Test light
টেস্ট লাইট, টেস্ট ল্যাম্প, ভোল্টেজ টেস্টার বা মেইন টেস্টার হল বৈদ্যুতিন পরীক্ষার সরঞ্জামের একটি অংশ যা পরীক্ষার অধীনে থাকা সরঞ্জামের একটি অংশে বিদ্যুতের উপস্থিতি নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। একটি পরীক্ষার আলো মাল্টিমিটারের মতো পরিমাপ যন্ত্রের তুলনায় সহজ এবং কম ব্যয়বহুল এবং প্রায়শই একটি পরিবাহীতে ভোল্টেজের উপস্থিতি পরীক্ষা করার জন্য যথেষ্ট। সঠিকভাবে ডিজাইন করা পরীক্ষার আলোতে ব্যবহারকারীকে দুর্ঘটনাজনিত বৈদ্যুতিক শক থেকে রক্ষা করার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অ-যোগাযোগ পরীক্ষার আলো অন্তরক পরিবাহীর উপর ভোল্টেজ সনাক্ত করতে পারে। দুই-সংস্পর্শে পরীক্ষার আলো পরীক্ষার আলো হল একটি বৈদ্যুতিক প্রদীপ যা এক বা দুটি উত্তাপযুক্ত তারের সীসার সাথে সংযুক্ত থাকে। প্রায়শই, এটি একটি স্ক্রু ড্রাইভারের রূপ নেয় যার সাথে স্ক্রু ড্রাইভারের অগ্রভাগের মধ্যে সংযুক্ত ল্যাম্প এবং একটি একক সীসা থাকে যা স্ক্রু ড্রাইভারের পিছন দিকে প্রজেক্ট করে। একটি পৃথিবীর (স্থল) রেফারেন্সের সাথে উড়ন্ত সীসা সংযুক্ত করে এবং বর্তনীর বিভিন্ন বিন্দুতে স্ক্রু ড্রাইভারের অগ্রভাগ স্পর্শ করে, প্রতিটি বিন্দুতে ভোল্টেজের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি নির্ধারণ করা যেতে পারে, যার ফলে সাধারণ ত্রুটিগুলি সনাক্ত করা যায় এবং তাদের মূল কারণ সনাক্ত করা যায়। উচ্চ ভোল্টেজের জন্য, একটি দীর্ঘ ইনসুলেটিং হ্যান্ডেলে লাগানো নিয়ন গ্লো টিউব সমন্বিত একটি স্ট্যাটিস্কোপ 2000 ভোল্ট বা তার বেশি এসি ভোল্টেজ সনাক্ত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। কম ভোল্টেজের কাজের জন্য (উদাহরণস্বরূপ, অটোমোবাইলগুলিতে), ব্যবহৃত প্রদীপটি সাধারণত একটি ছোট, কম ভোল্টেজের ভাস্বর বাল্ব হয়। এই ল্যাম্পগুলি সাধারণত প্রায় 12 ভি-তে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়; মূল ভোল্টেজের উপর একটি স্বয়ংচালিত পরীক্ষার ল্যাম্প প্রয়োগ করলে ল্যাম্পটি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং পরীক্ষকের মধ্যে শর্ট সার্কিটের ত্রুটি হতে পারে। লাইন ভোল্টেজ (মেইন) কাজের জন্য, ল্যাম্পটি সাধারণত একটি উপযুক্ত ব্যালাস্ট রেজিস্টারের সাথে সিরিজে সংযুক্ত একটি ছোট নিয়ন ল্যাম্প। এই ল্যাম্পগুলি প্রায়শই 90V থেকে কয়েকশ ভোল্ট পর্যন্ত বিস্তৃত ভোল্টেজ জুড়ে কাজ করতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে, প্রয়োগকৃত ভোল্টেজ বেশি বাড়ার সাথে সাথে অতিরিক্ত আলোকে আঘাত করার জন্য