লোরোফিল ফ্লুরোমিটার উদ্ভিদ পাতা থেকে নির্গত ক্লোরোফিল ফ্লুরোসেন্স পাতার মধ্যে সালোকসংশ্লেষক ব্যবস্থার স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটি অন্তর্দৃষ্টি দেয়। ক্লোরোফিল ফ্লুরোমিটারগুলি ফটোসিস্টেম II-এর পরিবর্তনশীল ফ্লুরোসেন্স পরিমাপের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই পরিবর্তনশীল প্রতিদীপ্তি উদ্ভিদ চাপের মাত্রা পরিমাপ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রটোকলগুলির মধ্যে রয়েছে আলোকতন্ত্র 2-এর সালোকসংশ্লেষক দক্ষতা পরিমাপ করা, আলোতে (ΔF/Fm ') এবং অন্ধকার-অভিযোজিত অবস্থায় (Fv/Fm)। ক্লোরোফিল ফ্লুরোমিটারগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সালোকসংশ্লেষণ ব্যবস্থার তুলনায় কম ব্যয়বহুল সরঞ্জাম, এগুলির পরিমাপের সময়ও দ্রুত হয় এবং আরও বহনযোগ্য হওয়ার প্রবণতা থাকে। এই কারণগুলির জন্য এগুলি উদ্ভিদের চাপের ক্ষেত্র পরিমাপের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম হয়ে উঠেছে। এফভি/এফএম এফভি/এফএম পরীক্ষা করে যে উদ্ভিদের চাপ অন্ধকার অভিযোজিত অবস্থায় ফটোসিস্টেম II-কে প্রভাবিত করে কিনা। এফভি/এফএম হল বিশ্বের সর্বাধিক ব্যবহৃত ক্লোরোফিল ফ্লুরোসেন্স পরিমাপের মাপকাঠি। "বেশিরভাগ ফ্লুরোসেন্স পরিমাপ এখন একটি পরিচিত অবস্থায় প্রস্তুত পাতার সাথে মড্যুলেটেড ফ্লুরোমিটার ব্যবহার করে করা হয়।" (নীল বেকার 2004) একটি পাতার দ্বারা শোষিত আলো তিনটি প্রতিযোগিতামূলক পথ অনুসরণ করে। এটি সালোকসংশ্লেষণে ব্যবহৃত এটিপি এবং এনএডিপিএইচ তৈরি করতে আলোকরসায়নে ব্যবহার করা যেতে পারে, এটি প্রতিদীপ্তি হিসাবে পুনরায় নির্গত হতে পারে, বা তাপ হিসাবে বিলুপ্ত হতে পারে। এফভি/এফএম পরীক্ষাটি আলোক শক্তির সর্বাধিক পরিমাণকে ফ্লুরোসেন্স পথ গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি গাঢ়-অভিযোজিত পাতার প্রাক-আলোক সংশ্লেষিত ফ্লুরোসেন্ট অবস্থাকে, যাকে ন্যূনতম ফ্লুরোসেন্স বা এফও বলা হয়, এফ. এম নামক সর্বাধিক ফ্লুরোসেন্সের সাথে তুলনা করে। সর্বাধিক ফ্লুরোসেন্সে, সর্বাধিক সংখ্যক প্রতিক্রিয়া কেন্দ্রগুলি একটি সম্পৃক্ত আলোর উৎস দ্বারা হ্রাস বা বন্ধ করা হয়েছে। সাধারণভাবে, উদ্ভিদের চাপ যত বেশি হয়, তত কম উন্মুক্ত প্রতিক্রিয়া কেন্দ্র পাওয়া যায় এবং এফভি/এফএম অনুপাত হ্রাস পায়। এফভি/এফএম হল একটি পরিমাপ প্রোটোকল যা বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের চাপের জন্য কাজ করে। এফভি/এফএম পরিমাপে, অন্ধকার অভিযোজনের পরে, একটি মড্যুলেটেড আলোর উৎস ব্যবহার করে ন্যূনতম ফ্লুরোসেন্স পরিমাপ করা