大容量mlcc(积层贴片陶瓷片式电容器)的测量贴士 (4)：为何lcr测试仪的测量电压值和设定值有时会有所不同？
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器
a.
电容器的阻抗可能影响某些电容测试仪的电容测量値。电容器的阻抗(z)公式如下：z（ω）=r+j（-1/ωc）where ω=2πf （公式1） 
因此，频率(f)和容値(c)将影响电容器的阻抗值。电容量和频率越大，电容器的阻抗会越小。测试仪的阻抗应切换到更低范围以补偿电容器的低阻抗。有些测试仪有几个阻抗设置，可充分补偿不同的电容器阻抗。但是，并非所有测试仪都能切换到合适的低阻抗值。因此，不能测试到准确的容値。换言之，测试仪的阻抗设置在高値的场合、对于电圧设置不完全印加于电容器的会造成容値测试低的结果。

>>积层贴片陶瓷片式电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器
a.
电容和频率增加，电容器的阻抗会降低。要进一步说明这点，下面挙例以計算方式显示电容器的阻抗如何影响在电容器上看到的实际电压。

使用hp 4263b测试仪及hp4278a测试仪测试电容器（c3216y5v1a106z）。将频率1khz和电容10 µf套入公式1产生约16 ω的电容器阻抗。

当从测试设备中将1.0 vrms应加到电容器时，电压在仪表阻抗和电容器阻抗之间被分圧。hp4263b的阻抗保持100 ω不变（图1），但对于hp4278a，计算的电容器阻抗变为1.5 ω（图2）。结果是，对于hp4263b，绝大多数外加电压在测试仪阻抗中下降，而hp4278a使电容器能够接收大多数电压。结果就是，hp4263b显示的表示值将低于真实值。

将测试仪表osc 电压设置为1.0vrms不能保证在电容器上印加全部外加电压。发现电容器上的电压约是设定值的10%，也就不奇怪了。图3显示低vac如何影响测得的电容。

 
 
 图1:hp4263b 阻抗
 图2:hp4278a 阻抗
 图3:电容与交流电压
 
 下图展示了alc on和off之间的差异。当alc功能off时，电容器上的实际电压约为1.0vrms设定电压的10%。当alc功能on时，电容器上的电压几乎是设定电压的100%。hp4284a具有电压和电流等级监视器，但还是可以使用伏特计验证实际电压。
hp4284a电容计的alc功能
 



>>积层贴片陶瓷片式电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。