ব্যবস্থা করা প্রতিরোধী ভোল্টেজ বিভাজকের সাথে বেশ কয়েকটি পৃথক আলো ব্যবহার করা হয়। ল্যাম্পগুলি সর্বনিম্ন ভোল্টেজ থেকে সর্বোচ্চ পর্যন্ত ক্রমানুসারে মাউন্ট করা হয়, এই ন্যূনতম বার গ্রাফটি ভোল্টেজের অপরিশোধিত ইঙ্গিত প্রদান করে। কিছু বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম মেরামতের ক্ষেত্রেও ভাস্বর বাল্ব ব্যবহার করা যেতে পারে এবং একজন প্রশিক্ষিত প্রযুক্তিবিদ সাধারণত অপরিশোধিত সূচক হিসাবে উজ্জ্বলতা ব্যবহার করে আনুমানিক ভোল্টেজ বলতে পারেন। নিরাপত্তা একটি হাতে ধরা টেস্ট ল্যাম্প অবশ্যই ব্যবহারকারীকে লাইভ সার্কিটের কাছাকাছি রাখে। লাইভ তারের সঙ্গে দুর্ঘটনাজনিত যোগাযোগের ফলে শর্ট সার্কিট বা বৈদ্যুতিক শক হতে পারে। সস্তা বা বাড়িতে তৈরি টেস্ট ল্যাম্পে উচ্চ-শক্তির ত্রুটির বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত নাও থাকতে পারে। টেস্ট ল্যাম্পের ব্যর্থতা পরীক্ষা করার জন্য একটি অজানা সার্কিট পরীক্ষার আগে এবং পরে একটি পরিচিত লাইভ সার্কিটের সাথে একটি টেস্ট ল্যাম্প সংযুক্ত করা প্রথাগত। যুক্তরাজ্যে, হেলথ অ্যান্ড সেফটি এক্সিকিউটিভ (এইচ. এস. ই) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নির্দেশিকাগুলি টেস্ট ল্যাম্প নির্মাণ এবং ব্যবহারের জন্য সুপারিশ প্রদান করে। দুর্ঘটনাজনিত যোগাযোগ রোধ করার জন্য আঙুলের রক্ষী সহ লাইভ টার্মিনালগুলির ন্যূনতম এক্সপোজার সহ প্রোবগুলি অবশ্যই ভালভাবে উত্তাপযুক্ত হতে হবে এবং পরীক্ষার ল্যাম্পের কাচের বাল্বটি ভেঙে গেলে লাইভ তারগুলি প্রকাশ করা উচিত নয়। শর্ট সার্কিটের ক্ষেত্রে প্রদত্ত শক্তি সীমিত করতে, পরীক্ষার আলোতে অবশ্যই একটি বর্তমান-সীমিত ফিউজ বা বর্তমান-সীমিত প্রতিরোধক এবং ফিউজ থাকতে হবে। এইচ. এস. ই-র নির্দেশিকাগুলি পরীক্ষার আলোর কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য পদ্ধতিগুলিরও সুপারিশ করে। যখন একটি পরিচিত লাইভ সার্কিট উপলব্ধ না থাকে, তখন একটি পৃথক প্রমাণকারী ইউনিট যা একটি পরিচিত পরীক্ষার ভোল্টেজ এবং প্রদীপকে আলোকিত করার জন্য পর্যাপ্ত শক্তি সরবরাহ করে একটি সার্কিট পরীক্ষার আগে এবং পরে প্রদীপের ক্রিয়াকলাপ নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু পরীক্ষার আলো চালানোর জন্য শক্তি পরীক্ষার অধীনে সার্কিট থেকে নেওয়া হয়, তাই এই ধরনের অ-পরিবর্ধিত পরীক্ষার সরঞ্জাম ব্যবহার করে কিছু উচ্চ-প্রতিবন্ধকতা ফুটো ভোল্টেজ সনাক্তযোগ্য নাও হতে পারে। ওয়ান-কন্ট্যাক্ট নিয়ন টেস্ট লাইট একটি কম খরচের টেস্ট ল্যাম্প শুধুমাত্র পরীক্ষার অধীনে সার্কিটের