হয়। এটি একটি মড্যুলেটেড আলোর তীব্রতা ব্যবহার করে অ্যান্টেনা ফ্লুরোসেন্সের একটি পরিমাপ যা সালোকসংশ্লেষণ চালানোর জন্য খুব কম। এরপরে, নমুনাটি প্রকাশ করতে এবং সমস্ত উপলব্ধ প্রতিক্রিয়া কেন্দ্রগুলি বন্ধ করতে সীমিত সময়ের একটি তীব্র হালকা ফ্ল্যাশ বা স্যাচুরেশন পালস ব্যবহার করা হয়। সমস্ত উপলব্ধ প্রতিক্রিয়া কেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়, বা রাসায়নিকভাবে হ্রাস করা হয়, সর্বোচ্চ প্রতিদীপ্তি পরিমাপ করা হয়। সর্বাধিক ফ্লুরোসেন্স এবং ন্যূনতম ফ্লুরোসেন্সের মধ্যে পার্থক্য হল এফভি, বা পরিবর্তনশীল ফ্লুরোসেন্স। এফভি/এফএম হল একটি স্বাভাবিক অনুপাত যা পরিবর্তনশীল ফ্লুরোসেন্সকে সর্বাধিক ফ্লুরোসেন্স দ্বারা ভাগ করে তৈরি করা হয়। এটি একটি পরিমাপ অনুপাত যা ফটোসিস্টেম II-এর সর্বাধিক সম্ভাব্য কোয়ান্টাম দক্ষতার প্রতিনিধিত্ব করে যদি সমস্ত সক্ষম প্রতিক্রিয়া কেন্দ্র খোলা থাকে। অনেক উদ্ভিদ প্রজাতির জন্য 0.79 থেকে 0.84 এর মধ্যে একটি এফ. ভি/এফ. এম মান হল আনুমানিক সর্বোত্তম মান, যার নিম্ন মানগুলি উদ্ভিদের চাপ নির্দেশ করে (ম্যাক্সওয়েল কে., জনসন জি. এন. 2000), (কিটাজিমা এবং বাটলার, 1975)। এফভি/এফএম একটি দ্রুত পরীক্ষা যা সাধারণত কয়েক সেকেন্ড সময় নেয়। এটি 1975 সালে এবং তার আশেপাশে কিটাজিমা এবং বাটলার দ্বারা বিকশিত হয়েছিল। অন্ধকার অভিযোজনের সময় প্রায় পনের মিনিট থেকে রাতারাতি পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়। কিছু গবেষক শুধুমাত্র প্রাক-ভোর মান ব্যবহার করবেন। ওয়াই (II) বা ΔF/Fm 'এবং ইটিআর ওয়াই (II) একটি পরিমাপ প্রোটোকল যা বার্নার্ড জেন্টি দ্বারা 1989 এবং 1990 সালে প্রথম প্রকাশনার সাথে তৈরি করা হয়েছিল। এটি একটি হালকা অভিযোজিত পরীক্ষা যা উদ্ভিদকে স্থির-অবস্থার সালোকসংশ্লেষণ আলোতে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় উদ্ভিদের চাপ পরিমাপ করতে দেয়। এফ. ভি. এফ. এম-এর মতো, ওয়াই (2) উদ্ভিদ দক্ষতার একটি পরিমাপ অনুপাতকে উপস্থাপন করে, তবে এই ক্ষেত্রে, এটি স্থির-অবস্থার সালোকসংশ্লেষক আলোর অবস্থার অধীনে সালোকতন্ত্র 2 দ্বারা আলোকরসায়নে ব্যবহৃত শক্তির পরিমাণের একটি ইঙ্গিত। বেশিরভাগ ধরনের উদ্ভিদের চাপের জন্য, ওয়াই (II) সি4 উদ্ভিদে রৈখিক পদ্ধতিতে উদ্ভিদ কার্বন আত্তীকরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সি3 উদ্ভিদে, বেশিরভাগ ধরনের উদ্ভিদ চাপ একটি বক্ররেখা-রৈখিক পদ্ধতিতে কার্বন আত্তীকরণের সাথে সম্পর্কিত। ম্যাক্সওয়েল এবং জনসনের মতে, একটি উদ্ভিদ একটি নির্দিষ্ট আলোর স্তরে স্থির-অবস্থার