Thiele tube
জার্মান রসায়নবিদ জোহানেস থিয়েলের নামে নামকরণ করা থিয়েল টিউব একটি পরীক্ষাগার কাচের পাত্র যা তেল স্নান ধারণ এবং গরম করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই ধরনের বিন্যাস সাধারণত কোনও পদার্থের গলনাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্ক নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রটি একটি সংযুক্ত হ্যান্ডেল সহ একটি কাচের পরীক্ষা নলের অনুরূপ। অপারেশন অয়েল নলের মধ্যে ঢেলে দেওয়া হয়, এবং তারপর "হ্যান্ডেল" গরম করা হয়, হয় একটি ছোট শিখা বা অন্য কোনও গরম করার উপাদান দ্বারা। থিয়েল নলের আকৃতি তেলকে গরম করার সময় সেখানে পরিচলন স্রোত গঠনের অনুমতি দেয়। এই স্রোতগুলি নলের তেল জুড়ে মোটামুটি অভিন্ন তাপমাত্রার বন্টন বজায় রাখে। নলের পাশের বাহুটি এই পরিচলন স্রোতগুলি তৈরি করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং এইভাবে গরম করার তেল জুড়ে সমানভাবে এবং দ্রুত শিখা থেকে তাপ স্থানান্তর করে। একটি কৈশিক নলের মধ্যে প্যাক করা নমুনাটি থার্মোমিটারের সাথে সংযুক্ত করা হয় এবং একটি রাবার ব্যান্ড বা রাবার টিউবিংয়ের একটি ছোট টুকরো দ্বারা ধরে রাখা হয়। থিয়েল নলটি সাধারণত একটি ছোট শিখা সহ একটি মাইক্রোবার্নার ব্যবহার করে উত্তপ্ত করা হয়। গলনাঙ্ক নির্ধারণ একটি সিল করা কৈশিকের নমুনা, একটি রাবার ব্যান্ড সহ একটি থার্মোমিটারের সাথে সংযুক্ত, নলের মধ্যে নিমজ্জিত করা হয়। উত্তাপ শুরু হয়, এবং যে তাপমাত্রায় নমুনাটি গলে যায় তা পর্যবেক্ষণ করা যায়। গরম করার সময়, যে বিন্দুতে গলন লক্ষ্য করা যায় এবং তাপমাত্রা ধ্রুবক হল নমুনার গলন বিন্দু। আরও আধুনিক পদ্ধতিতে নিবেদিত সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়, যা গলনাঙ্ক যন্ত্র হিসাবে পরিচিত। সঠিক পরিমাপ পাওয়ার জন্য গলন বিন্দুতে একটি ধীর গরমের হার প্রয়োজন। নমুনাটি গলে যেতে শুরু করলে থার্মোমিটারে তাপমাত্রা রেকর্ড করুন এবং সমস্ত নমুনা গলে গেলে আবার তাপমাত্রা রেকর্ড করুন (এটি আপনাকে গলনাঙ্কের পরিসীমা দেয়, যা সাধারণত রাসায়নিক সাহিত্যে উদ্ধৃত করা হয়)। বয়লিং পয়েন্ট নির্ধারণ একটি থিয়েল টিউব সিউলোবফ পদ্ধতি দ্বারা একটি তরলের বয়লিং পয়েন্ট পরিমাপ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। একটি ফিউশন টিউবের একটি নমুনা একটি রাবার ব্যান্ড সহ একটি থার্মোমিটারের সাথে সংযুক্ত করা হয় এবং নলটিতে নিমজ্জিত করা হয়। একটি সিল করা ক্যাপিলারি, খোলা প্রান্তটি নিচের দিকে নির্দেশ করে, ফিউশন টিউবে স্থাপন করা হয়। থিয়েল নলটি উত্তপ্ত করা হয়; দ্রবীভূত গ্যাসগুলি প্রথমে নমুনা থেকে বিবর্তিত হয়। একবার নমুনা ফুটতে শুরু করলে, গরম করা বন্ধ হয়ে যায় এবং তাপমাত্রা কমতে শুরু করে। যে তাপমাত্রায় তরল নমুনাটি সিল করা কৈশিকের মধ্যে চুষে নেওয়া হয় তা হল নমুনার স্ফুটনাঙ্ক। তথ্যসূত্র গবেষণাগারের কাঁচের জিনিসপত্র