ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำ พ.ศ. 2550

ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด
ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข การตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำของ
ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำ
พ.ศ.
๒๕๕๐
 

เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำปฏิบัติงานตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๓) (๕) และมาตรา ๔๒
แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และความในข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๗ ข้อ ๕๔
ข้อ ๗๖ ข้อ ๗๗ ข้อ ๗๘ และข้อ ๗๙ ของกฎกระทรวง
กำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด
ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดและหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว
พ.ศ. ๒๕๔๖ อธิบดีกรมการค้าภายในในฐานะหัวหน้าสำนักงานกลางชั่งตวงวัดจึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑
ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำ
พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๒[๑]
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓
ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำ
ต้องดำเนินการตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำ ดังต่อไปนี้
(๑) มาตรวัดปริมาตรน้ำที่ขอตรวจสอบและให้คำรับรอง
ต้องมีลักษณะถูกต้องตามที่พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
และกฎกระทรวงกำหนด และต้องแจ้งรายละเอียดของมาตรวัดปริมาตรน้ำตามแบบ ชว.ตร. ๐๐๑
ท้ายระเบียบนี้ ต่อสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขาพร้อมคำขอ
มาตรวัดปริมาตรน้ำ ต้องแสดงรายละเอียดประกอบด้วย
เครื่องหมายเฉพาะตัว ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า รุ่น เลขลำดับประจำเครื่อง
อัตราการไหลระบุ ชั้นความเที่ยงของการวัด
ปีที่ผลิตเครื่องหมายแสดงทิศทางของกระแสน้ำ
และค่าความดันใช้งานสูงสุดถ้ามีค่ามากกว่า ๑,๐๐๐
กิโลพาสคัล
(๒) การทดสอบการคงทนความดัน
ก. ให้สุ่มตัวอย่างจำนวนร้อยละ ๑
ของมาตรวัดปริมาตรน้ำของแต่ละขนาดและชั้นความเที่ยงของการวัดที่ยื่นคำขอ
ในกรณีจำนวนมาตรวัดปริมาตรน้ำไม่ครบ ๑๐๐ เครื่อง ให้ถือว่าเป็น ๑๐๐ เครื่อง
ข. ให้ทดสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำตาม ก.
โดยใช้ความดันอย่างน้อย ๑,๐๐๐
กิโลพาสคัลและคงความดันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ นาที
มาตรวัดปริมาตรน้ำต้องไม่รั่วซึมและไม่ทำให้รูปร่างมาตรวัดปริมาตรน้ำเปลี่ยนไป
ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
ถ้ามาตรวัดปริมาตรน้ำตาม ก.
ผ่านการทดสอบทุกเครื่อง ให้ถือว่ามาตรวัดปริมาตรน้ำที่ยื่นคำขอผ่านการทดสอบ
หากมาตรวัดปริมาตรน้ำตาม ก.
เครื่องใดเครื่องหนึ่งไม่ผ่านการทดสอบให้ถือว่ามาตรวัดปริมาตรน้ำที่ยื่นคำขอไม่ผ่านการทดสอบ
ให้ทดสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ยื่นคำขอทุกเครื่องมาตรวัดปริมาตรน้ำเครื่องใดที่ไม่ผ่านการทดสอบให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อนยื่นขอตรวจสอบและให้คำรับรองใหม่
