智能压力变送器的正确使用方法是怎样的?
1.避免智能压力变送器接触腐蚀性或过热介质;
2.避免沉淀物沉积在导管中。
3.测量液体压力时，应在工艺管道的侧面打开取压口，以避免沉积物沉积。
4.测量气体压力时，应在工艺管道顶部打开取压口，在工艺管道顶部安装智能压力变送器，使积液易于注入工艺管道。
!压力变送器
5.导压管应安装在温度波动小的地方。
6.在测量蒸汽或其它高温介质时，要加缓冲管(线圈)和其它冷凝器，使变送器的工作温度不超过极限。
7.冬季结冰时，安装在室外的智能压力变送器要采取防冻措施，以避免因结冰量而使调压口内的液体膨胀，导致传感器损坏。
8.测量液体压力时，智能压力变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象)，以免超压时损坏传感器。
9.布线时，电缆应穿过防水接头(附件)或缠绕管，并拧紧密封螺母，防止雨水通过电缆渗入变送器外壳。
以上内容由智能压力变送器小编整理，本文观点不代表本站观点。
常规的变送器无论怎样提高精度，但仍然克服不了它固有的工作特性，误差是不可避免的。
计算机技术的飞速发展，为高性能变送器的研发、生产提供广阔的前景。
单片机交流采样变送器具有很高的性价比，精度较高，工作稳定可靠，不用经常调校。
单片机交流采样变送器具有以下特点。
(1)变送器的采样周期和采样时机：
!智能压力变送器
1)采样周期的选择在电网中高次谐波分量不大的情况下，采样周期可选取8次、12次等低速率方式。
这对单片机及其设备的要求较低，变送器数据处理也简单;如果电网中高次谐波分量较大，这时就必须提高采样速率。
2)采样的时机选择特别是在低速率采样方式中，如果采样时机恰好在高次谐波的峰谷点，将对精度有很大的影响。
所以，在器件和技术允许范围内，应尽量提高采样频率，这样对电网中的干扰影响起抑制作用。
(2)铁芯非线性补偿单片机交流采样变送器能实现分段对铁芯的非线性补偿。
根据精度要求和铁芯本身的特性，对每个铁芯有一个相对应的补偿曲线，并且可以实现分段补偿。
(3)铁芯磁滞角度的补偿：由于单片机具有存储功能，铁芯的磁滞角补偿变得很简单。
在对铁芯进行磁滞角测量后，把每个变送器铁芯的磁滞角度存入单片机，通过程序作相移处理。这种补偿完全可理想化。