Anomaloscope
অ্যানোমালোস্কোপ হল একটি যন্ত্র এবং রঙিন দৃষ্টি পরীক্ষা, যা প্রায়শই বর্ণান্ধতা পরিমাপ এবং চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। এগুলি ব্যয়বহুল এবং পরিচালনার জন্য বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, তবে রঙিন দৃষ্টি মানের জন্য স্বর্ণমান হিসাবে দেখা হয়। ফলস্বরূপ, এগুলি সাধারণত চাকরির প্রাক-স্ক্রিনিংয়ের পরিবর্তে একাডেমিক অধ্যয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। রঙিন দৃষ্টির ত্রুটিগুলির শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে অন্যান্য রঙিন দৃষ্টির মানগুলি যাচাই করতেও এগুলি ব্যবহার করা হয়। নীতি একটি অ্যানোমালোস্কোপের জন্য একটি বিষয়ের প্রয়োজন একটি মিশ্রণের রঙ এবং একটি পরীক্ষার রঙের মধ্যে একটি রঙের মিল তৈরি করা। পরীক্ষার রঙ একটি একক বর্ণালী রঙ, যার জন্য বিষয় উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্য করতে পারে। মিশ্রণের রঙ দুটি বর্ণালী রঙের সংমিশ্রণ, যার জন্য বিষয় অনুপাত সামঞ্জস্য করতে পারে, যার ফলে রঙ পরিবর্তন হয়। এই দুটি রঙিন আলো পাশাপাশি স্থাপন করা হয় এবং রঙগুলি মেলে না দেখা পর্যন্ত বিষয় দুটি পরামিতি পরিবর্তন করে। ম্যাচের প্যারামিটার মানগুলি রঙ দৃষ্টি ত্রুটির ধরণ এবং শক্তি নির্ধারণ করে। একটি অ্যানোমালোস্কোপের জন্য ব্যবহৃত তিনটি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সমীকরণের মিল দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয় যা অ্যানোমালোস্কোপকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। চারটি ভিন্ন ম্যাচ রয়েছেঃ রেলে ম্যাচ-589 এনএম (হলুদ) এ একটি পরীক্ষার আলো এবং 545 এনএম (হলুদ-সবুজ) এবং 670 এনএম (লাল) এ মিশ্র আলো। এটি লাল-সবুজ ঘাটতি চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। এঙ্গেল্কিং-ট্রেন্ডেলেনবার্গ ম্যাচ-490 এনএম (সায়ান)-এ একটি পরীক্ষামূলক আলো এবং 470 এনএম (নীল) এবং 517 এনএম (সবুজ)-এ মিশ্র আলো। এটি নীল-হলুদ ঘাটতি চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। পিকফোর্ড-লাকোভস্কি ম্যাচ-একটি টাংস্টেন বাল্ব থেকে একটি পরীক্ষার আলো এবং 470 এনএম (নীল) এবং 585 এনএম (হলুদ-কমলা) আলোতে মিশ্রিত আলো। এটি নীল-হলুদ ঘাটতি চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। মোরল্যান্ড ম্যাচ-436 এনএম (নীল) এবং 490 এনএম (সায়ান) আলোতে মিশ্রিত আলো। অন্যান্য ম্যাচের মতো, পরীক্ষার আলো একবর্ণের আলো নয় যেখানে উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্য করা হয়। বরং, এটি 480 এনএম (সায়ান-নীল) আলো এবং এর পরিপূরক রঙ 580 এনএম (হলুদ) এর একটি দ্বিবর্ণযুক্ত মিশ্রণ। হলুদ রঙটি সায়ান-নীলকে তার রঙ পরিবর্তন না করেই স্যাচুরেট করার কাজ করে। তাই এই রঙগুলিকে প্রাথমিক মিশ্রণের রঙ এবং অসম্পূর্ণ মিশ্রণের রঙ বলা হয়। এটি নীল-হলুদ ঘাটতি চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। ইতিহাস লর্ড রেলে প্রথম রেলে ম্যাচের উপর ভিত্তি করে একটি রঙ মিশ্রণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন এবং আবিষ্কার করেন যে কিছু ব্যবহারকারী বেশিরভাগ ব্যবহারকারীর থেকে অনেক আলাদা অনুপাতে ম্যাচ তৈরি করেন। প্রথম অ্যানোমালোস্কোপ আবিষ্কার করেছিলেন জার্মান চক্ষু বিশেষজ্ঞ এবং শারীরতত্ত্ববিদ উইলিবাল্ড এ নাগেল (1870-1911) যিনি 1907 সালে এর নামকরণ করেছিলেন অ্যানোমালোস্কোপ। এটি রেলে ম্যাচের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। পিকফোর্ড-নিকোলসন অ্যানোমালোস্কোপ 1960 সালে তৈরি করা হয়েছিল। এটি রেলে, এঙ্গেল্কিং-ট্রেন্ডেলেনবার্গ এবং পিকফোর্ড-লাকোভস্কিকে পরিমাপ করে, যা উভয় অক্ষের মধ্যে পরিমাপ করা প্রথম অ্যানোমালোস্কোপ তৈরি করে। অ্যানোমালোস্কোপের প্রমিতকরণ ডি. আই. এন-নর্ম 6160 দ্বারা নির্ধারিত হয়, যা 1966 সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং 2019 সালে শেষবার সংশোধিত হয়। মোরল্যান্ড অ্যানোমালোস্কোপ 1984 সালে তৈরি করা হয়েছিল এবং মোরল্যান্ড ম্যাচ ব্যবহার করা হয়েছিল। পূর্ববর্তী নীল-হলুদ ম্যাচগুলিতে রঙের স্বাভাবিক ফলাফলের সাথে বড় বৈচিত্র্যের সমস্যা ছিল। উন্নত মোরল্যান্ড ম্যাচের রঙ স্বাভাবিকের জন্য অনেক কম বৈচিত্র্য রয়েছে। নাগেল অ্যানোমালোস্কোপগুলি উৎপাদনের বাইরে, তবে এখনও রঙিন দৃষ্টি মান হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। নিৎজ অ্যানোমালোস্কোপ (1980) নাগেল অ্যানোমালোস্কোপ অনুকরণ করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল এবং সাধারণত বিনিময়যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। অকুলাস এইচএমসি (হাইডেলবার্গ) অ্যানোমালোস্কোপ (রেলে এবং মোরল্যান্ড ম্যাচ) এবং নিটজ অ্যানোমালোস্কোপ (রেলে ম্যাচ) বর্তমানে উৎপাদিত একমাত্র অ্যানোমালোস্কোপ। অ্যানোমালোস্কোপ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় এবং দক্ষতা আরজিবি প্রাইমারিগুলির উপর ভিত্তি করে সহজ, সস্তা ডিজিটাল অ্যানোমালোস্কোপের বিকাশের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে। অ্যানোমালোস্কোপ অনুকরণকারী বেশ কয়েকটি ওয়েব-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন বর্তমানে বিদ্যমান। 2000 সালের গোড়ার দিকে, গবেষকরা একটি আরজিবি সিআরটি মনিটরে অ্যানোমালোস্কোপটি সঠিকভাবে অনুকরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। অ্যানোমালোস্কোপের ডিজিটাল সিমুলেশনগুলির বৈধতার অভাব রয়েছে। রেফারেন্স বাহ্যিক লিঙ্ক কলব্লাইন্ডর অ্যানোমালোস্কোপ সিমুলেটর ব্রাউজার চক্ষু সরঞ্জাম রঙ দৃষ্টি