(๓) การทดสอบความดันสูญเสียของน้ำ
ก. ให้สุ่มตัวอย่างจำนวนพันละ ๑
ของมาตรวัดปริมาตรน้ำของแต่ละขนาดและชั้นความเที่ยงของการวัดที่ยื่นคำขอ
ในกรณีจำนวนมาตรวัดปริมาตรน้ำไม่ครบ ๑,๐๐๐ เครื่อง
ให้ถือว่าเป็น ๑,๐๐๐ เครื่อง
ข. ให้ทดสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำตาม ก.
โดยหาความดันสูญเสียของน้ำที่ไหลผ่านมาตรวัดปริมาตรน้ำ ขั้นตอนดังต่อไปนี้
๑) ติดตั้งเครื่องวัดความดัน จำนวน ๒ เครื่อง
ให้มีระยะห่างกันเท่ากับความยาวของมาตรวัดปริมาตรน้ำเป็นอย่างน้อย
๒) ขณะยังไม่ติดตั้งมาตรวัดปริมาตรน้ำ
ให้หาความดันสูญเสียของน้ำที่ไหลผ่านท่อที่มีระยะห่างกันเท่ากับระยะห่างตาม ๑)
ที่อัตราไหลต่ำสุดและอัตราการไหลสูงสุดของมาตรวัดปริมาตรน้ำที่จะทำการทดสอบ
๓) เมื่อติดตั้งมาตรวัดปริมาตรน้ำ
ให้หาความดันสูญเสียของน้ำที่ไหลผ่านที่อัตราไหลต่ำสุดและอัตราการไหลสูงสุด
๔) หาค่าความแตกต่างของความดันสูญเสียของน้ำตาม
๒) และ ๓)
๕) ความแตกต่างของความดันสูญเสียของน้ำต้องไม่เกิน
๒๕ กิโลพาสคัลที่อัตราการไหลต่ำสุด
และความแตกต่างของความดันสูญเสียของน้ำต้องไม่เกิน ๑๐๐
กิโลพาสคัลที่อัตราการไหลสูงสุด ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
ถ้ามาตรวัดปริมาตรน้ำตาม ก.
ผ่านการทดสอบทุกเครื่อง ให้ถือว่ามาตรวัดปริมาตรน้ำที่ยื่นคำขอผ่านการทดสอบ
หากมาตรวัดปริมาตรน้ำตาม ก.
เครื่องใดเครื่องหนึ่งไม่ผ่านการทดสอบให้ถือว่ามาตรวัดปริมาตรน้ำที่ยื่นคำขอไม่ผ่านการทดสอบ
ให้ทดสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ยื่นคำขอทุกเครื่องมาตรวัดปริมาตรน้ำเครื่องใดที่ไม่ผ่านการทดสอบให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อนยื่นขอตรวจสอบและให้คำรับรองใหม่
(๔) การทดสอบความสามารถป้องกันสนามแม่เหล็ก
ก. ให้สุ่มตัวอย่างจำนวนร้อยละ ๑
ของมาตรวัดปริมาตรน้ำของแต่ละขนาดและชั้นความเที่ยงของการวัดที่ยื่นคำขอ
ในกรณีจำนวนมาตรวัดปริมาตรน้ำไม่ครบ ๑๐๐ เครื่อง ให้ถือว่าเป็น ๑๐๐ เครื่อง
ข. ให้ทดสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำตาม ก.
โดยติดตั้งแม่เหล็กที่มีความเข้มของสนามแม่เหล็ก ๕,๐๐๐
เส้นต่อตารางเซนติเมตร
ทั้งนี้ให้แต่ละเครื่องติดตั้งแม่เหล็กเพียงตำแหน่งเดียวเรียงตำแหน่งด้านซ้าย
หรือด้านขวา หรือด้านบน หรือด้านล่าง สลับกันไป
หลังจากนั้นจึงทำการทดสอบความเที่ยงของการส่งจ่ายน้ำของมาตรวัดปริมาตรน้ำตามขนาด
อัตราการไหลระบุ อัตราการไหลเปลี่ยนช่วง และอัตราการไหลต่ำสุด
โดยใช้ปริมาตรทดสอบอย่างน้อยที่สุดตามที่กำหนดในตารางชั้นความเที่ยงของการวัด ชั้น
A ชั้น B หรือ ชั้น C ท้ายระเบียบนี้
ความเที่ยงของการส่งจ่ายน้ำของมาตรวัดปริมาตรน้ำเมื่อเทียบกับถังบรรจุน้ำที่ใช้ตรวจสอบปริมาตรน้ำต้องมีผลผิดไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยที่กำหนดในตารางชั้นความเที่ยงของการวัด
ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
ถ้ามาตรวัดปริมาตรน้ำตาม ก.
ผ่านการทดสอบทุกเครื่อง ให้ถือว่ามาตรวัดปริมาตรน้ำที่ยื่นคำขอผ่านการทดสอบ
หากมาตรวัดปริมาตรน้ำตาม ก.
เครื่องใดเครื่องหนึ่งไม่ผ่านการทดสอบให้ถือว่ามาตรวัดปริมาตรน้ำที่ยื่นคำขอไม่ผ่านการทดสอบ
