원자흡광광도법에 의한 카드뮴 정량법의 설명 중 잘못된것은?
카드뮴 중공 음극램프를 이용한다.
가연성가스는 아세틸렌을, 조연성가스는 공기를 사용 한다.
측정조건에 따라 다르지만 정량범위는 520nm에서 0.001 - 0.03㎎/L이다.
시료중에 알칼리금속, 알칼리토금속의 할로겐화합물이 다량 함유되어 있는 경우에는 분자흡수나 광산란에 의하여 오차가 발생하므로 추출법으로 카드뮴을 분리실험한다.
원자흡광광도법에 의한 카드뮴 정량법의 설명 중 잘못된것은?
A. 카드뮴 중공 음극램프를 이용한다.
B. 가연성가스는 아세틸렌을, 조연성가스는 공기를 사용 한다.
C. 측정조건에 따라 다르지만 정량범위는 520nm에서 0.001 - 0.03㎎/L이다.
D. 시료중에 알칼리금속, 알칼리토금속의 할로겐화합물이 다량 함유되어 있는 경우에는 분자흡수나 광산란에 의하여 오차가 발생하므로 추출법으로 카드뮴을 분리실험한다.