একপাশে যোগাযোগ করে এবং সার্কিটটি সম্পূর্ণ করার জন্য ব্যবহারকারীর শরীরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিপথগামী ক্যাপাসিট্যান্স এবং কারেন্টের উপর নির্ভর করে। যন্ত্রটি একটি স্ক্রু ড্রাইভারের মতো হতে পারে। পরীক্ষকের অগ্রভাগ পরীক্ষা করা পরিবাহীর কাছে স্পর্শ করা হয় (উদাহরণস্বরূপ, এটি একটি সুইচ তারের উপর ব্যবহার করা যেতে পারে, বা একটি বৈদ্যুতিক সকেটের গর্তে ঢোকানো যেতে পারে)। একটি নিয়ন ল্যাম্প আলোর জন্য খুব কম বিদ্যুৎ নেয় এবং এইভাবে ব্যবহারকারীর শরীরের ধারণক্ষমতা ব্যবহার করে বর্তনীটি সম্পূর্ণ করতে পারে। স্ক্রু ড্রাইভার-টাইপ টেস্ট ল্যাম্পগুলি খুব সস্তা, তবে ইউকে জিএস 38-এর নির্মাণ প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে না। যদি খাদটি উন্মুক্ত থাকে, তবে ব্যবহারকারীর জন্য একটি শক বিপত্তি বিদ্যমান এবং পরীক্ষকের অভ্যন্তরীণ গঠন শর্ট-সার্কিট ত্রুটির বিরুদ্ধে কোনও সুরক্ষা প্রদান করে না। প্রতিরোধক এবং ল্যাম্প সিরিজ নেটওয়ার্কের ব্যর্থতা ব্যবহারকারীকে পরীক্ষার অধীনে সার্কিটের সাথে সরাসরি ধাতব সংস্পর্শে আনতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, স্ক্রু ড্রাইভারের ভিতরে আটকে থাকা জল ব্যবহারকারীকে হতবাক করার জন্য পর্যাপ্ত ফুটো স্রোতের অনুমতি দিতে পারে। এমনকি যদি কোনও অভ্যন্তরীণ শর্ট সার্কিট ব্যবহারকারীকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট না করে, তবে ফলস্বরূপ বৈদ্যুতিক শকের ফলে পড়ে যাওয়া বা অন্যান্য আঘাত হতে পারে। প্রদীপটি নিয়ন ল্যাম্পের স্ট্রাইক ভোল্টেজের নীচে কোনও ইঙ্গিত দেয় না এবং তাই কিছু বিপজ্জনক ফুটো পরিস্থিতি সনাক্ত করতে পারে না। যেহেতু এটি বর্তনী সম্পূর্ণ করার জন্য ধারণক্ষমতার উপর নির্ভর করে, তাই প্রত্যক্ষ-বর্তমান সম্ভাব্যতা নির্ভরযোগ্যভাবে নির্দেশ করা যায় না। যদি স্ক্রু ড্রাইভারের ব্যবহারকারীকে মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং নিকটবর্তী অন্যান্য লাইভ তারের সাথে সংযুক্ত করা হয়, তবে লাইভ সার্কিট পরীক্ষা করার সময় একটি ফলস নেগেটিভ এবং ডেড সার্কিট পরীক্ষা করার সময় একটি ফলস পজিটিভ হতে পারে। মিথ্যা নেতিবাচকগুলি উজ্জ্বল আলোকিত এলাকায়ও ঘটতে পারে যা নিয়নের উজ্জ্বলতা দেখতে কঠিন করে তোলে। যোগাযোগহীন ভোল্টেজ ডিটেক্টর সম্প্রসারিত বৈদ্যুতিন পরীক্ষক (অনানুষ্ঠানিকভাবে বৈদ্যুতিক পরীক্ষক কলম, পরীক্ষা কলম বা ভোল্টেজ ডিটেক্টর বলা হয়) শুধুমাত্র ক্যাপাসিটিভ কারেন্টের উপর নির্ভর করে এবং মূলত এসি শক্তিযুক্ত বস্তুর চারপাশে