সালোকসংশ্লেষণে পৌঁছাতে পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট সময় নেয়। মাঠে, সম্পূর্ণ সূর্যের আলোতে গাছপালা, এবং চাঁদোয়া বা আংশিক মেঘলা অবস্থার অধীনে নয়, স্থির অবস্থায় বলে মনে করা হয়। এই পরীক্ষায়, হালকা বিকিরণের মাত্রা এবং পাতার তাপমাত্রা অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ বা পরিমাপ করতে হবে, কারণ Y (II) পরামিতি স্তরগুলি বেশিরভাগ ধরনের উদ্ভিদের চাপের সাথে পরিবর্তিত হয়, তবে এটি আলোর স্তর এবং তাপমাত্রার সাথেও পরিবর্তিত হয়। উচ্চ আলোর স্তরের তুলনায় নিম্ন আলোর স্তরে Y (II) মান বেশি হবে। ওয়াই (II)-এর সুবিধা হল যে এটি এফভি/এফএম-এর তুলনায় বেশি সংখ্যক উদ্ভিদ চাপের প্রতি বেশি সংবেদনশীল। ই. টি. আর, বা ইলেক্ট্রন পরিবহনের হারও একটি হালকা-অভিযোজিত পরামিতি যা ই. টি. আর = ওয়াই (II) × পিএআর × 0.84 × 0.5 সমীকরণ দ্বারা ওয়াই (II) এর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। মাইক্রোমোলের পিএআর পরিসরে (400 এনএম থেকে 700 এনএম) বিকিরণ আলোর মাত্রা দ্বারা ওয়াই (2) কে গুণ করলে, পাতার দ্বারা শোষিত আলোর গড় অনুপাত দ্বারা গুণ করলে 0.84 হয়, এবং পিএসআই প্রতিক্রিয়া কেন্দ্রগুলির সাথে পিএসআই প্রতিক্রিয়া কেন্দ্রগুলির গড় অনুপাত দ্বারা গুণ করলে, 0.5 আপেক্ষিক ইটিআর পরিমাপ অর্জন করা হয়। একটি উদ্ভিদের সাথে অন্য উদ্ভিদের তুলনা করার সময় আপেক্ষিক ই. টি. আর মানগুলি চাপ পরিমাপের জন্য মূল্যবান, যতক্ষণ না তুলনামূলকভাবে উদ্ভিদের আলো শোষণের বৈশিষ্ট্যগুলি একই রকম থাকে। পাতার শোষণের বৈশিষ্ট্যগুলি জলের পরিমাণ, বয়স এবং অন্যান্য কারণের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে। যদি শোষণের পার্থক্য একটি উদ্বেগের বিষয় হয়, তাহলে একটি সমন্বিত গোলক ব্যবহার করে শোষণ পরিমাপ করা যেতে পারে। আরও সঠিক ই. টি. আর মানগুলির জন্য, পাতার শোষণ মান এবং পি. এস. আই প্রতিক্রিয়া কেন্দ্রগুলির সাথে পি. এস. আই প্রতিক্রিয়া কেন্দ্রগুলির অনুপাত সমীকরণে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। যদি পাতার শোষণের বিভিন্ন অনুপাত একটি সমস্যা হয়, অথবা সেগুলি একটি অবাঞ্ছিত পরিবর্তনশীল হয়, তাহলে ই. টি. আর-এর পরিবর্তে ওয়াই (II) ব্যবহার করা সর্বোত্তম পছন্দ হতে পারে। প্রতিটি সিও2 অণুর জন্য চারটি ইলেকট্রন পরিবহন করা আবশ্যক, বা ও2 অণু বিবর্তিত হয়, গ্যাস বিনিময় পরিমাপ থেকে পার্থক্য, বিশেষ করে সি3 উদ্ভিদে, এমন পরিস্থিতিতে ঘটতে পারে যা ফটোরেস্পিরেশন, সাইক্লিক ইলেক্ট্রন পরিবহন এবং নাইট্রেট হ্রাসকে উৎসাহিত করে। প্রশমন পরিমাপ প্রশমন পরিমাপ ঐতিহ্যগতভাবে আলোর চাপ এবং তাপের চাপ পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়। উপরন্তু, এগুলি উদ্ভিদ ফটোপ্রোটেক্টিভ প্রক্রিয়া, অবস্থা পরিবর্তন, উদ্ভিদ ফটোইনহিবিশন এবং উদ্ভিদে আলোর শক্তির বিতরণ অধ্যয়নে ব্যবহৃত হয়েছে। 