Вентури кисеоничка маска
Вентури или венти маска () је медицинска кисеоничка маска са регулатором протока у којој се постиже концентрација кисеоника у удахнутом ваздуху од 24 до 60%, при протоку од 2 до 15 l/min. Маска нема усмерен протока ваздуха и регулацију дисања преко вентила и резервоара (балона, јер не поседује ове делове), већ се регулација врши преко специјалних наставака.

Примена 
Регулација протока и концентрације кисеоника у овој масци, врши се преко специјалних наставака (регулатора) које се налазе као посебан прибор уз сваку маску. Наставци су у различитим бојама, којом се означава количину протока (l/min) и концентрацију кисеоника у удахнутом ваздуху у процентима (нпр. жути наставак у масци регулише 35% концентрацију кисоника и проток од 8 l/min).

Принцип рада 
Вентили у вентури масци за кисеоник делују тако да кисеоник који долази кроз класичну цев до уског грла вентила, убрзава проток кисеоника и ствара подпритисак који уссава околни ваздух, тако да у маску улази мешавина са тачно одређеном концентрацијом кисеоника, у зависности од промера уметнутог наставка.

{| class="wikitable" style="margin:auto;"
|+Концентрација кисеоника у удахнутом ваздуху у процентима, код венти и других типова кисеоничких маски 
|!  style="background:#ffdead; text-align:center;"| Проток кисеоника (l/min)|!  style="background:#ffdead; text-align:center;"| Венти маска са регулаторима протока|!  style="background:#ffdead; text-align:center;"| Носна дворога канила|!  style="background:#ffdead; text-align:center;"| Обична маска|!  style="background:#ffdead; text-align:center;"| Маска са балоном и неповратним вентилом|- style="text-align:center;" 
|  style="width:100pt;"| 1 
|  style="width:100pt;"| /
|  style="width:100pt;"| 24
|  style="width:100pt;"| **
|  style="width:100pt;"| ***
|- style="text-align:center;" 
|| 2
||24†
||29
||**
||***
|- style="text-align:center;" 
|| 3 
|| /
|| 33
|| **
||*** 
|- style="text-align:center;" 
|| 4
|| 28†
|| 37
|| **
|| ***
|- style="text-align:center;" 
|| 5
|| /
|| 41
|| 35
|| ***
|- style="text-align:center;" 
|| 6
|| 31†
|| 45
|| 40
|| ***
|-
| style="text-align:center;"| 8
| style="text-align:center;"| 35†
| style="text-align:center;"| *
| style="text-align:center;"| 50
| style="text-align:center;"| >95

|- style="text-align:center;" 
|| 10
|| 40†
|| *
|| /
|| >95
|- style="text-align:center;" 
|| 15
|| 60†
|| *
|| /
|| >95
|-
| style="text-align:center;"| Слике маски| style="text-align:center;"| 
| style="text-align:center;"|  
| style="text-align:center;"|  
| style="text-align:center;"|  
|}
{{цитирање|ЛЕГЕНДА ;  

(*) - виши проток кисеоника се не примењује због могућег сушења и надражаја слузокоже носа  

(**) - проток испод 5 l/min је занемарљиви проток кисеоника  

 (***) - проток од 8 l/min тип у већини случајева је минимални ограничени проток кисеоника 

(†) -  за било коју промену концентрације кисеоника потребно је замените млазницу}}

Извори

Литература 
 O Driscoll Br, Howard LS, Davison AG. BTS guideline for emergency oxygen use in adults patients.Thorax 2008;63 supp 6:1-68.
 O Driscoll Br, Howard LS, Bucknall C et al. British ThoracicSociety emergency oxygen audits. Thorax 2011;66:734-735.
 Hale KE, Cavin C, O Driscoll Br. Audit of oxygen use in emergencyambulances and in hospital emergency department. Emerg Med J2008;25:773-776.
 Kane B, Decalmer S, O Driscoll BR. Emergency oxygentherapy: from guideline to implementation. Breathe 2013;9:247-254

