ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย กำหนดประเภทโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2553

ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย
กำหนดประเภทโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือ
เครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ
พ.ศ.
๒๕๕๓
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๑๐ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ประกอบกับมติคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑
ในข้อบังคับนี้
โรงงาน หมายความว่า
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าทุกขนาดลำดับที่ ๘๘ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือโรงงานในลำดับอื่น ๆ
ที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษในทำนองเดียวกัน
เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ
หมายความว่า
เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากปล่องที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Emission Monitoring
Systems : CEMS) ประกอบด้วยส่วนสำคัญ
๓ ส่วน คือ
(๑) ส่วนการเก็บและส่งตัวอย่าง (Sampling
interface/Sampling delivery system)
(๒) ส่วนการวิเคราะห์ (Analyzer)
(๓) ส่วนการจัดการข้อมูล (Data
acquisition system)

ข้อ ๒
โรงงานตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ
เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ ดังนี้
ขนาดของหน่วยการผลิต
ประเภทโรงงาน
ค่าต่าง
   ๆ ของเครื่องมือหรือ
เครื่องอุปกรณ์พิเศษที่ต้อง
ตรวจวัด
หมายเหตุ
หน่วยผลิตพลังงานไฟฟ้า
ที่มีกำลังการผลิตทุกขนาด
โรงงานลำดับที่
  ๘๘ ตาม
กฎกระทรวง
  (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง
  ฉบับที่ ๑๗
(พ.ศ.
  ๒๕๔๙) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน
  พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือโรงงานในลำดับอื่น
  ๆ
ที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษ
ในทำนองเดียวกัน
ความทึบแสงหรือฝุ่นละออง
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(SO2)
  ออกไซด์ของ
ไนโตรเจน
  (NOx)
ก๊าซออกซิเจน
  (O2)
๑)
  หากเชื้อเพลิงไม่มี
กำมะถันไม่ต้องตรวจวัด
SO2
๒)
  หากเชื้อเพลิงเป็น
ก๊าซธรรมชาติไม่ต้อง
ตรวจวัด
  SO2
  และความ
ทึบแสงหรือฝุ่นละออง

ค่าต่าง ๆ
ของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษที่ต้องตรวจวัดมีหน่วยวัด ดังนี้
ค่าต่าง
  ๆ ของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ต้องตรวจวัด
หน่วยวัด
ความทึบแสง
  (Opacity)
ร้อยละ
  (%)
ฝุ่นละออง
  (Particulate)
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
  (mg/m3)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
  (Sulfur
dioxide:
SO2)
ส่วนในล้านส่วน
  (ppm)
ออกไซด์ของไนโตรเจน
  (Oxides
of
nitrogen:
NOx)
วัดในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์
ส่วนในล้านส่วน
  (ppm)
ก๊าซออกซิเจน
  (Oxygen:
O2)
ร้อยละโดยปริมาณ
  (% by
volume)

ข้อ ๓
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ
ตลอดจนค่าต่าง ๆ
ที่ตรวจวัดวิเคราะห์ให้ใช้วิธีที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
(United States Environmental
Protection Agency : U.S.
EPA) กำหนดไว้ หรือวิธีอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเห็นชอบ
ในการตรวจวัดความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากปล่องที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องแบบแบ่งคาบเวลา
(Time Sharing) สามารถใช้เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศชุดเดียวกันสำหรับปล่องที่มากกว่า
๑ ปล่องแต่ไม่เกิน ๓ ปล่อง ทั้งนี้ คุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องเหล่านั้นต้องมีคุณสมบัติและสภาวะที่คล้ายคลึงกัน
เช่น กระบวนการผลิตใกล้เคียงกัน ใช้เชื้อเพลิงประเภทเดียวกัน
ค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศใกล้เคียงกัน