2004 সালে ডেভ ক্র্যামার দ্বারা পুডল মডেল এবং লেক মডেল শমন পরামিতি সরবরাহ করা হয়েছিল। তারপর থেকে, লুক হেন্ড্রিক্সন সরলীকৃত হ্রদ মডেলের পরামিতিগুলি প্রদান করেছেন যা পুডল মডেল থেকে প্যারামিটার এনপিকিউকে হ্রদের মডেলে পুনরুত্থিত করার অনুমতি দেয়। ওজেআইপি বা ওজেআইডিপি ওজেআইপি বা ওজেআইডিপি একটি গাঢ় অভিযোজিত ক্লোরোফিল ফ্লুরোসেন্স কৌশল যা উদ্ভিদের চাপ পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি দেখা গেছে যে একটি উচ্চ সময় রেজোলিউশন স্কেল ব্যবহার করে, ন্যূনতম ফ্লুরোসেন্স থেকে সর্বাধিক ফ্লুরোসেন্সের উত্থানের মধ্যবর্তী শিখর এবং ডিপ রয়েছে, যা ওজেআইডি এবং পি নামকরণ দ্বারা মনোনীত। বছরের পর বছর ধরে, উত্থান, সময় স্কেল, শিখর এবং ডুব মানে কী তা নিয়ে একাধিক তত্ত্ব রয়েছে। উপরন্তু, উদ্ভিদ চাপ পরীক্ষার জন্য এই তথ্যটি কীভাবে ব্যবহার করা উচিত সে সম্পর্কে একাধিক স্কুল রয়েছে (স্ট্রাসার 2004), (ভ্রেডেনবার্গ 2004,2009,2011)। এফভি/এফএম এবং অন্যান্য প্রটোকলের মতো, গবেষণাটি দেখায় যে ওজেআইপি কিছু ধরনের উদ্ভিদের চাপের জন্য অন্যদের তুলনায় ভাল কাজ করে। ক্লোরোফিল উপাদান মিটার এগুলি এমন যন্ত্র যা পাতার সবুজত্ব এবং পুরুত্ব নির্ধারণ করতে দুটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যে একটি পাতার মাধ্যমে হালকা সংক্রমণ ব্যবহার করে। ইনফ্রারেড পরিসরে সংক্রমণ পাতার পুরুত্ব সম্পর্কিত একটি পরিমাপ প্রদান করে এবং সবুজত্ব নির্ধারণের জন্য লাল আলোর পরিসরে একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্য ব্যবহার করা হয়। দুটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সংক্রমণের অনুপাত একটি ক্লোরোফিল সামগ্রী সূচক সরবরাহ করে যা সিসিআই বা বিকল্পভাবে এস. পি. এ. ডি সূচক হিসাবে উল্লেখ করা হয়। সিসিআই একটি রৈখিক স্কেল, এবং এস. পি. এ. ডি একটি লগারিদমিক স্কেল। এই যন্ত্র এবং স্কেলগুলি খুব উচ্চ মাত্রা ব্যতীত ক্লোরোফিল সামগ্রীর জন্য ক্লোরোফিল রাসায়নিক পরীক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে দেখানো হয়েছে। ক্লোরোফিল উপাদান মিটার সাধারণত পুষ্টিকর উদ্ভিদ চাপ পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে নাইট্রোজেন চাপ এবং সালফার চাপ অন্তর্ভুক্ত। কারণ গবেষণায় দেখা গেছে যে, সঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে, ক্লোরোফিল উপাদান মিটারগুলি নাইট্রোজেন ব্যবস্থাপনার কাজের জন্য নির্ভরযোগ্য, এই মিটারগুলি প্রায়শই ফসল সার ব্যবস্থাপনার জন্য পছন্দের যন্ত্র কারণ এগুলি তুলনামূলকভাবে সস্তা। