Kiểm định thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế có định mức lao động trực tiếp như thế nào?
Định mức lao động trực tiếp của kiểm định thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế như thế nào? Kiểm định thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế có định mức thiết bị như thế nào? 
Xin hãy giải đáp vấn đề trên của tôi theo quy định mới nhất của luật.
<subquestion>Định mức lao động trực tiếp của kiểm định thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế như thế nào?</subquestion>
Tại Tiểu mục 1 Mục II Phụ lục III.13 ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHCN (có hiệu lực từ 22/7/2022) quy định định mức lao động trực tiếp của kiểm định thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế như sau:
STT
Nội dung công việc
Nhân công
Số lượng người
Vị trí
Chức danh
Định mức (công)
1
Chuẩn bị
03
Trưởng nhóm, thành viên
Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương
0,50
2
Kiểm tra ngoại quan
02
Trưởng nhóm, thành viên
Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương
0,25
3
Kiểm tra bàn điều khiển
03
Trưởng nhóm, thành viên
Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương
0,625
4
Kiểm tra hoạt động máy
03
Trưởng nhóm, thành viên
Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương
0,625
5
Cường độ nguồn phóng xạ
03
Trưởng nhóm, thành viên
Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương
0,625
6
Độ chính xác vị trí dừng nguồn
03
Trưởng nhóm, thành viên
Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương
0,625
7
Độ chính xác của thời gian dừng
03
Trưởng nhóm, thành viên
Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương
0,625
8
Mức rò phóng xạ
02
Trưởng nhóm, thành viên
Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương
0,625
9
Xử lý số liệu
03
Trưởng nhóm, thành viên
Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương
0,50
10
Báo cáo kết quả kiểm định
02
Trưởng nhóm, thành viên
Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương
0,50
*Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 10 % định mức lao động trực tiếp.
<subquestion>Kiểm định thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế có định mức thiết bị như thế nào?</subquestion>
Theo Tiểu mục 2 Mục II Phụ lục III.13 ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHCN (có hiệu lực từ 22/7/2022) kiểm định thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế có định mức thiết bị như sau:
STT
Loại thiết bị
Yêu cầu kỹ thuật
Đơn vị tính
Định mức
1.
Thiết bị đo điện tích
Dải đo hiệu điện thế: -300V÷300V
Dải đo dòng điện: 0,01nA÷500nA
Dải đo điện tích: 0,01nC÷999,999nC
Ca
0,625
2.
Buồng ion hóa dạng giếng
Chiều cao tối thiểu: 156mm
Thể tích vùng nhạy tối thiểu: 245cm3
Ca
0,625
3.
Thiết bị đo suất liều phóng xạ
Dải đo suất liều: từ 0,1 µSv/h
Ca
0,625
4.
Điều hòa nhiệt độ
Loại thông dụng
Ca
1,000
5.
Máy tính để bàn
Loại thông dụng
Ca
1,000
6.
Máy in laser
In đen trắng khổ A4
Ca
0,125
7.
Máy photocopy
Loại thông dụng
Ca
0,125
8.
Nhiệt kế
Loại thông dụng
Ca
0,625
9.
Ẩm kế
Loại thông dụng
Ca
0,625
10.
Áp kế
Loại thông dụng
Ca
0,625
11.
Đồng hồ bấm giờ
Loại thông dụng
Ca
0,625
12.
Thước kiểm tra vị trí nguồn
Loại thông dụng
Ca
0,625
