Quy định về lắp đặt thiết bị cảm biến khí tượng của trạm định vị vệ tinh quốc gia?
Quy định về lắp đặt thiết bị cảm biến khí tượng của trạm định vị vệ tinh quốc gia như thế nào? Các yêu cầu cơ bản của cảm biến khí tượng của trạm định vị vệ tinh quốc gia?
<subquestion>Quy định về lắp đặt thiết bị cảm biến khí tượng của trạm định vị vệ tinh quốc gia</subquestion>
Căn cứ Khoản 2 Điều 10 Thông tư 03/2020/TT-BTNMT quy định về lắp đặt thiết bị cảm biến khí tượng của trạm định vị vệ tinh quốc gia như sau:
2. Cảm biến khí tượng phải được lắp đặt gần ăng-ten thu tín hiệu định vị vệ tinh nhưng không được làm ảnh hưởng đến việc thu nhận tín hiệu hoặc gây nhiễu; cần xác định chênh cao giữa điểm tham chiếu ăng-ten (ARP) với cảm biến khí áp của cảm biến khí tượng với độ chính xác < 1cm.
<subquestion>Các yêu cầu cơ bản của cảm biến khí tượng của trạm định vị vệ tinh quốc gia?</subquestion>
Theo Khoản 3 Điều này các yêu cầu cơ bản của cảm biến khí tượng như sau:
a) Độ chính xác đo khí áp ≤ ±0.1 hPa;
b) Độ chính xác đo độ ẩm tương đối: ≤ ±2%;
c) Độ chính xác đo nhiệt độ: ≤ ±0.1oC;
d) Có khả năng làm việc trong môi trường nhiệt độ từ -10oC đến +60oC.
Ngoài ra tại Khoản 4 Điều này còn có quy định:
4. Trong quá trình vận hành, thường xuyên kiểm tra sự hoạt động của các cảm biến đặc biệt là cảm biến nhiệt độ, có biện pháp sửa chữa, thay thế kịp thời. Việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế được thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đối với các trạm khí tượng thủy văn tự động.
