Spektroskopi serapan atom
Spektroskopi serapan atom () merupakan prosedur dalam kimia analisis yang menggunakan prinsip energi yang diserap atom. Atom yang menyerap radiasi akan menimbulkan keadaan energi elektronik terekesitasi. Teknik ini dikenalkan oleh ahli kimia Australia pada tahun 1955 yang dipimpin oleh Alan Walsh dan oleh Alkemade dan Millatz di Belanda. Komersialisasi pertama kali dilakukan pada tahun 1959, dan banyak sekali yang menggunakannya. Permasalahan yang terjadi sebelum tahun tersebut adalah sifat atom menciptakan garis absorpsi yang sangat dangkal.

Prinsip 
Spektroskopi serapan atom digunakan untuk menganalisis konsentrasi analit dalam sampel. Elektron pada atom akan tereksitasi pada orbital yang lebih tinggi dalam waktu singkat dengan menyerap energi (radiasi pada panjang gelombang tertentu). Secara umum, setiap panjang gelombang akan bereaksi pada satu jenis elemen sehingga inilah yang menjadi kelemahan penggunaan alat ini. Selisih nilai absorbansi blanko (tanpa sampel yang ditargetkan) dibandingkan dengan sampel uji merupakan nilai konsentrasi zat target yang diinginkan. Ketika nilai konsentrasi sudah diketahui, maka dapat diketahui satuan massa yang lain. Dalam pengukurannya dibutuhkan sebuah kurva standar yang elemennya adalah konsentrasi analit dibandingkan dengan nilai absorbansi (serapan). Kurva standar dibuat menggunakan larutan yang telah diketahui konsentrasi zat yang ingin diuji dengan berbagai perbedaan konsentrasi.

Instrumentasi 
Spektroskopi serapan atom terdiri atas berbagai komponen yaitu:
 Suplai daya.
 Tabung katode berongga, yang direkomendasikan oleh Walsh, berisikan sebuah anoda yang terbuat dari tungsten dan katode silindiris yang berongga; tabung berisi gas inert seperti neon dan argon pada tekanan rendah (1-5 torr). Atom-atom gas diionisasi dan bergerak cepat menuju katode negatif, di mana tabrakan dengan permukaan yang akan melepaskan atom-atom logam katode. Fenomena ini disebut desisan (sputtering). Atom logam yang terpercik akan mengalami eksitasi; kemudian, dalam dalam daerah lain yang lebih dingin, mereka akan memancarkan spektrum garis yang tampak seperti pijaran.
 Pencacah, yang diletakkan antara sumber cahaya dan pembakar. Alat ini digunakan untuk modulasi cahaya yang keluar dari tabung katode berongga. Alat ini akan berputar dengan kecepatan konstan sehingga cahaya akan mencapai pembakar dari intesnitas nol hingga maksimum dan kembali ke nol.
 Pembakar. Dalam ruang pembakar terdapat atomizer. Untuk menganalisis serapan atom, sampel harus diatomisasi. Atomizer yang umumnya dipakai adalah pijaran api dan elektrotermal (tabung grafit). Penggunaan pijaran api merupakan teknik yang paling kuno dengan membakar campuran gas. Umumnya gas yang dibakar adalah hidrogen dan oksigen yang akan menghasilkan panas mencapai 2700 °C. Sampel cairan disemprot menuju bara api menggunakan pengkabut (nebulizer), sehingga akan menjadi berbentuk aerosol mirip seperti penyemprot parfum. Gas yang digunakan untuk membakar juga dialirkan dalam ruang pembakar, sehingga harus diperhatikan laju perambatan nyala dan laju aliran gas ke dalam ruangan. Jika laju perambatan nyala lebih besar dari laju aliran gas, maka akan terjadi sebuah ledakan. Penggunaan pijaran api memiliki keunggulan yaitu tetes halus aerosol yang lebih seragam, tetapi kelemahannya adalah 80-90% sampel diarahkan ke saluran pembuangan, sehingga kurang efisien dalam penggunaan jumlah sampel. Penggunaan grafit kadang-kadang lebih unggul bila dituntut untuk kepekaan yang lebih tinggi. Beberapa mikroliter sampel ditaruh pada batang grafit atau dalam lekukan suatu krus grafi yang kecil, lalu dialiran arus melalui alat pencuplikan sampel. Suhu dapat dinaikkan dengan sangat cepat yaitu 2000-3000 °C, maka terbentuk awan dari uap atom dalam beberapa detik. Uap itu dimasukkan ke dalam aliran gas lebam seperti argon untuk mencegah proses oksidasi dari bahan atomizer itu sendiri dan menggerakan sampel secepatnya melewati atomizer sehingga tidak mengkontaminasi dinding.
 Monokromator. Berfungsi untuk menyeleksi sinar pada panjang gelombang tertentu yang dapat melewati sampel yang berasal dari tabung katode. Monokromator diletakan pada antara pembakar dan detektor.
 Detektor. Detektor yang berguna untuk mengubah kekuatan cahaya menjadi sinyal elektrik, dapat berupa tabung pengganda foton (photomultiplier tube) karena garis-garis yang ditangani tergolong dalam sinar UV-tampak.
 Penguat sinyal.
 Komputer untuk memvisualisasi dan mengolah data.