পরিবর্তিত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র সনাক্ত করে। এর মানে হল যে সার্কিটের সাথে সরাসরি ধাতব যোগাযোগের প্রয়োজন নেই। ব্যবহারকারীকে অবশ্যই হ্যান্ডেলের উপরের অংশটি স্পর্শ করতে হবে একটি স্থল রেফারেন্স প্রদান করতে (মাটিতে বিপথগামী ক্যাপাসিট্যান্সের মাধ্যমে), যে সময়ে সূচক এলইডি আলোকিত হবে বা একটি স্পিকার বাজবে, যদি পরীক্ষিত কন্ডাক্টরটি লাইভ হয়। প্রদীপ জ্বালানোর জন্য অতিরিক্ত শক্তি এবং পরিবর্ধককে শক্তি একটি ছোট অভ্যন্তরীণ ব্যাটারি দ্বারা সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহারকারীর শরীরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় না। যখন যন্ত্রটি একটি লাইভ কন্ডাক্টরের কাছে স্থাপন করা হয়, তখন একটি ক্যাপ্যাসিটিভ ভোল্টেজ ডিভাইডার স্থাপন করা হয়, যা কন্ডাক্টর এবং সেন্সরের মধ্যে এবং সেন্সরের মধ্যে স্থলভাগ পর্যন্ত (ব্যবহারকারীর শরীরের মাধ্যমে) পরজীবী ক্যাপ্যাসিট্যান্স নিয়ে গঠিত। পরীক্ষক যখন এই বিভাজকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎ সনাক্ত করেন, তখন এটি ভোল্টেজের উপস্থিতি নির্দেশ করে। কিছু পরিবর্ধিত পরীক্ষক সনাক্তকৃত ক্ষেত্রের আপেক্ষিক শক্তি পরিমাপ করার জন্য একটি শক্তিশালী ইঙ্গিত (উজ্জ্বল আলো বা জোরে গুঞ্জন) দেবে, এইভাবে একটি শক্তিশালী বস্তুর অবস্থান সম্পর্কে কিছু সূত্র দেবে। অন্যান্য পরীক্ষকরা কেবল একটি সনাক্তকৃত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের একটি সহজ চালু/বন্ধ ইঙ্গিত দেয়। ব্যাটারি এবং ল্যাম্প কাজ করছে বলে ব্যবহারকারীকে আশ্বস্ত করার জন্য পেশাদার-গ্রেড পরীক্ষকদের একটি বৈশিষ্ট্যও থাকবে। ভোল্টেজ ডিটেক্টর কলম লাইন-ভোল্টেজ বা নিম্ন-ভোল্টেজ (প্রায় 50 ভোল্ট) পরিসরের জন্য তৈরি করা হয়। মেইন-ভোল্টেজ সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে একজন পরীক্ষক লোয়ার-ভোল্টেজ কন্ট্রোল সার্কিট যেমন ডোরবেল বা এইচভিএসি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত কোনও ইঙ্গিত দিতে পারে না। টং অ্যামিটারগুলির বিপরীতে যা পরিবর্তনশীল চৌম্বক ক্ষেত্রগুলি অনুভব করে, এই ডিটেক্টরগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে এমনকি যদি কোনও তড়িৎ প্রবাহ সংশ্লিষ্ট তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত না হয়, কারণ তারা কন্ডাক্টরের উপর এসি ভোল্টেজ থেকে পরিবর্তিত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রটি অনুভব করে। একজন যোগাযোগহীন পরীক্ষক যিনি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র