Q meter
কিউ মিটার হল একটি যন্ত্র যা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি সার্কিটের পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত পেশাদার পরীক্ষাগারগুলিতে অন্যান্য ধরনের প্রতিবন্ধকতা পরিমাপের যন্ত্র দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, যদিও এটি এখনও রেডিও অপেশাদারদের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। এটি 1934 সালে নিউ জার্সির বুনটনের বুনটন রেডিও কর্পোরেশনে উইলিয়াম ডি লফলিন দ্বারা বিকশিত হয়েছিল। একটি কিউ মিটার একটি বর্তনীর গুণগত মান পরিমাপ করে, কিউ, যা একটি অ-আদর্শ প্রতিক্রিয়াশীল বর্তনীতে প্রতি চক্রে কতটা শক্তি অপচয় হয় তা প্রকাশ করেঃ এই অভিব্যক্তিটি একটি আরএফ এবং মাইক্রোওয়েভ ফিল্টার, ব্যান্ডপাস এলসি ফিল্টার বা যে কোনও অনুরণকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটি একটি নির্বাচিত ফ্রিকোয়েন্সিতে একটি ইন্ডাক্টর বা ক্যাপাসিটারেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে ইন্ডাক্টরের প্রতিক্রিয়া কোথায়, তা হল ইন্ডাক্ট্যান্স, কৌণিক ফ্রিকোয়েন্সি এবং ইন্ডাক্টরের প্রতিরোধ। প্রতিরোধটি মূলত তারের প্রতিরোধের কারণে ইন্ডাক্টরের ক্ষতির প্রতিনিধিত্ব করে। একটি কিউ মিটার সিরিজ অনুরণনের নীতির উপর কাজ করে। এলসি ব্যান্ড পাস সার্কিট এবং ফিল্টারগুলির জন্যঃ অনুরণিত ফ্রিকোয়েন্সি (কেন্দ্রের ফ্রিকোয়েন্সি) কোথায় এবং ফিল্টার ব্যান্ডউইথ কোথায়। এলসি অনুরণন সার্কিট ব্যবহার করে একটি ব্যান্ড পাস ফিল্টারে, যখন ইন্ডাক্টরের ক্ষতি (প্রতিরোধ) বৃদ্ধি পায়, তখন তার কিউ ফ্যাক্টর হ্রাস পায় এবং তাই ফিল্টারের ব্যান্ডউইথ বৃদ্ধি পায়। একটি সমাক্ষ গহ্বর ফিল্টারে কোনও ইন্ডাক্টর এবং ক্যাপাসিটার নেই, তবে গহ্বরের ক্ষতি (প্রতিরোধ) সহ একটি সমতুল্য এলসি মডেল রয়েছে এবং কিউ ফ্যাক্টরও প্রয়োগ করা যেতে পারে। অপারেশন অভ্যন্তরীণভাবে, একটি ন্যূনতম কিউ মিটারে খুব কম (পাস) প্রতিবন্ধকতা আউটপুট সহ একটি সুরযোগ্য আরএফ জেনারেটর এবং খুব উচ্চ প্রতিবন্ধকতা ইনপুট সহ একটি ডিটেক্টর থাকে। সাধারণত পরীক্ষার অধীনে উপাদান জুড়ে উচ্চ কিউ ক্যাপাসিট্যান্সের একটি ক্যালিব্রেটেড পরিমাণ যোগ করার বিধান রয়েছে যাতে ইন্ডাক্টরগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে পরিমাপ করা যায়। জেনারেটরটি কার্যকরভাবে পরীক্ষার অধীনে থাকা উপাদানগুলির দ্বারা গঠিত সুরযুক্ত বর্তনীর সাথে সিরিজে স্থাপন করা হয়, এবং নগণ্য আউটপুট প্রতিরোধের কারণে, কিউ ফ্যাক্টরকে বস্তুগতভাবে প্রভাবিত করে না, অন্যদিকে ডিটেক্টর একটি উপাদান (সাধারণত ক্যাপাসিটর) জুড়ে বিকশিত ভোল্টেজ পরিমাপ করে এবং শান্টে উচ্চ প্রতিবন্ধকতা হওয়াও কিউ ফ্যাক্টরকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে না। উন্নত আরএফ ভোল্টেজের সাথে প্রয়োগকৃত আরএফ কারেন্টের অনুপাত, অনুরণিত ফ্রিকোয়েন্সি থেকে প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবন্ধকতা এবং উৎস প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কিত জ্ঞানের সাথে মিলিত হয়ে, সনাক্তকৃত ভোল্টেজকে স্কেল করে কিউ ফ্যাক্টরকে সরাসরি পড়তে দেয়। আরও দেখুন এলসিআর মিটার ইএসআর মিটার রেফারেন্স আরও পড়া "একটি পরীক্ষামূলক 'কিউ' মিটার"-লয়েড বাটলারের নিবন্ধ (মূলত অপেশাদার রেডিওতে প্রকাশিত, নভেম্বর 1988; সংশোধিত এপ্রিল 2004) বৈদ্যুতিন পরীক্ষার সরঞ্জাম রেডিও ইলেকট্রনিক্স পরিমাপ যন্ত্র