Спољашње везе 

Средства за примену лекова
Медицинске процедуре
Вентури или венти маска ( ) је медицинска кисеоничка маска са регулатором протока у којој се постиже концентрација кисеоника у удахнутом ваздуху оддо , при протоку оддоl/ min . Маска нема усмерен протока ваздуха и регулацију дисања преко вентила и резервоара ( балона , јер не поседује ове делове ) , већ се регулација врши преко специјалних наставака . Примена Регулација протока и концентрације кисеоника у овој масци , врши се преко специјалних наставака ( регулатора ) које се налазе као посебан прибор уз сваку маску . Наставци су у различитим бојама , којом се означава количину протока ( l / min ) и концентрацију кисеоника у удахнутом ваздуху у процентима ( нпр. жути наставак у масци регулише концентрацију кисоника и проток одl/ min ) . Принцип рада Вентили у вентури масци за кисеоник делују тако да кисеоник који долази кроз класичну цев до уског грла вентила , убрзава проток кисеоника и ствара подпритисак који уссава околни ваздух , тако да у маску улази мешавина са тачно одређеном концентрацијом кисеоника , у зависности од промера уметнутог наставка. { | class=" wikitable " style=" margin:auto ; " |+Концентрација кисеоника у удахнутом ваздуху у процентима , код венти и других типова кисеоничких маски |! style=" background:#ffdead ; text-align:center ;" | Проток кисеоника ( l / min ) |! style=" background:#ffdead ; text-align:center ;" | Венти маска са регулаторима протока|! style=" background:#ffdead ; text-align:center ;" | Носна дворога канила|! style=" background:#ffdead ; text-align:center ;" | Обична маска|! style=" background:#ffdead ; text-align:center ;" | Маска са балоном и неповратним вентилом|- style=" text-align:center ; " | style=" width:100pt ;" | | style=" width:100pt ; " | / | style=" width:100pt ;" | | style=" width:100pt ; " | * * | style=" width:100pt ; " | * * * |- style=" text-align:center ; " || 2 ||24 † ||29 || * * || * * * |- style=" text-align:center ; " || || / || || * * || * * * |- style=" text-align:center ; " || 4 || || || * * || * * * |- style=" text-align:center ; " || 5 || / || || || * * * |- style=" text-align:center ; " || 6 || || || || * * * |- | style=" text-align:center ;" | 8 | style=" text-align:center ;" | | style=" text-align:center ; " | * | style=" text-align:center ;" | | style=" text-align:center ;" | >95 |- style=" text-align:center ; " || || || * || / || >95 |- style=" text-align:center ; " || || || * || / || >95 |- | style=" text-align:center ;" | Слике маски| style=" text-align:center ;" | | style=" text-align:center ;" | | style=" text-align:center ;" | | style=" text-align:center ;" | | } { { цитирање|ЛЕГЕНДА ; ( * ) - виши проток кисеоника се не примењује због могућег сушења и надражаја слузокоже носа ( * * ) - проток исподl / min је занемарљиви проток кисеоника ( * * * ) - проток одl / min тип у већини случајева је минимални ограничени проток кисеоника ( † ) - за било коју промену концентрације кисеоника потребно је замените млазницу } } Извори Литература O Driscoll Br , Howard LS , Davison AG . BTS guideline for emergency oxygen use in adults patients.Thorax 63 supp1-68. O Driscoll Br , Howard LS , Bucknall C et al . British ThoracicSociety emergency oxygen audits . Thorax66:734-735. Hale KE , Cavin C , O Driscoll Br . Audit of oxygen use in emergencyambulances and in hospital emergency department . Emerg Med J2008 ; 25:773-776. Kane B , Decalmer S , O Driscoll BR . Emergency oxygentherapy : from guideline to implementation . Breathe9:247-254 Спољашње везе Средства за примену лекова Медицинске процедуре