অনুধাবন করেন তিনি সুরক্ষিত বা সাঁজোয়া তারের ভিতরে ভোল্টেজ সনাক্ত করতে পারেন না (ফ্যারাডে খাঁচার প্রভাবের কারণে একটি মৌলিক সীমাবদ্ধতা)। আরেকটি সীমাবদ্ধতা হল যে এই পদ্ধতিতে ডিসি ভোল্টেজ সনাক্ত করা যায় না, যেহেতু ডিসি কারেন্ট ক্যাপাসিটারগুলির (স্থির অবস্থায়) মধ্য দিয়ে যায় না, তাই পরীক্ষক সক্রিয় হয় না। এই ধরনের পরীক্ষকদের মিনি ক্রিসমাস লাইটের সিরিজ-সংযুক্ত স্ট্রিংয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে কোন বাল্বটি ব্যর্থ হয়েছে এবং সার্কিটটি ভেঙে গেছে তা সনাক্ত করতে, যার ফলে সেটটি (বা এর একটি অংশ) আলোকিত হয় না। প্রতিটি বাল্বের অগ্রভাগে ডিটেক্টরের প্রান্ত নির্দেশ করে, এটি নির্ধারণ করা যেতে পারে যে এটি এখনও অন্তত একপাশে সংযুক্ত রয়েছে কিনা। প্রথম যে বাল্বটি রেজিস্টার করে না, সম্ভবত সেই বাল্বটি সমস্যা বাল্বের ঠিক পাশ দিয়ে গেছে। (বার্ন-আউট বাল্বগুলি এখনও ভাল দেখাবে, যদি একটি বাইপাস শান্ট থাকে যা সার্কিটটি সম্পূর্ণ করে।) সেটের প্লাগ ওভারটি উল্টে ফেললে এবং এটি আউটলেটে পুনরায় স্থাপন করলে সেট বা সার্কিটের বিপরীত প্রান্তটি পরিবর্তে নিবন্ধিত হবে। রিসেপটাকল পরীক্ষক একটি রিসেপটাকল পরীক্ষক (আউটলেট পরীক্ষক বা সকেট পরীক্ষক) একটি আউটলেটে প্রবেশ করে এবং কিছু ধরনের তারের ত্রুটি সনাক্ত করতে পারে। তারের নির্দিষ্ট ত্রুটিটি তিনটি আলোর বিভিন্ন সংমিশ্রণ দ্বারা দেখানো হয়। সনাক্তযোগ্য ত্রুটিগুলির মধ্যে রয়েছে বিপরীত গরম/নিরপেক্ষ, অনুপস্থিত বৈদ্যুতিক স্থল বা নিরপেক্ষ এবং অন্যান্য। যাইহোক, একটি পাওয়ার স্ট্রিপের নিরপেক্ষ এবং স্থলভাগের মধ্যে সংযুক্ত সার্জ সুরক্ষামূলক ধাতু-অক্সাইড ভেরিস্টারের মাধ্যমে ফুটো স্রোত একটি ভুল ইঙ্গিত দিতে পারে যে একটি স্থল সংযোগ বিদ্যমান। কন্টিনিউইটি টেস্টার লাইট যোগাযোগ বন্ধ বা তারের ধারাবাহিকতা পরীক্ষা করার জন্য একটি প্রদীপ এবং ব্যাটারি ব্যবহার করা যেতে পারে। কন্টিনিউইটি টেস্টার ল্যাম্প ব্যবহারের আগে সমস্ত সার্কিটগুলি সম্পূর্ণরূপে ডি-এনার্জাইজ করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য অবশ্যই যত্ন নিতে হবে, অন্যথায় ল্যাম্পটি ধ্বংস হয়ে যাবে। কখনও কখনও একটি ফ্ল্যাশলাইট (টর্চ) ফিল্ড-মডিফাইড বা ফ্যাক্টরি-টেস্ট লিড দিয়ে তৈরি করা হয়, যাতে ফ্ল্যাশলাইটটি ধারাবাহিকতা পরীক্ষক হিসাবে ব্যবহার করা যায়। আরও দেখুন সোলেনয়েড ভোল্টমিটার রেফারেন্স বাহ্যিক লিঙ্ক ভোল্টেজ ডিটেক্টর কলমের একটি মডেলের কথা স্মরণ করুন বৈদ্যুতিক পরীক্ষার সরঞ্জাম বৈদ্যুতিন পরীক্ষার সরঞ্জাম