수은을 원자흡광광도법(환원기화법)으로 측정하는 경우에 있어서 시료 중 염화물이온이 다량 함유하게 되면 산화조작시 유리염소를 발생하여 수은과 동일한 파장에서 흡광도를 나타내게 되어 측정에 영향을 미친다. 이 물질을 제거하기 위해 사용되는 시약과 추출(통기)물질은?
염산히드록실아민, 질소 가스
염산히드록실아민, 수소 가스
과망간산칼륨, 질소 가스
과망간산칼륨, 수소 가스
수은을 원자흡광광도법(환원기화법)으로 측정하는 경우에 있어서 시료 중 염화물이온이 다량 함유하게 되면 산화조작시 유리염소를 발생하여 수은과 동일한 파장에서 흡광도를 나타내게 되어 측정에 영향을 미친다. 이 물질을 제거하기 위해 사용되는 시약과 추출(통기)물질은?
A. 염산히드록실아민, 질소 가스
B. 염산히드록실아민, 수소 가스
C. 과망간산칼륨, 질소 가스
D. 과망간산칼륨, 수소 가스