굴뚝 배출가스 내 휘발성 유기화합물질(VOC) 시료채취방법 중 흡착관법에 의한 시료 채취 장치에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
채취관 재질은 유리, 석영, 불소수지 등으로 120℃ 이상까지 가열이 가능한 것이어야 한다.
시료 채취관에서 응축기 및 기타부분은 연결관은 가능한 짧게 하고, 불소수지 재질의 것을 사용한다.
밸브는 스테인레스 재질로 밀봉그리스(sealing grease)를 사용하여 가스의 누출이 없는 구조이어야 한다.
응축기 및 응축수 트랩은 유리재질이어야 하며, 응축기는 가스가 앞쪽 흡착관을 통하기 전 가스를 20℃ 이하로 낮출 수 있는 용량이어야 한다. 풀이: 밸브는 불소수지, 유리 및 석영재질로 밀봉그리스(sealing grease)를 사용하지 않고 가스의 누출이 없는 구조이어야 한다.
굴뚝 배출가스 내 휘발성 유기화합물질(VOC) 시료채취방법 중 흡착관법에 의한 시료 채취 장치에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
A. 채취관 재질은 유리, 석영, 불소수지 등으로 120℃ 이상까지 가열이 가능한 것이어야 한다.
B. 시료 채취관에서 응축기 및 기타부분은 연결관은 가능한 짧게 하고, 불소수지 재질의 것을 사용한다.
C. 밸브는 스테인레스 재질로 밀봉그리스(sealing grease)를 사용하여 가스의 누출이 없는 구조이어야 한다.
D. 응축기 및 응축수 트랩은 유리재질이어야 하며, 응축기는 가스가 앞쪽 흡착관을 통하기 전 가스를 20℃ 이하로 낮출 수 있는 용량이어야 한다. 풀이: 밸브는 불소수지, 유리 및 석영재질로 밀봉그리스(sealing grease)를 사용하지 않고 가스의 누출이 없는 구조이어야 한다.