Zahn cup
জান কাপ একটি সান্দ্রতা পরিমাপের যন্ত্র যা রং শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত একটি স্টেইনলেস স্টিলের কাপ যার কাপের নীচের অংশে মাঝখানে একটি ছোট গর্ত ড্রিল করা থাকে। পার্শ্বে একটি লম্বা হাতলও লাগানো থাকে। জাহন কাপ #x লেবেলযুক্ত পাঁচটি কাপ নির্দিষ্টকরণ রয়েছে, যেখানে এক্স হল এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত সংখ্যা (নীচের টেবিলটি দেখুন)। সান্দ্রতা বেশি হলে বড় আকারের কাপ ব্যবহার করা হয়, অন্যদিকে সান্দ্রতা কম হলে কম আকারের কাপ ব্যবহার করা হয়। এগুলি এ. এস. টি. এম ডি 4212, এ. এস. টি. এম ডি1084 এবং এ. এস. টি. এম ডি816 অনুসারে তৈরি করা হয় একটি তরলের সান্দ্রতা নির্ধারণ করতে, কাপটি ডুবিয়ে দেওয়া হয় এবং সম্পূর্ণরূপে পদার্থ দিয়ে ভরা হয়। পদার্থ থেকে কাপটি তুলে নেওয়ার পরে ব্যবহারকারী তার থেকে বেরিয়ে আসা তরলটি ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত সময় পরিমাপ করে, এটি সংশ্লিষ্ট "প্রবাহ সময়"। পেইন্ট স্ট্যান্ডার্ড নির্দিষ্টকরণে, একটি এই পদ্ধতিতে সান্দ্রতা নির্দেশ করেঃ এফ্লাক্স সময়, জাহন কাপ নম্বর। রূপান্তর প্রতিটি কাপ নির্দিষ্টকরণ সংখ্যার জন্য একটি সমীকরণ ব্যবহার করে এফ্লাক্স সময়কে কাইনেমেটিক সান্দ্রতায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে, যেখানে t হল এফ্লাক্স সময় এবং ν হল সেন্টিস্টোকে কাইনেমেটিক সান্দ্রতা। জাহন কাপ #1: ν = 1.1 (t−29) জাহন কাপ #2: ν = 3.5 (t−14) জাহন কাপ #3: ν = 11.7 (t− 7.5) জাহন কাপ #4: ν = 14.8 (t−5) জাহন কাপ #5: ν = 23t নোট করুন উপরের সমীকরণগুলি জাহন কাপের ব্রুকফিল্ড সিরিজের জন্য। গার্ডকো সিগনেচার জাহন কাপ এবং গার্ডকো ইজেড জাহন কাপ বিভিন্ন রূপান্তর ব্যবহার করে। অ্যাসকট জাহন কাপ সেকেন্ডে তরলের প্রবাহ পরিমাপের উপর ভিত্তি করে তৈরি। একটি নির্দিষ্ট কাপের জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় জান-সেকেন্ডে ফলাফলগুলি রিপোর্ট করা উচিত। জাহন-সেকেন্ডকে সেন্টিস্টোকে রূপান্তর করতে, ASTM D4212, D816, এবং D1084 সেন্টিস্টোকে × নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ = সেন্টিপোয়েজ দেখুন আরও দেখুন স্টর্মার ভিস্কোমিটার ফোর্ড ভিস্কোসিটি কাপ ফ্লো কাপ রেফারেন্স ভিস্কোসিটি মিটার