壓力錶什麼情況下需要充油?
對於某些使用情況，會建議客戶使用帶有填充液體的壓力錶，充油壓力錶可防止諸多狀況。
1. 填充液體可分為甘油和矽油，最廣泛被使用填充液體為甘油。
2. 指針因震動或脈衝作用造成壓力錶劇烈抖動，這時壓力錶的填充液可抑制指針的抖動並確保正確的壓力值。
3. 儀器上的強烈震動或脈衝不僅會影響壓力值判讀，也會對內部元件造成損壞，並降低壓力錶使用壽命，填充液可讓測量儀器具有緩衝，抗震之性能 。同時內部巴登管等聯動元件也能夠被填充液所潤滑，減少元件的損壞。
4. 基於不同的工作環境及溫度下可選擇不同填充液體。
在使用壓力表的時候，有些原因會導致壓力表不歸零，不歸零是指視覺上可察覺的情形。在壓力表未使用或沒有壓力源時，指針不在零的位置上。下列為壓力表不歸零的常見因素。
1. 壓力源未退去：在等待一段時間後即會歸零。
2. 充油表或聯成計不歸零：有可能是因內外大氣壓力不一樣而造成，此時只要將油塞拔開讓表內透氣，使內外大氣壓平衡一致，即可歸零，歸零後再將油塞裝回即可。
3. 壓力錶摔到或碰撞：若不歸零幅度較小，若壓力錶上附有歸零鈕，則可直接利用螺絲起子轉動歸零鈕以微調，若不歸零的幅度過大，則需更換壓力表。
4. 安裝不當：閥門位置不準確或移動，導致壓力源無法正確傳達，此時只需重新安裝。