이온전극법에 관한 설명으로 틀린 것은?
이온농도의 측정범위는 일반적으로 10-1mol/ℓ~10-4mol/ℓ(또는 10-7mol/ℓ)이다.
측정용액의 온도가 1℃상승하면 전위구배는 1~2mV가 변화한다.
시료용액의 교반은 이온전극의 전극범위, 응답속도, 정량한계값에 영향을 나타낸다.
이온의 활량계수는 이온강도의 영향을 받기 때문에 용액중의 이온강도를 일정하게 유지해야 할 필요가 있다.
이온전극법에 관한 설명으로 틀린 것은?
A. 이온농도의 측정범위는 일반적으로 10-1mol/ℓ~10-4mol/ℓ(또는 10-7mol/ℓ)이다.
B. 측정용액의 온도가 1℃상승하면 전위구배는 1~2mV가 변화한다.
C. 시료용액의 교반은 이온전극의 전극범위, 응답속도, 정량한계값에 영향을 나타낸다.
D. 이온의 활량계수는 이온강도의 영향을 받기 때문에 용액중의 이온강도를 일정하게 유지해야 할 필요가 있다.