Aplikasi 
Aplikasi yang menggunakan spektroskopi serapan atom ini telah banyak digunakan untuk:
 Menguji keberadaan logam besi dalam air.
Logam Fe2+ diuji menggunakan spektroskopi yang memakai grafit pada panjang gelombang 248,3 nm. Logam ini diperoleh dari fraksi air-metanol. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan larutan organik dapat menurunkan keakuratan analisis logam.

 Analisis kuantitatif metalloenzim terimobilisasi.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur kadar enzim hidrogen peroksidase dengan mengintepretasi jumlah logam besi yang dikandung dari enzim tersebut. Imobilisasi enzim menggunakan kain karena teknik yang dilakukan yaitu adsorpsi, kovalen dan kovalen dengan tambahan ikatan seberang silang. Kain tersebut direndam dalam larutan asam sulfat, lalu cairan tersebut dioksidasi dengan tambahan enzim hidrogen peroksidase. Cairan tersebut lalu diukur menggunakan spektroskopi yang menggunakan pijaran api pada panjang gelombang 248,3 nm.

 Menguji logam vanadium di dalam tanah.
Penelitian ini menggunakan spektroskopi yang memakai grafit. Tanah yang ingin diuji direaksikan dengan berbagai asam anorganik yang merupakan proses digesti. Ketika didapatkan konsentratnya dalam asam klorida baru diencerkan dengan air dan dideteksi dengan spektroskopi.

 Menganalisis elemen kelumit (trace element) pada jaringan kelinci.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa elemen kelumit (besi, tembaga, dan seng) pada jaringan kelinci yang memiliki pola makan tinggi kadar lemak. Hasil dari penelitian ini adalah logam besi ternyata mampu mempercepat proses aterosklerosis.

