Định mức lao động trực tiếp của kiểm định thiết bị X-Quang chụp răng dùng trong y tế như thế nào?
Kiểm định thiết bị X-Quang chụp răng dùng trong y tế có định mức lao động trực tiếp như thế nào? Định mức thiết bị của kiểm định thiết bị X-Quang chụp răng dùng trong y tế như thế nào?
Tôi thắc mắc những vấn đề trên theo quy định mới nhất của luật, rất mong được Ban biên tập giải đáp.
<subquestion>Kiểm định thiết bị X-Quang chụp răng dùng trong y tế có định mức lao động trực tiếp như thế nào?</subquestion>
Tại Tiểu mục 1 Mục II Phụ lục III.11 ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHCN (có hiệu lực từ 22/7/2022) có quy định định mức lao động trực tiếp của kiểm định thiết bị X-Quang chụp răng dùng trong y tế như sau:
STT
Nội dung công việc
Nhân công
Số lượng người
Vị trí
Chức danh
Định mức (công)
1
Kiểm tra ngoại quan
02
Trưởng nhóm, thành viên
Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương
0,125
2
Kiểm tra bộ khu trú chùm tia
02
Trưởng nhóm, thành viên
Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương
0,125
3
Kiểm tra điện áp đỉnh
02
Trưởng nhóm, thành viên
Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương
0,125
4
Kiểm tra thời gian phát tia
02
Trưởng nhóm, thành viên
Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương
0,125
5
Kiểm tra liều lối ra
02
Trưởng nhóm, thành viên
Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương
0,125
6
Kiểm tra lọc trùm tia sơ cấp (Đánh giá HVL)
02
Trưởng nhóm, thành viên
Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương
0,125
7
Kiểm tra chất lượng hình ảnh
02
Trưởng nhóm, thành viên
Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương
0,125
8
Xử lý số liệu
02
Trưởng nhóm, thành viên
Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương
0,125
9
Báo cáo kết quả kiểm định
02
Trưởng nhóm, thành viên
Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương
0,125
*Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 10 % định mức lao động trực tiếp.
<subquestion>Định mức thiết bị của kiểm định thiết bị X-Quang chụp răng dùng trong y tế như thế nào?</subquestion>
Theo Tiểu mục 2 Mục II Phụ lục III.11 ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHCN (có hiệu lực từ 22/7/2022) kiểm định thiết bị X-Quang chụp răng dùng trong y tế có định mức thiết bị như sau:
STT
Loại thiết bị
Yêu cầu kỹ thuật
Đơn vị tính
Định mức
1.
Thiết bị đo đa năng
Dải điện áp đo: 40kW÷120kV
Dải thời gian đo: 20ms÷1s
Dải liều đo: 0,01÷2R
Ca
0,500
2.
Điều hòa nhiệt độ
Loại thông dụng
Ca
0,375
3.
Máy tính để bàn
Loại thông dụng
Ca
0,375
4.
Máy in laser
In đen trắng khổ A4
Ca
0,125
5.
Máy photocopy
Loại thông dụng
Ca
0,125
6.
Nhiệt kế
Loại thông dụng
Ca
0,500
7.
Ẩm kế
Loại thông dụng
Ca
0,500
8.
Áp kế
Loại thông dụng
Ca
0,500
9.
Thiết bị đo trực tiếp HVL hoặc tấm lọc nhôm tinh khiết
Loại thông dụng
Ca
0,125
10.
Bộ phantom
Loại thông dụng
Ca
0,125
