공기마이크로 미터에서 특징에 관한 설명으로 틀린 것은? (기출문제 정답을 확보하지 못하여 임의로 정답을 1번으로 설정하였습니다. 정확한 정답을 아시는분 께서는 오류신고를 통하여 정답 작성 부탁 드립니다.)
구멍속의 내경 측정부를 측정할 수 없다.
한계(go, no go)게이지와 달리 치수가 지시되기 때문에 한번의 측정동작이면 된다.
압축 공기원(에어 콤프레서 등)이 필요하다.
대부분의 경우 전용 측정부를 만들어야 하므로 다량 생산이 아니면 비용이 많이 든다.
공기마이크로 미터에서 특징에 관한 설명으로 틀린 것은? (기출문제 정답을 확보하지 못하여 임의로 정답을 1번으로 설정하였습니다. 정확한 정답을 아시는분 께서는 오류신고를 통하여 정답 작성 부탁 드립니다.)
A. 구멍속의 내경 측정부를 측정할 수 없다.
B. 한계(go, no go)게이지와 달리 치수가 지시되기 때문에 한번의 측정동작이면 된다.
C. 압축 공기원(에어 콤프레서 등)이 필요하다.
D. 대부분의 경우 전용 측정부를 만들어야 하므로 다량 생산이 아니면 비용이 많이 든다.