Các thông số kỹ thuật của thiết bị quan trắc tầm nhìn xa phía biển và thiết bị quan trắc gió bề mặt
Các thông số kỹ thuật của thiết bị quan trắc tầm nhìn xa phía biển và thiết bị quan trắc gió bề mặt được quy định như thế nào?
<subquestion>Thông số kỹ thuật của thiết bị quan trắc tầm nhìn xa phía biển</subquestion>
Căn cứ Tiểu mục 2.1 Mục II Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BTNMT có quy định về thông số kỹ thuật của thiết bị quan trắc tầm nhìn xa phía biển như sau:
2.1.1. Thông số kỹ thuật
Đơn vị đo: mét (m)
Khoảng đo: từ 10 m trở lên
Độ phân giải: 1 m
Sai số phép đo quy định tại bảng 1.
Bảng 1. Sai số phép đo tầm nhìn xa
TT
Tầm nhìn xa
Sai số phép đo
1
Nhỏ hơn hoặc bằng 600 m
± 20 %
2
Lớn hơn 600 m và nhỏ hơn hoặc bằng 1500 m
± 10 %
3
Lớn hơn 1500 m
± 20 %
2.1.2 Quan trắc tầm nhìn xa phía biển bằng phương pháp thủ công
a) Cấp tầm nhìn xa phía biển dựa vào tiêu điểm được quy định theo bảng 2.
Bảng 2. Cấp tầm nhìn xa phía biển dựa vào tiêu điểm
Cấp tầm nhìn xa
Tiêu điểm xa nhất nhìn thấy được
(m)
Tiêu điểm gần nhất không nhìn thấy được
(m)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
< 50
50
200
500
1000
2000
4000
10000
20000
50000
50
200
500
1000
2000
4000
10000
20000
50000
> 50000
b) Yêu cầu phân cấp tầm nhìn xa phía biển quy định tại bảng 3.
Bảng 3. Cấp tầm nhìn xa phía biển dựa vào hiện tượng khí tượng
Đặc tính tầm nhìn xa phía biển
Tầm nhìn xa phía biển
(m)
Cấp quy ước
Hiện tượng khí tượng
Rất xấu
Từ 0 đến < 50
50 đến < 200
200 đến < 500
0
1
2
Sương mù rất dày
Sương mù dày
Sương mù vừa phải
Xấu
500 đến < 1000
1000 đến < 2000
3
4
Sương mù nhẹ
Mưa rất to hoặc mù hoặc khói vừa phải
Trung bình
2000 đến < 4000
4000 đến < 10000
5
6
Mưa to, mù nhẹ (hoặc khói)
Mưa vừa phải hoặc mù nhẹ
(hoặc khói)
Tốt
10000 đến < 20000
7
Mưa nhỏ hoặc không có
mưa
Rất tốt
20000 đến < 50000
8
Không có mưa
Đặc biệt
Trên 50000
9
Trời hoàn toàn quang đãng
(trời trong vắt)
<subquestion>Thông số kỹ thuật của thiết bị quan trắc gió bề mặt</subquestion>
Căn cứ Tiểu mục 2.2 Mục này thông số kỹ thuật của thiết bị quan trắc gió bề mặt như sau:
Bảng 4. Quy định cột đo gió bề mặt
TT
Kiểu cột đo gió
Vật liệu thép không gỉ
Đường kính
(mm)
Độ dày
(mm)
Chiều cao
(m)
Thiết bị phụ trợ
1
Cột trụ tròn
Thép tròn
≥ 49
≥ 3
Từ 10 đến 12
Thiết bị chống sét, cáp néo, tăng đơ, e-cu
2
Cột tam giác
Thép tròn
≥ 36
≥ 3
Từ 10 đến 12
Thiết bị chống sét, cáp néo, tăng đơ, e-cu
3
Thanh giằng
Thép tròn
≥ 15
≥ 3


Khi vườn khí tượng cách xa vị trí quan trắc sóng từ 1500 m đến 2000 m trở lên và độ cao mặt vườn khí tượng cao hơn 10 m so với mực nước biển trung bình thì phải quan trắc gió tại vị trí quan trắc sóng.