ข้อ ๔
คุณลักษณะเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับการเชื่อมโยงระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง
(CEMS)
คุณลักษณะเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับการเชื่อมโยงระบบ
CEMS เป็นดังนี้
(๑) มี Modem ที่ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างน้อย
๑ ชุด หรือมีช่องทางการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Internet
ที่สามารถเชื่อมโยงได้ตลอดเวลา
(๒) มีระบบสัญญาณเตือนเมื่อค่าที่วัดได้เกินกว่าค่าที่กำหนด
และต้องส่งข้อมูลให้กับศูนย์รับข้อมูลของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
หรือที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนดได้ทันที
(๓)
สามารถส่งข้อมูลปัจจุบันอย่างต่อเนื่องให้กับศูนย์รับข้อมูลของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหรือที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนดได้
(๔) สามารถเก็บข้อมูล (History)
ได้อย่างน้อย ๓๐ วัน
และสามารถส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับศูนย์รับข้อมูลของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
หรือที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนดได้เมื่อมีการร้องขอ
ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์รับข้อมูลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
(Operate) ให้แก่ศูนย์รับข้อมูลของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
หรือที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด

ข้อ ๕
การเชื่อมโยงระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง
(CEMS)
การเชื่อมโยงระบบ CEMS ต้องดำเนินการ
ดังต่อไปนี้
เมื่อโรงงานได้ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องแล้ว
โรงงานจะต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ ต่อศูนย์รับข้อมูลของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
หรือที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด
(๑) ชื่อและทะเบียนโรงงาน
(๒)
รายละเอียดปล่องและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ติดตั้ง
(๓) ค่าที่ทำการตรวจวัด (Parameters)
(๔) รายละเอียดเครื่องมือและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ
(๕)
หมายเลขโทรศัพท์ของโรงงานที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบเชื่อมโยงของศูนย์รับข้อมูลของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
หรือที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด
(๖) ชื่อผู้ประสานงานและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
เมื่อศูนย์รับข้อมูลพร้อมสำหรับการเชื่อมโยงระบบแล้ว
โรงงานจะต้องทำการทดสอบระบบและส่งข้อมูลให้ศูนย์รับข้อมูลของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
หรือที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนดทันที

ข้อ ๖
การรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ
ให้รายงานผลที่ความดัน ๑ บรรยากาศ หรือที่ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕
องศาเซลเซียสที่สภาวะแห้ง (Dry basis) โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกิน
(Excess air) ร้อยละ ๕๐
หรือมีปริมาตรออกซิเจนส่วนเกิน (Excess Oxygen)
ร้อยละ ๗ และรายงานเป็นค่าเฉลี่ยทุก ๆ ๑ ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง
โดยที่การรายงานผลการตรวจวัดต้องมีข้อมูลเกินกว่าร้อยละ ๘๐
ของช่วงเวลาทั้งหมดในแต่ละวัน (๐.๐๐ น. - ๒๔.๐๐ น.) หากมีเหตุขัดข้องไม่ว่ากรณีใด
ๆ และไม่สามารถรายงานผลการตรวจวัดได้ หรือมีข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ในวันนั้น ๆ
ให้รายงานสาเหตุและการแก้ไขปัญหามายังศูนย์รับข้อมูลของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
หรือที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนดภายในวันเดียวกันหรือวันถัดไปโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
การส่งรายงานผลการตรวจวัดให้ส่งมายังศูนย์รับข้อมูลของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหรือที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด
โดยผ่านระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมหรือระบบเครือข่ายโทรศัพท์หรือระบบสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(Internet)

ข้อ ๗
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง

ข้อ ๘
โรงงานที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการโรงงานหลังวันที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ให้ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติให้แล้วเสร็จก่อนแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
ในกรณีโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการโรงงานก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ให้ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติให้แล้วเสร็จภายใน
๑ ปี

ทั้งนี้
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[๑]


ประกาศ
ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประสาน
ตันประเสริฐ
ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย















ปริยานุช/ผู้จัดทำ
๕
มีนาคม ๒๕๕๓

นันท์นภัสร์/ตรวจ
๕
มีนาคม ๒๕๕๓

[๑]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๒๖ ง/หน้า ๔๑/๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