ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

ระเบียบกรมสรรพสามิต
ระเบียบกรมสรรพสามิต
ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
โดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ
(ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๓[๑]
 

เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงออกระเบียบวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกรมสรรพสามิต
ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓
แห่งระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
โดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๑๓ วิธีการใช้มาตรวัด เครื่องทดสอบ
และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
๑๓.๑
ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมผนึกตรากรมสรรพสามิตที่มาตรวัดและที่แผงควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
๑๓.๒ กรณีมาตรวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่มีการรับ-จ่าย
ทางท่อ และทางเรือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม
และบริษัทผู้แทนผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามข้อ ๘ ทดสอบหาค่าความคลาดเคลื่อนของมาตรวัด
(Meter Factor) ทุก ๆ ๔ เดือน
ในกรณีข้อ ๙.๒ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมทำการทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนของระบบมาตรวัด
ประกอบด้วย Pressure Transmitter, Temperature
Transmitter, Flow Computer,
Density meter และอุปกรณ์อื่น ๆ
ที่อยู่ในระบบมาตรวัดทุก ๆ ๔ เดือน
๑๓.๓
กรณีมาตรวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีการจ่ายทางรถยนต์ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม
และบริษัทผู้แทนผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามข้อ ๘ ทดสอบหาค่าความคลาดเคลื่อนของมาตรวัด
(Meter Factor) ทุก ๆ ๖ เดือน
๑๓.๔
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมหรือปรับแต่งมาตรวัด
เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทำลายผนึกตรากรมสรรพสามิตออกและเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้แจ้งกรมสรรพสามิตเพื่อทำการตรวจสอบมาตรวัด
เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องตามวิธีการข้อ ๙ โดยคณะกรรมการตามข้อ ๗
และข้อ ๘ โดยอนุโลม
๑๓.๕
ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมรายงานผลการทดสอบมาตรวัดตามข้อ ๑๓.๒
และข้อ ๑๓.๓ ให้กรมสรรพสามิตทราบทุกครั้ง
และหากปรากฏว่าจากผลการทดสอบไม่ได้ผลตามข้อ ๙.๑ และหรือข้อ ๙.๒
ให้ระงับการใช้มาตรวัดแล้วรายงานให้กรมสรรพสามิตทราบโดยด่วน


ประกาศ
ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
อารีพงศ์
ภู่ชอุ่ม
อธิบดีกรมสรรพสามิต
















ปริยานุช/ผู้จัดทำ
๑๕
กันยายน ๒๕๕๓

นันท์นภัสร์/ตรวจ
๑๕
กันยายน ๒๕๕๓

[๑]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง/หน้า ๗/๓ กันยายน ๒๕๕๓