ให้ทดสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ยื่นคำขอทุกเครื่องมาตรวัดปริมาตรน้ำเครื่องใดที่ไม่ผ่านการทดสอบ
ให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อนยื่นขอตรวจสอบและให้คำรับรองใหม่
(๕) การทดสอบความเที่ยง
ก. ให้ทำการทดสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำทุกเครื่อง
ข. ให้ทดสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำตาม ก.
โดยทำการทดสอบความเที่ยงของการส่งจ่ายน้ำของมาตรวัดปริมาตรน้ำตามขนาด
อัตราการไหลระบุ อัตราการไหลเปลี่ยนช่วง และอัตราการไหลต่ำสุด โดยใช้ปริมาตรทดสอบอย่างน้อยที่สุดตามที่กำหนดในตารางชั้นความเที่ยงของการวัด
ชั้น A ชั้น B หรือ ชั้น C ท้ายระเบียบนี้
ความเที่ยงของการส่งจ่ายน้ำของมาตรวัดปริมาตรน้ำเมื่อเทียบกับถังบรรจุน้ำที่ใช้ตรวจสอบปริมาตรน้ำต้องมีผลผิดไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยที่กำหนดในตารางชั้นความเที่ยงของการวัด
ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
หากมาตรวัดปริมาตรน้ำเครื่องใดไม่ผ่านการทดสอบ
ให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อนยื่นขอตรวจสอบและให้คำรับรองใหม่
(๖) ให้แจ้งผลการทดสอบตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ตามแบบ ชว.ตร. ๐๐๒, ๐๐๓ ๐๐๔ และ ๐๐๕
ท้ายระเบียบนี้ต่อสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขา พร้อมกับรายงานผู้รับใบอนุญาต
(๗)
ให้ประทับเครื่องหมายคำรับรองลงบนมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ผ่านการตรวจสอบตาม (๑) (๒)
(๓) (๔) และ (๕) เท่านั้น โดยประทับไว้ที่ตำแหน่งที่ป้องกันการแก้ไขหรือดัดแปลงความเที่ยงตรงของมาตรวัดปริมาตรน้ำ
และออกหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัดกรณีที่ใช้หนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัดแบบ
ชว. ๑๐๘ ให้เรียงเลขลำดับจากน้อยไปมากเช่นเดียวกันกับเลขลำดับประจำเครื่องชั่งตวงวัด
(๘) ผลการตรวจสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำตาม (๑) (๒) (๓)
(๔) และ (๕) ให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ได้รับมอบหมาย ลงนามในแบบ ชว.ตร. ๐๐๑, ๐๐๒,
๐๐๓, ๐๐๔ และ ๐๐๕

ข้อ ๔
ให้อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้


ประกาศ
ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ศิริพล
ยอดเมืองเจริญ
อธิบดีกรมการค้าภายใน
[เอกสารแนบท้าย]

๑.
ชั้นความเที่ยงของการวัด ชั้น A
๒.
ชั้นความเที่ยงของการวัด ชั้น B
๓.
ชั้นความเที่ยงของการวัด ชั้น C
๔.
รายงานการตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำ (แบบ ชว.ตร. 001)
๕.
รายงานการทดสอบ การคงทนความดัน (แบบ ชว.ตร. 002)
๖.
รายงานการทดสอบความดันสูญเสียของน้ำ (แบบ ชว.ตร. 003)
๗.
รายงานการทดสอบความสามารถป้องกันสนามแม่เหล็ก (แบบ ชว.ตร. 004)
๘.
รายงานการทดสอบความเที่ยง (แบบ ชว.ตร. 005)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)




























โสรศ/ผู้จัดทำ
๑๘
กรกฎาคม ๒๕๕๐

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๘๒ ง/หน้า ๑๗/๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