마이크로미터를 설명한 사항 중 틀린 것은?
보통의 마이크로미터 스핀들 나사의 피치는 0.5mm 이고 딤블은 원주를 50등분 하였다.
앤빌과 스핀들 사이에 측정물을 넣어 딤블을 가볍게 회전시켜 측정한다.
마이크로미터의 측정범위는 0~50mm,50~100mm와 같이 50mm 간격으로 되어 있다.
마이크로미터 래칫스톱을 2회이상 공전시킨 후 눈금을 읽는다.
마이크로미터를 설명한 사항 중 틀린 것은?
A. 보통의 마이크로미터 스핀들 나사의 피치는 0.5mm 이고 딤블은 원주를 50등분 하였다.
B. 앤빌과 스핀들 사이에 측정물을 넣어 딤블을 가볍게 회전시켜 측정한다.
C. 마이크로미터의 측정범위는 0~50mm,50~100mm와 같이 50mm 간격으로 되어 있다.
D. 마이크로미터 래칫스톱을 2회이상 공전시킨 후 눈금을 읽는다.