Độ lặp lại của các phép đo độ dẫn điện trong hai dịch lọc được chuẩn bị riêng rẽ phải thỏa mãn các yêu cầu gì theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6650:2000?
Độ lặp lại của các phép đo độ dẫn điện trong hai dịch lọc được chuẩn bị riêng rẽ phải thỏa mãn các yêu cầu gì theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6650:2000? Nhờ anh chị giải đáp.
<subquestion>Độ lặp lại của các phép đo độ dẫn điện trong hai dịch lọc được chuẩn bị riêng rẽ phải thỏa mãn các yêu cầu gì theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6650:2000?</subquestion>
Căn cứ quy định Mục 9 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6650:2000 quy định về độ lặp lại của các phép đo độ dẫn điện như sau:
Theo đó độ lặp lại của các phép đo độ dẫn điện trong hai dịch lọc được chuẩn bị riêng rẽ phải thỏa mãn các yêu cầu sau đây:


Độ lặp lại của các phép đo độ dẫn điện trong hai dịch lọc được chuẩn bị riêng rẽ phải thỏa mãn các yêu cầu gì theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6650:2000? (Hình từ Internet)
<subquestion>Thiết bị, dụng cụ và dụng cụ thủy tinh xác định độ dẫn điện riêng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6650:2000 gồm những gì?</subquestion>
Căn cứ quy định Mục 5 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6650:2000 quy định về thiết bị, dụng cụ và dụng cụ thủy tinh như sau:
<ref>Thiết bị, dụng cụ và dụng cụ thủy tinh
5.1 Thiết bị đo độ dẫn điện, có độ chính xác 1 mS/m ở nhiệt độ 20oC bao gồm một điện cực đo độ dẫn, có bộ điều chỉnh dải đo và bộ điều chỉnh nhiệt độ tự động. Tốt nhất là dụng cụ đo độ dẫn điện có trang bị kèm bộ phận khống chế hằng số điện cực.
5.2 Cân phân tích, có độ chính xác đến 0,01 g.
5.3 Nhiệt kế, có độ chính xác đến 0,1oC.
5.4 Máy lắc, với dao động ngang đủ mạnh để tạo và duy trì huyền phù theo tỷ lệ của đất : nước là 1 : 5, được đặt trong môI trường có thể chỉnh và duy trì được nhiệt độ ở 20oC± 1oC.
Chú thích 5 - Các máy lắc có tốc độ khoảng 180 chu kỳ trên phút và hành trình chuyển động khoảng 5 cm là thích hợp.
5.5 Giấy lọc, có các đặc tính giữ lại cao và có độ tro thấp.
5.6 Chai lắc, có dung tích 250 ml, làm bằng thuỷ tinh borosilicat hoặc polyetylen.
5.7 Dụng cụ thuỷ tinh phòng thí nghiệm thông thường.
</ref>
Theo đó thiết bị, dụng cụ và dụng cụ thủy tinh xác định độ dẫn điện riêng theo tiêu chuẩn Việt Nam gồm có:
- Thiết bị đo độ dẫn điện, có độ chính xác 1 mS/m ở nhiệt độ 20oC bao gồm một điện cực đo độ dẫn, có bộ điều chỉnh dải đo và bộ điều chỉnh nhiệt độ tự động. Tốt nhất là dụng cụ đo độ dẫn điện có trang bị kèm bộ phận khống chế hằng số điện cực.
- Cân phân tích, có độ chính xác đến 0,01 g.
- Nhiệt kế, có độ chính xác đến 0,1oC.
- Máy lắc, với dao động ngang đủ mạnh để tạo và duy trì huyền phù theo tỷ lệ của đất : nước là 1 : 5, được đặt trong môi trường có thể chỉnh và duy trì được nhiệt độ ở 20oC± 1oC.
Chú thích 5 - Các máy lắc có tốc độ khoảng 180 chu kỳ trên phút và hành trình chuyển động khoảng 5 cm là thích hợp.
- Giấy lọc, có các đặc tính giữ lại cao và có độ tro thấp.
- Chai lắc, có dung tích 250 ml, làm bằng thuỷ tinh borosilicat hoặc polyetylen.
- Dụng cụ thuỷ tinh phòng thí nghiệm thông thường.
<subquestion>Sự gây nhiễu trong việc xác định độ dẫn điện riêng của chất lượng đất theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6650:2000 được quy định như thế nào?</subquestion>
Căn cứ quy định Mục 8 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6650:2000 quy định về sự gây nhiễu như sau:
<ref>Sự gây nhiễu
8.1 Các giá trị độ dẫn điện đo được có thể bị ảnh hưởng do các điện cực bị nhiễm bẩn.
Thể loại gây nhiễu này rất khó nhận ra. Sự nhiễm bẩn các điện cực có thể làm thay đổi hằng số điện cực, và điều này có thể nhận biết được bằng cách đo độ dẫn điện của các dung dịch kali clorua.
8.2 Các bọt khí trên các điện cực, thí dụ được hình thành trong quá trình làm ấm dịch chiết, làm xáo trộn các phép đo.
8.3 Các phép đo độ dẫn điện nhỏ hơn 1 mS/m bị ảnh hưởng bởi cacbon dioxit và amoniac từ không khí. Trong các trường hợp như thế, phải tiến hành đo trong điện cực đo thích hợp. Các phép đo như vậy nằm ngoài phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.
</ref>
Như vậy, sự gây nhiễu trong việc xác định độ dẫn điện riêng của chất lượng đất theo tiêu chuẩn được quy định như sau:
- Các giá trị độ dẫn điện đo được có thể bị ảnh hưởng do các điện cực bị nhiễm bẩn.
Thể loại gây nhiễu này rất khó nhận ra. Sự nhiễm bẩn các điện cực có thể làm thay đổi hằng số điện cực, và điều này có thể nhận biết được bằng cách đo độ dẫn điện của các dung dịch kali clorua.
- Các bọt khí trên các điện cực, thí dụ được hình thành trong quá trình làm ấm dịch chiết, làm xáo trộn các phép đo.
- Các phép đo độ dẫn điện nhỏ hơn 1 mS/m bị ảnh hưởng bởi cacbon dioxit và amoniac từ không khí. Trong các trường hợp như thế, phải tiến hành đo trong điện cực đo thích hợp. Các phép đo như vậy nằm ngoài phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6650:2000 TCVN 6650:2000 TCVN 6650:2000