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ভালোভাবে নিষিক্ত উদ্ভিদের সঙ্গে উদ্ভিদ পরীক্ষার তুলনা করলে, ভালোভাবে নিষিক্ত উদ্ভিদের ক্লোরোফিল উপাদান সূচক দ্বারা ভাগ করে পরীক্ষার উদ্ভিদের ক্লোরোফিল উপাদান সূচকের অনুপাত একটি অনুপাত প্রদান করবে যা কখন নিষিক্তকরণ হওয়া উচিত এবং কতটা ব্যবহার করা উচিত তার একটি ইঙ্গিত। ক্ষেত্রভেদে এবং ক্ষেত্রের মধ্যে পার্থক্যের কারণে একটি নির্দিষ্ট জমিতে এবং কখনও কখনও একই ক্ষেত্রের বিভিন্ন অঞ্চলে ফসলের একটি ভাল নিষিক্ত স্ট্যান্ড ব্যবহার করা সাধারণ। আজ অবধি করা গবেষণায় গড় মান প্রদানের জন্য পরীক্ষা এবং ভাল নিষিক্ত ফসলের উপর দশ এবং ত্রিশটি পরিমাপ ব্যবহার করা হয়েছে। ভুট্টা এবং গমের জন্য গবেষণা করা হয়েছে। একটি গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে যে, যখন এই অনুপাত 95 শতাংশের নিচে নেমে যায়, তখন এটি নিষিক্তকরণের সময়। সারের পরিমাণও সুপারিশ করা হয়। ফসল পরামর্শদাতারা সারের সুপারিশের জন্যও এই সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করেন। যাইহোক, যেহেতু কঠোর বৈজ্ঞানিক প্রটোকলগুলি বেশি সময়সাপেক্ষ এবং বেশি ব্যয়বহুল, পরামর্শদাতারা কখনও কখনও নিচু অঞ্চলে অবস্থিত ভাল-নিষিক্ত উদ্ভিদগুলিকে আদর্শ ভাল-নিষিক্ত উদ্ভিদ হিসাবে ব্যবহার করেন। তারা সাধারণত কম পরিমাপও ব্যবহার করে। এই পদ্ধতির প্রমাণের মধ্যে রয়েছে ফসল পরামর্শদাতাদের সঙ্গে উপাখ্যানমূলক আলোচনা। ক্লোরোফিল উপাদান মিটার ব্যবহারযোগ্য স্তরে নাইট্রোজেন এবং সালফার উভয় চাপের প্রতি সংবেদনশীল। ক্লোরোফিল ফ্লুরোমিটারগুলির একটি বিশেষ পরীক্ষার প্রয়োজন হয়, যাতে ব্যবহারযোগ্য স্তরে নাইট্রোজেন চাপ পরিমাপ করার জন্য নাইট্রোজেন চাপের সংমিশ্রণে একটি উচ্চ অ্যাক্টিনিক আলোর স্তর জড়িত থাকে। উপরন্তু, ক্লোরোফিল ফ্লুরোমিটার শুধুমাত্র অনাহার স্তরে সালফারের চাপ সনাক্ত করবে। সর্বোত্তম ফলাফলের জন্য, যখন জলের ঘাটতি থাকে না তখন ক্লোরোফিলের পরিমাণ পরিমাপ করা উচিত। সালোকসংশ্লেষণ ব্যবস্থা নাইট্রোজেন এবং সালফার উভয় চাপই সনাক্ত করবে। আরও দেখুন জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন বিশ্ব উষ্ণায়নের সঙ্গে অভিযোজন খরার জন্য প্রজনন চাপ সহনশীলতা তাপ চাপ সহনশীলতার জন্য প্রজনন তথ্যসূত্র উদ্ভিদ শারীরবৃত্তীয় উদ্ভিদ বাস্তুতন্ত্র