Kẹp hấp thụ dùng để đo công suất nhiễu phải đáp ứng được các yêu gì theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6989-1-3:2008?
Cho tôi xin hỏi: Kẹp hấp thụ dùng để đo công suất nhiễu phải đáp ứng được các yêu gì theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6989-1-3:2008? Nhờ anh chị giải đáp.
<subquestion>Kẹp hấp thụ dùng để đo công suất nhiễu phải đáp ứng được các yêu gì theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6989-1-3:2008?</subquestion>
Căn cứ quy định tiết 4.2.4 Tiểu mục 4.2 Mục 4 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6989-1-3:2008 quy định về yêu cầu đối với cụm kẹp hấp thụ dùng để đo công suất nhiễu như sau:
<ref>4.2. Cụm kẹp hấp thụ
....
4.2.4. Yêu cầu đối với cụm kẹp hấp thụ (ACA)
Kẹp hấp thụ dùng để đo công suất nhiễu phải đáp ứng được các yêu cầu dưới đây:
a) Hệ số kẹp thực tế (CFact) của cụm kẹp hấp thụ, như qui định ở 4.2.1 phải được xác định theo phương pháp qui định mô tả trong Phụ lục B. Độ không đảm bảo đo của hệ số kẹp phải được xác định theo yêu cầu cho trong Phụ lục B.
b) Hệ số khử ghép (DF) của bộ hấp thụ RF băng tần rộng và bộ ổn định trở kháng dùng cho dây dẫn cần thử nghiệm phải được kiểm tra theo qui trình đo như mô tả trong Phụ lục B. Hệ số khử ghép phải ít nhất là 21 dB cho toàn bộ dải tần.
c) Chức năng khử ghép từ biến dòng đến đầu ra đo được (DR) của kẹp hấp thụ phải được xác định theo qui trình đo như mô tả trong Phụ lục B. Hệ số khử ghép đến máy thu đo phải ít nhất là 30 dB cho toàn bộ dải tần. Giá trị 30 dB có 20,5 dB suy giảm từ kẹp hấp thụ và 9,5 dB từ mạng ghép nối/khử ghép (CDN).
d) Chiều dài của vỏ kẹp phải là 600 mm ± 40 mm.
e) Phải sử dụng bộ suy giảm RF 50 Ω ít nhất là 6 dB trực tiếp tại đầu ra kẹp.
.....
</ref>
Như vậy, theo quy định thì kẹp hấp thụ dùng để đo công suất nhiễu phải đáp ứng được các yêu cầu dưới đây:
- Hệ số kẹp thực tế (CFact) của cụm kẹp hấp thụ, như qui định ở mô tả cụm kẹp hấp thụ phải được xác định theo phương pháp quy định mô tả trong Phụ lục B ban hành kèm theo TCVN 6989-1-3:2008.
Độ không đảm bảo đo của hệ số kẹp phải được xác định theo yêu cầu cho trong Phụ lục B ban hành kèm theo TCVN 6989-1-3:2008.
- Hệ số khử ghép (DF) của bộ hấp thụ RF băng tần rộng và bộ ổn định trở kháng dùng cho dây dẫn cần thử nghiệm phải được kiểm tra theo quy trình đo như mô tả trong Phụ lục B ban hành kèm theo TCVN 6989-1-3:2008.
Hệ số khử ghép phải ít nhất là 21 dB cho toàn bộ dải tần.
- Chức năng khử ghép từ biến dòng đến đầu ra đo được (DR) của kẹp hấp thụ phải được xác định theo qui trình đo như mô tả trong Phụ lục B.
Hệ số khử ghép đến máy thu đo phải ít nhất là 30 dB cho toàn bộ dải tần.
Giá trị 30 dB có 20,5 dB suy giảm từ kẹp hấp thụ và 9,5 dB từ mạng ghép nối/khử ghép (CDN).
- Chiều dài của vỏ kẹp phải là 600 mm ± 40 mm.
- Phải sử dụng bộ suy giảm RF 50 Ω ít nhất là 6 dB trực tiếp tại đầu ra kẹp.

Kẹp hấp thụ dùng để đo công suất nhiễu phải đáp ứng được các yêu gì theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6989-1-3:2008? (Hình từ Internet)
<subquestion>Chức năng của kẹp hấp thụ (ACTS) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6989-1-3:2008 gồm những gì?</subquestion>
Căn cứ quy định tiết 4.5.2 Tiểu mục 4.5 Mục 4 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6989-1-3:2008 quy định như sau:
<ref>4.5. Vị trí thử nghiệm kẹp hấp thụ (ACTS)
.....
4.5.2. Chức năng của ACTS
ACTS có các chức năng dưới đây.
a) Chức năng vật lý: để cung cấp phương tiện đỡ qui định dùng cho EUT và LUT.
b) Chức năng điện: để cung cấp vị trí lý tưởng (đối với RF) dùng cho EUT và cụm kẹp và cung cấp môi trường đo đã xác định cho ứng dụng của kẹp hấp thụ (không làm méo phát xạ do các vách hoặc do phần tử đỡ như bàn EUT, bàn trượt kẹp, phương tiện đỡ và dịch chuyển cáp).
.....
</ref>
Theo đó, chức năng của kẹp hấp thụ (ACTS) gồm có:
- Chức năng vật lý: để cung cấp phương tiện đỡ qui định dùng cho EUT và LUT.
- Chức năng điện: để cung cấp vị trí lý tưởng (đối với RF) dùng cho EUT và cụm kẹp và cung cấp môi trường đo đã xác định cho ứng dụng của kẹp hấp thụ (không làm méo phát xạ do các vách hoặc do phần tử đỡ như bàn EUT, bàn trượt kẹp, phương tiện đỡ và dịch chuyển cáp).
<subquestion>Phương pháp hiệu chuẩn cụm kẹp hấp thụ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6989-1-3:2008 được quy định như thế nào?</subquestion>
Căn cứ quy định Mục B.2 Phụ lục B ban hành kèm theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6989-1-3:2008 có quy định về phương pháp hiệu chuẩn cụm kẹp hấp thụ như sau:
- Đối với cả ba phương pháp, hệ số kẹp (CF) của cụm kẹp hấp thụ kể cả bộ suy giảm ít nhất là 6 dB và cáp máy thu đều đã được xác định.
Vì việc khử ghép kẹp là không hoàn hảo nên kẹp tương tác với cáp.
Do đó, kiểu và chiều dài của cáp có thể ảnh hưởng đến độ không đảm bảo đo của kết quả.
Vì vậy, phải thực hiện hiệu chuẩn cùng với cáp máy thu.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6989-1-3:2008 TCVN 6989-1-3:2008 TCVN 6989-1-3:2008 TCVN 6989-1-3:2008 TCVN 6989-1-3:2008 TCVN 6989-1-3:2008