Phương pháp kiểm và sử dụng dụng cụ đo máy công cụ như thế nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7011-1:2007?
Cho tôi hỏi phương kiểm và sử dụng dụng cụ đo máy công cụ như thế nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7011-1:2007? Mong được giải đáp!
<subquestion>Phương pháp kiểm và sử dụng dụng cụ đo máy công cụ như thế nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7011-1:2007?</subquestion>
Căn cứ Tiểu mục 2.2 Mục 2 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7011-1:2007 quy định như sau:
<ref>Qui định chung
...
2.2. Phương pháp kiểm và sử dụng dụng cụ đo
Khi kiểm máy công cụ, nếu phương pháp đo chỉ cho phép kiểm tra dung sai không được vượt quá (ví dụ các đầu đo giới hạn) hoặc nếu sai lệch thực chỉ được xác định bằng các phép đo có độ chính xác cao cần nhiều thời gian, thì phương pháp kiểm chỉ cần đảm bảo được giới hạn của dung sai không bị vượt quá là đủ.
Cần phải nhấn mạnh rằng độ chính xác của phép đo do dụng cụ cũng như phương pháp được sử dụng phải được xem xét trong quá trình kiểm. Dụng cụ đo không được gây ra bất kỳ sai số nào của phép đo vượt quá một phần đã cho của dung sai được kiểm tra. Khi độ chính xác của thiết bị được sử dụng thay đổi từ phòng thí nghiệm này đến phòng thí nghiệm khác, thì phải hiệu chuẩn dụng cụ tại mỗi phép đo.
...
</ref>
Theo đó, phương pháp kiểm và sử dụng dụng cụ đo máy công cụ như sau:
- Khi kiểm máy công cụ, nếu phương pháp đo chỉ cho phép kiểm tra dung sai không được vượt quá hoặc nếu sai lệch thực chỉ được xác định bằng các phép đo có độ chính xác cao cần nhiều thời gian, thì phương pháp kiểm chỉ cần đảm bảo được giới hạn của dung sai không bị vượt quá là đủ.
- Cần phải nhấn mạnh rằng độ chính xác của phép đo do dụng cụ cũng như phương pháp được sử dụng phải được xem xét trong quá trình kiểm.
- Dụng cụ đo không được gây ra bất kỳ sai số nào của phép đo vượt quá một phần đã cho của dung sai được kiểm tra.
- Khi độ chính xác của thiết bị được sử dụng thay đổi từ phòng thí nghiệm này đến phòng thí nghiệm khác, thì phải hiệu chuẩn dụng cụ tại mỗi phép đo.
- Máy được kiểm và các dụng cụ phải được bảo vệ để tránh gió lùa và tránh ánh sáng nhiễu hoặc bức xạ nhiệt và nhiệt độ của dụng cụ đo phải ổn định trước khi đo.
- Máy phải được bảo vệ phù hợp với sự thay đổi của nhiệt độ bên ngoài.
- Tốt nhất là các phép đo nên được lặp lại. Kết quả kiểm nhận được bằng cách lấy giá trị trung bình của các kết quả đo.
- Tuy nhiên, các phép đo khác nhau không được đưa ra các sai lệch quá khác nhau.
- Nếu có kết quả khác nhau phải tìm nguyên nhân trong phương pháp đo hoặc dụng cụ đo hoặc trong chính máy công cụ.

Phương pháp kiểm và sử dụng dụng cụ đo máy công cụ như thế nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7011-1:2007? (Hình từ Internet)
<subquestion>Kiểm gia công được tiến hành như thế nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7011-1:2007?</subquestion>
Căn cứ Tiểu mục 4.1 Mục 4 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7011-1:2007 quy định tiến hành kiểm gia công như sau:
- Kiểm gia công phải được tiến hành trên mẫu thử tiêu chuẩn hoặc mẫu thử do người sử dụng cung cấp.
- Việc thực hiện các kiểm gia công này không yêu cầu các thao tác khác với các thao tác mà máy đã được trang bị.
- Kiểm gia công phải bao gồm cả kiểm các nguyên công tinh mà máy đã được thiết kế.
- Số lượng chi tiết gia công hoặc trường hợp có thể số lượng cắt được tiến hành trên chi tiết đã cho phải có khả năng để xác định độ chính xác danh nghĩa.
- Nếu cần thiết phải tính đến sự mài mòn của dụng cụ cắt.
- Trạng thái, kích thước, vật liệu và độ chính xác của chi tiết gia công và các điều kiện cắt phải được thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người sử dụng trừ khi có các tiêu chuẩn qui định riêng.
<subquestion>Yêu cầu chung về kiểm hình học máy công cụ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7011-1:2007?</subquestion>
Căn cứ Tiểu mục 5.1 Mục 5 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7011-1:2007 quy định yêu cầu chung về kiểm hình học máy công cụ như sau:
- Đối với mỗi phép kiểm hình học đã cho về hình dạng, vị trí hoặc sự dịch chuyển của đường hoặc bề mặt của máy
- Đối với mỗi phép kiểm, chỉ dẫn ít nhất một phương pháp đo và chỉ dẫn nguyên tắc và thiết bị được sử dụng.
- Khi sử dụng các phương pháp đo khác thì độ chính xác của phép đo ít nhất phải bằng độ chính xác chỉ dẫn trong tiêu chuẩn này.
- Mặc dù cần có sự đơn giản, các phương pháp đo phải được lựa chọn có hệ thống từ các phương pháp chỉ dùng các dụng cụ đo đơn giản như thước thẳng, ke vuông, trục kiểm, trụ đo, nivô chính xác và đồng hồ đo, cần tiến hành đo theo các phương pháp khác, đặc biệt có thể sử dụng các thiết bị quang, trong thực tế thường sử dụng để chế tạo máy công cụ và trong các phòng kiểm tra.
- Phép kiểm các bộ phận máy công cụ có kích thước lớn thường yêu cầu sử dụng các thiết bị đặc biệt để thuận tiện và nhanh chóng.
Lưu ý: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7011-1:2007 áp dụng cho các đối tượng bao gồm: Máy công cụ lắp đặt cố định, không xách tay khi làm việc, được sử dụng để gia công kim loại, gia công gỗ v.v... bằng việc tạo cắt gọt phoi hoặc bằng biến dạng dẻo.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7011-1:2007 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7011-1:2007 TCVN 7011-1:2007 TCVN 7011-1:2007