Referensi 

Fisika atom
Alat
Spektroskopi serapan atom ( ) merupakan prosedur dalam kimia analisis yang menggunakan prinsip energi yang diserap atom . Atom yang menyerap radiasi akan menimbulkan keadaan energi elektronik terekesitasi . Teknik ini dikenalkan oleh ahli kimia Australia pada tahunyang dipimpin oleh Alan Walsh dan oleh Alkemade dan Millatz di Belanda . Komersialisasi pertama kali dilakukan pada tahun dan banyak sekali yang menggunakannya . Permasalahan yang terjadi sebelum tahun tersebut adalah sifat atom menciptakan garis absorpsi yang sangat dangkal . Prinsip Spektroskopi serapan atom digunakan untuk menganalisis konsentrasi analit dalam sampel . Elektron pada atom akan tereksitasi pada orbital yang lebih tinggi dalam waktu singkat dengan menyerap energi ( radiasi pada panjang gelombang tertentu ) . Secara umum , setiap panjang gelombang akan bereaksi pada satu jenis elemen sehingga inilah yang menjadi kelemahan penggunaan alat ini . Selisih nilai absorbansi blanko ( tanpa sampel yang ditargetkan ) dibandingkan dengan sampel uji merupakan nilai konsentrasi zat target yang diinginkan . Ketika nilai konsentrasi sudah diketahui , maka dapat diketahui satuan massa yang lain . Dalam pengukurannya dibutuhkan sebuah kurva standar yang elemennya adalah konsentrasi analit dibandingkan dengan nilai absorbansi ( serapan ) . Kurva standar dibuat menggunakan larutan yang telah diketahui konsentrasi zat yang ingin diuji dengan berbagai perbedaan konsentrasi . Instrumentasi Spektroskopi serapan atom terdiri atas berbagai komponen yaitu : Suplai daya . Tabung katode berongga , yang direkomendasikan oleh Walsh , berisikan sebuah anoda yang terbuat dari tungsten dan katode silindiris yang berongga ; tabung berisi gas inert seperti neon dan argon pada tekanan rendahtorr ) . Atom-atom gas diionisasi dan bergerak cepat menuju katode negatif , di mana tabrakan dengan permukaan yang akan melepaskan atom-atom logam katode . Fenomena ini disebut desisan ( sputtering ) . Atom logam yang terpercik akan mengalami eksitasi ; kemudian , dalam dalam daerah lain yang lebih dingin , mereka akan memancarkan spektrum garis yang tampak seperti pijaran . Pencacah , yang diletakkan antara sumber cahaya dan pembakar . Alat ini digunakan untuk modulasi cahaya yang keluar dari tabung katode berongga . Alat ini akan berputar dengan kecepatan konstan sehingga cahaya akan mencapai pembakar dari intesnitas nol hingga maksimum dan kembali ke nol . Pembakar . Dalam ruang pembakar terdapat atomizer . Untuk menganalisis serapan atom , sampel harus diatomisasi . Atomizer yang umumnya dipakai adalah pijaran api dan elektrotermal ( tabung grafit ) . Penggunaan pijaran api merupakan teknik yang paling kuno dengan membakar campuran gas . Umumnya gas yang dibakar adalah hidrogen dan oksigen yang akan menghasilkan panas mencapai°C . Sampel cairan disemprot menuju bara api menggunakan pengkabut ( nebulizer ) , sehingga akan menjadi berbentuk aerosol mirip seperti penyemprot parfum . Gas yang digunakan untuk membakar juga dialirkan dalam ruang pembakar , sehingga harus diperhatikan laju perambatan nyala dan laju aliran gas ke dalam ruangan . Jika laju perambatan nyala lebih besar dari laju aliran gas , maka akan terjadi sebuah ledakan . Penggunaan pijaran api memiliki keunggulan yaitu tetes halus aerosol yang lebih seragam , tetapi kelemahannya adalah sampel diarahkan ke saluran pembuangan , sehingga kurang efisien dalam penggunaan jumlah sampel . Penggunaan grafit kadang-kadang lebih unggul bila dituntut untuk kepekaan yang lebih tinggi . Beberapa mikroliter sampel ditaruh pada batang grafit atau dalam lekukan suatu krus grafi yang kecil , lalu dialiran arus melalui alat pencuplikan sampel . Suhu dapat dinaikkan dengan sangat cepat yaitu°C , maka terbentuk awan dari uap atom dalam beberapa detik . Uap itu dimasukkan ke dalam aliran gas lebam seperti argon untuk mencegah proses oksidasi dari bahan atomizer itu sendiri dan menggerakan sampel secepatnya melewati atomizer sehingga tidak mengkontaminasi dinding . Monokromator . Berfungsi untuk menyeleksi sinar pada panjang gelombang tertentu yang dapat melewati sampel yang berasal dari tabung katode . Monokromator diletakan pada antara pembakar dan detektor . Detektor . Detektor yang berguna untuk mengubah kekuatan cahaya menjadi sinyal elektrik , dapat berupa tabung pengganda foton ( photomultiplier tube ) karena garis-garis yang ditangani tergolong dalam sinar UV-tampak . Penguat sinyal . Komputer untuk memvisualisasi dan mengolah data . Aplikasi Aplikasi yang menggunakan spektroskopi serapan atom ini telah banyak digunakan untuk : Menguji keberadaan logam besi dalam air . Logam Fe2+ diuji menggunakan spektroskopi yang memakai grafit pada panjang gelombang3 nm . Logam ini diperoleh dari fraksi air-metanol . Dari hasil penelitian ini , dapat disimpulkan bahwa penggunaan larutan organik dapat menurunkan keakuratan analisis logam . Analisis kuantitatif metalloenzim terimobilisasi . Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur kadar enzim hidrogen peroksidase dengan mengintepretasi jumlah logam besi yang dikandung dari enzim tersebut . Imobilisasi enzim menggunakan kain karena teknik yang dilakukan yaitu adsorpsi , kovalen dan kovalen dengan tambahan ikatan seberang silang . Kain tersebut direndam dalam larutan asam sulfat , lalu cairan tersebut dioksidasi dengan tambahan enzim hidrogen peroksidase . Cairan tersebut lalu diukur menggunakan spektroskopi yang menggunakan pijaran api pada panjang gelombang3 nm . Menguji logam vanadium di dalam tanah . Penelitian ini menggunakan spektroskopi yang memakai grafit . Tanah yang ingin diuji direaksikan dengan berbagai asam anorganik yang merupakan proses digesti . Ketika didapatkan konsentratnya dalam asam klorida baru diencerkan dengan air dan dideteksi dengan spektroskopi . Menganalisis elemen kelumit ( trace element ) pada jaringan kelinci . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa elemen kelumit ( besi , tembaga , dan seng ) pada jaringan kelinci yang memiliki pola makan tinggi kadar lemak . Hasil dari penelitian ini adalah logam besi ternyata mampu mempercepat proses aterosklerosis . Referensi Fisika atom Alat