Yêu cầu về độ rọi chiếu sáng duy trì tối thiểu cho các phòng, khu vực làm việc theo QCVN 22:2016/BYT được quy định như thế nào?
Xin hỏi: Yêu cầu về độ rọi chiếu sáng duy trì tối thiểu cho các phòng, khu vực làm việc theo QCVN 22:2016/BYT được quy định như thế nào?
<subquestion>Yêu cầu về độ rọi chiếu sáng duy trì tối thiểu cho các phòng, khu vực làm việc theo QCVN 22:2016/BYT được quy định như thế nào?</subquestion>
Tại Tiểu mục 1 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2016/BYT có quy định yêu cầu về độ rọi chiếu sáng duy trì tối thiểu cho các phòng, khu vực làm việc như sau:

Ngoài ra, độ rọi duy trì tối đa với các loại hình công việc không vượt quá 10.000 Lux.
<subquestion>Độ rọi chiếu sáng duy trì tối thiểu cho các phòng, khu vực làm việc được đo bằng thiết bị gì?</subquestion>
Tại Mục 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2016/BYT có quy định phương pháp xác định mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc như sau:
<ref>PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
Xác định chiếu sáng theo TCVN 5176:1990 Chiếu sáng nhân tạo - Phương pháp đo độ rọi.
</ref>
Tại Mục 1 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5176:1990 có quy định về thiết bị đo độ rọi như sau:
<ref>1. Thiết bị
1.1. Để đo độ rọi cần sử dụng Luxmet : Có sai số không lớn hơn 10%
- Có độ nhạy phổ phù hợp với quang phổ của nguồn sáng tương ứng;
- Làm việc ở điều kiện khí hậu tương ứng với yêu cầu của Luxmet;
- Có tế bào quang điện và dụng cụ đo đã được kiểm định.
1.2. Để đo điện áp nguồn cần sử dụng Vônmet có cấp chính xác không thấp hơn l.5.
</ref>
Như vậy, độ rọi chiếu sáng duy trì tối thiểu cho các phòng, khu vực làm việc được đo bằng thiết bị Luxmet có sai số không lớn hơn 10%.
- Có độ nhạy phổ phù hợp với quang phổ của nguồn sáng tương ứng;
- Làm việc ở điều kiện khí hậu tương ứng với yêu cầu của Luxmet;
- Có tế bào quang điện và dụng cụ đo đã được kiểm định.
Ngoài ra, để đo điện áp nguồn cần sử dụng Vônmet có cấp chính xác không thấp hơn l.5.

Yêu cầu về độ rọi chiếu sáng duy trì tối thiểu cho các phòng, khu vực làm việc theo QCVN 22:2016/BYT được quy định như thế nào? (Hình từ Internet)
<subquestion>Các bước đo độ rọi chiếu sáng duy trì tối thiểu cho các phòng, khu vực làm việc được tiến hành như thế nào?</subquestion>
Tại Mục 2 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5176:1990 có quy định các bước đo độ rọi chiếu sáng duy trì tối thiểu cho các phòng, khu vực làm việc được tiến hành như sau:
Bước 1: Chuẩn bị đo
- Trước khi tiến hành đo cần lựa chọn những điểm kiểm tra đề đo độ rọi và đánh dấu chúng trên sơ đồ của phòng (hoặc trên sơ đồ thực tế của thiết bị chiếu sáng) có chỉ rõ vị trí của các đèn điện.
- Các điềm kiểm tra để đo độ rọi phải bố trí ở trung tâm của phòng, ở cạnh tường, phía dưới đèn điện, giữa các đèn điện và giữa các dãy của chúng.
- Để đo độ rọi trục cần chọn các điểm kiểm tra phân bố đều phía dưới đèn điện, giữa chúng và trên trục dọc chính của phòng ở độ cao l,5m so với nền nhà và cách tường nhà không nhỏ hơn lm.
- Số lượng các điểm kiêm tra để đo độ rọi đối với chiếu sáng làm việc và khi đo độ rọi trụ không được nhỏ hơn 5.
- Các điểm kiểm tra để đo độ rọi đối với chiếu sáng sự cố cần bố trí tại chỗ làm việc phù hợp với độ rọi quy định đối với loại này.
Các điểm kiểm tra để đo độ rọi đối với chiếu sáng đề phân tán người, phải bố trí trên sàn nhà trên đường phân tán người từ trong phòng.
- Độ rọi cần được đo trên mặt phẳng tương ứng với mặt phẳng quy định hoặc trên bề mặt công tác của thiết bị.
- Trước khi tiến hành đo độ rọi cần phải thay thế tất cả các bóng đèn đã cháy và phải lau chùi sạch các đèn điện.
Trong trường hợp ngược lại phải ghi nhận đìêu này trong biên bản đo.
Bước 2: Tiến hành đo
- Đối với chiếu sáng làm việc và chiếu sáng sự cố độ rọi cần được đo vào lúc tối. Khi thỏa mãn điều kiện: tỉ số giữa độ rọi tự nhiên và độ rọi do chiếu sáng nhân tạo không lớn hơn 0,1.
Đối với chiếu sáng đề phân tán người thì cần đo đội rọi khi giá trị độ rọi tự nhiên không lớn hơn 0,1lux.
- Khi đo phải tuân thủ các yêu cầu sau:
+ Bóng của người tiến hành đo độ rọi không được in lên tế bào quang điện của Luxmet ;
+ Nếu trong thực tế chỗ làm việc bị che tối bởi chính người công nhân hay chi tiết nhô cao của thiết bị thì cũng cần đo độ rọi trong điều kiện thực tế này;
+ Các thiết bị đo phải bố trí ở tư thế làm việc;
+ Không được phép có gần dụng cụ đo những vật nhiễm từ lớn hoặc những trường từ;
+ Cần kiểm tra giá trị điện áp lưới khi bắt đầu đo và kết thúc đo.
- Đối với chiếu sáng hỗn hợp thì đầu tiên đo đội rọi do các đèn điện chiếu sáng chung sau đó thắp sáng các đèn điện chiếu sáng cục bộ ở vị trí làm việc và đo độ rọi tôn do đèn điện chiếu sáng chung và đèn điện chiếu sáng cục bộ.
Vị trí làm việc của đèn điện chiếu sáng cục bộ do người công nhân xác định.
- Để xác định độ rọi trụ tại mỗi điểm kiểm tra cần tiến hành 4 phép đo độ rọi theo phương thẳng đứng trong các mặt phẳng vuông góc với nhau.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2016/BYT QCVN 22:2016/BYT TCVN 5176:1990 TCVN 5176:1990