Kiểm xạ phòng chụp X-Quang tổng hợp dùng trong y tế có mục đích và phạm vi ra sao?
Mục đích và phạm vi của kiểm xạ phòng chụp X-Quang tổng hợp dùng trong y tế như nào? Kiểm xạ phòng chụp X-Quang tổng hợp dùng trong y tế có quy trình ra sao? Xin hãy giải đáp vấn đề này giúp tôi theo quy định mới nhất của luật.
<subquestion>Mục đích và phạm vi của kiểm xạ phòng chụp X-Quang tổng hợp dùng trong y tế như nào?</subquestion>
Tại Mục I Phụ lục II.2 ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHCN (có hiệu lực từ 22/7/2022) có quy định mục đích và phạm vi của kiểm xạ phòng chụp X-Quang tổng hợp dùng trong y tế như sau:
1. Mục đích
Quy trình này quy định hoạt động kiểm xạ (đo, đánh giá an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ và công chúng) đối với phòng chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế.
2. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Quy trình này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dịch vụ kiểm xạ phòng chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế; Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
<subquestion>Kiểm xạ phòng chụp X-Quang tổng hợp dùng trong y tế có quy trình ra sao?</subquestion>
Theo Tiểu mục 3 Mục I Phụ lục II.2 ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHCN (có hiệu lực từ 22/7/2022) có quy định mục đích và phạm vi của kiểm xạ phòng chụp X-Quang tổng hợp dùng trong y tế như sau:
3.1. Sơ đồ

3.2. Diễn giải
Bước 1: Chuẩn bị
- Vệ sinh, kiểm tra thiết bị đo, đảm bảo thiết bị đo hoạt động bình thường.
- Ghi các thông tin về cơ sở bức xạ, thông tin về thiết bị chụp X-quang (model, seri, thông số kỹ thuật) và vẽ sơ đồ minh họa phòng đặt thiết bị chụp X-quang.
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị chụp X-quang.
Bước 2: Tiến hành đo đạc
- Khảo sát sơ bộ, xác định các vị trí đo (tối thiểu 20 vị trí) và thể hiện các vị trí trên sơ đồ đo bao gồm:
+ Các vị trí xung quanh kính chì.
+ Các vị trí khu vực điều khiển.
+ Các vị trí cửa ra vào nhân viên.
+ Các vị trí cửa ra vào bệnh nhân.
+ Các vị trí các phòng, hành lang, lối đi tiếp giáp với phòng đặt thiết bị chụp X-quang.
+ Các vị trí cần quan tâm khác.
- Đặt các thông số kỹ thuật tương ứng với chế độ gây ra suất liều lớn nhất có thể mà nhân viên bức xạ sử dụng hằng ngày.
- Tiến hành đo và ghi giá trị liều/suất liều bức xạ.
+ Đặt bột nhiệt phát quang tại các vị trí cần quan tâm.
+ Ghi lại giá trị phông (P, µSv/giờ) (cần lưu ý đến các nguồn phát bức xạ lân cận).
+ Sử dụng máy đo suất liều bức xạ đo giá trị liều/suất liều tương ứng tại các vị trí đã xác định trên sơ đồ đo.
Bước 3: Đánh giá an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ và công chúng
- Tính toán các đại lượng liều/suất liều tương ứng (dựa trên kết quả đo đạc).
- Đánh giá an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ và công chúng.
Bước 4: Báo cáo kết quả kiểm xạ
Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm xạ bằng văn bản.
