가스크로마토그래프법에 사용되는 장치에 관한 설명으로 거리가 먼 것은?
수소염 이온화 검출기는 수소연소노즐(Nozzle), 이온수집기(Ion Collector)와 함께 대극(對極) 및 배기구(排氣口)로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온전류를 측정하기 위한 직류전압 변환회로, 감도조절부, 신호감쇄부 등으로 구성된다.
방사성 동위원소를 사용하는 검출기에 대하여는 별도로 과열방지기구, 누출방지기구 등을 설치해야 한다.
온도조절 정밀도는 ±0.5℃의 범위이내 전원 전압변동 10%에 대하여 온도변화 ±0.5℃ 범위이내(오븐의 온도가 150℃ 부근일 때)이어야 한다.
기록계는 스트립 차아트(Strip Chart)식 자동평형 기록계로 스팬(Span) 전압 10mV, 펜 응답시간(Pen Response Time) 5초 이내, 기록지 이동속도(Chart Speed)는 10㎜/분을 포함한 다단변속(多段變速)이 가능한 것이어야 한다.
가스크로마토그래프법에 사용되는 장치에 관한 설명으로 거리가 먼 것은?
A. 수소염 이온화 검출기는 수소연소노즐(Nozzle), 이온수집기(Ion Collector)와 함께 대극(對極) 및 배기구(排氣口)로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온전류를 측정하기 위한 직류전압 변환회로, 감도조절부, 신호감쇄부 등으로 구성된다.
B. 방사성 동위원소를 사용하는 검출기에 대하여는 별도로 과열방지기구, 누출방지기구 등을 설치해야 한다.
C. 온도조절 정밀도는 ±0.5℃의 범위이내 전원 전압변동 10%에 대하여 온도변화 ±0.5℃ 범위이내(오븐의 온도가 150℃ 부근일 때)이어야 한다.
D. 기록계는 스트립 차아트(Strip Chart)식 자동평형 기록계로 스팬(Span) 전압 10mV, 펜 응답시간(Pen Response Time) 5초 이내, 기록지 이동속도(Chart Speed)는 10㎜/분을 포함한 다단변속(多段變速)이 가능한 것이어야 한다.