一站式集结冷链库房温度监控系统硬件装备
温度变送器哪家好？沈阳中科博微是一家研发生产于一体的大型企业，专业生产智能温度变送器、智能压力变送器、总线程电流变送器产品，主要应用在石油、化工、建材、钢铁、电力、冶金、制药、食品等领域，欢迎新老客户前来咨询洽谈，联系电话：(024)31217263
前不久媒体报道的未冷藏问题疫苗，让人们更多的了解和意识到，疫苗在运输存储过程中的重要性，失控的疫苗将对孩子的健康造成无法挽回的伤痛。昆仑海岸在两年前就专门针对冷链运输、医药仓储领域开始研发多款无线传感器。我们本着即时、准确、全过程可追溯的理念，设计制造智能硬件，希望通过我们的产品，让执法部门全程可查的监管，不再是一纸空文。
!智能温度变送器
今天小编给您推荐几款冷链仓储中使用的智能硬件装备。
冷链库房温度监控系统硬件主要由采集和通讯网关、带存储的触摸显示屏、声光报警器、前端温度变送器构成，实现现场实时温度触屏显示、温度超限现场声光报警、温度检测数据现场存储、采集数据通过rj45标准网络通讯接口或者3g/4g无线网卡等多种方式远传至监控中心，使监控管理人员直接在任何地方通过pc客户端观察到现场环境变化，或者对历史数据进行查询、分析。
系统特点
通过温度传感器实时检测冷库内温度值，根据预先设定的上下限值，实现超温现场声光报警。
7寸彩色液晶触屏显示，人机界面友好易于操作，可对温度上下限、数据采集周期、通讯频率进行设置；
可以通过标准有线网络或者无线3g/4g网络，与云服务器实现实时数据通讯。
内置64m数据存储单元，具有数据存储黑匣子功能，保证了任何情况下数据不丢失。
双cpu、双系统的模式有效的分配了采集传输和记录报警等功能，是系统运行更可靠。
系统配备ups保证每个库房断电后正常工作记录1-3天。
系统功能
1、通信功能
系统能够以多种方式达成现场与云服务器之间的数据交换：
2、现场报警功能
当现场有报警情况发生时，数据采集器采集到实时信息，将对数据进行逻分析判断，具有温度超差自动报警功能，本地声光报警时云端主机界面上也有相应的报警提示
3、预留自动控制功能接口
预留控制系统接口，可扩展根据现场的实时温度、湿度、水浸等环境要求，进行预置数据逻辑比较，自动控制开关输出，控制各种设备的启停以及其他报警装置的触发。
传感器产品
一、有线温度传感器:(低温环境使用)
特点：
i 使用安装方便，防护性能好
i 长期可靠性能、稳定性能优良
i 极性保护、优良的电磁兼容
概述

一体化热电阻温度变送器是体积比较小的、可以安装到热电阻的接线盒内的温度变送器。一般由测温探头（热电偶或热电阻传感器）和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内，从而形成一体化的变送器。一般分为热电阻和热电偶型两种类型。
热电阻温度变送器是由基准单元、r/v转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、v/i转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后，再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿，经v/i转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4～20ma的恒流信号。
热电偶温度变送器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、v/i转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后，再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差，最后放大转换为4～20ma电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故，变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时，变送器会输出最大值（28ma）以使仪表切断电源。
具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。
的输出为统一的4～20ma信号；可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。也可应用户要求做成防爆型或防火型测量仪表。
一体式
一体化安装形式，体积紧凑、高性价比，经济实用、输出二线制4～20ma信号,按符合国际iec标准的最新防爆规程gb3836设计; 防爆标志dⅡct6,适用于Ⅱc级以下,引燃温度t6以上,含爆炸性气体场合的温度测量。适用于　dⅡct6温度组别区间内的具有爆炸性气体危险的场所内。
产品特点
◇ 安装简单，多种测温范围可选
◇ 气液两用，与316l兼容的任何介质
◇ 多种线性模拟量信号可选
◇ 反应速度快、精确度高
◇ 长期稳定性好、低能耗、体积小
!温度变送器控制器
应用范围
◇ 管道与通风系统
◇ 液压与气动系统
◇ 冷却系统与加热系统
◇ 供水与热水系统
◇ 空调系统
◇ 自动化系统温度测量与控制
技术参数
| 项目名称 | 参数 |
| 标准量程 | 测量范围（℃）：-50~0；-50~50；0~50；0~80；0~100；0~120；0~150；0~200； |
| 安装方式：插入式 插入深度(mm)：50mm(典型螺纹以外)；可按用户要求定制 |
| 探头尺寸(mm)：Φ6、Φ8 |
| 技术指标 | 传感器 | pt100或pt1000 |
| 信号输出 | 4~20ma 0~5vdc 0~10vdc |
| 信号线规格 | 2wire 3wire 3wire |
| 供电电压 | 9~30vdc 9~30vdc 15~30vdc |
| 精度 | ±0.1%fs ±0.3%fs ±0.5%fs |
| 耐压 | 典型：40bar(max：300bar) |
| 长期稳定性（1年） | ±0.1%fs |
| 响应时间 | t=50℃ 2.3s；t=90℃ 5.4s |
| 电气保护 | 反极性及过载保护，可选浪涌电压保护 |
| 环境温度 | -40~+85℃ |
| 储存温度 | -40~+125℃ |
| 外壳材料 | 316不锈钢 |
| 触液部分材料 | 316l不锈钢 |
| 防护等级 | ip65 |
测温范围
温度变送器（或dcs中用于温度输入的模拟量输入卡）为什么要进行冷端补偿？
⑴温度变送器安装在现场，冷端的温度随环境的变化而变化。
⑵冷端不进行补偿时，变送器的输出将比实际温度要高，会给运行人员带来错误的判断，所以要进行冷端补偿。