压力变送器的正确使用方法以及工作时的六点注意事项
压力变送器的使用注意事项？沈阳中科博微是一家研发生产于一体的大型企业，专业生产智能温度变送器、智能压力变送器、总线程电流变送器产品，主要应用在石油、化工、建材、钢铁、电力、冶金、制药、食品等领域，欢迎新老客户前来咨询洽谈，联系电话：(024)31217263
关键词：压力变送器使用压力变送器
摘要：本文介绍了压力变送器的正确使用方法以及使用时需要注意的6个事项，供使用时参考。
压力变送器主要由压力传感器、测量电路和过程连接件三部分组成。它能将压力传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号，以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。在国内，目前在小型自动化控制方面运用的压力变送器一般基于压阻式原理，也就是压敏电阻受压后产生电阻变化，通过放大器放大并采用标准压力标定，即可进行压力检测。
压力变送器工作时注意事项：
1、变送器上切勿使用高于36v的电压，容易导致损坏。
2、变送器切勿用硬物碰触膜片，会损坏隔膜片。
3、被测介质不能结冰，否则传感器元件隔离膜片容易损伤，导致变送器破坏。
4、在测量蒸汽或其他高温介质时，其温度不应超过变送器使用时的极限温度，否则必须使用散热装置。
5、在测量蒸汽或其他高温介质时，为使变送器和管道连在一起，应使用散热管，并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时，散热管中要注入适量的水，以防过热蒸汽直接与变送器接触，致使损坏传感器。
6、在压力传输过程中，应注意几点：变送器与散热管连接处不可漏气；在打开阀门时要小心，以免被测介质直接冲击、损坏传感器膜片；必须保持管路畅通，避免管道中的沉积物弹出并损坏传感器膜片。
!智能压力变送器
压力变送器的正确使用方法
压力传感器使用过程应注意考虑下列情况：
1、防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触；
2、防止渣滓在导管内沉积；
3、测量液体压力时，取压口应开在流程管道侧面，以避免沉淀积渣；
4、测量气体压力时，取压口应开在流程管道顶端，并且变送器也应安装在流程管道上部，以便积累的液体容易注入流程管道中；
5、导压管应安装在温度波动小的地方；
6、测量蒸汽或其它高温介质时，需接加缓冲管（盘管）等冷凝器，不应使变送器的工作温度超过极限；
7、冬季发生冰冻时，安装在室外的变送器必需采取防冻措施，避免引压口内的液体因结冰体积膨胀，导至传感器损坏；
8、测量液体压力时，变送器的安装位置应避免液体的冲击（水锤现象），以免传感器过压损坏；
9、接线时，将电缆穿过防水接头（附件）或绕性管并拧紧密封螺帽，以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。
接下来小编就为大家简单介绍一下。
热电阻温度变送器能准确测量温度传感器发出的温度信号pt100、pt1000、cu50。经分离、传输、传输后，可转换为标准设备的模拟信号输出。一个信号可分为两个通道。它可以直接与显示仪表连接，也可以与plc、dcs、各种a/d转换器和计算机系统连接。广泛应用于机械、电力、铁路、石化、冶金、化工、食品废水处理等行业的自动化系统中。
1.二线制4-20ma标准电流信号性别化输出，模块化结构
2.冷端热电偶温度变送器的自动补偿。变送器有电源极性反转保护电路，在输出接线反转时对电路进行保护(此时回路电流为零);传感器接线不正确，无论高还是低，都会导致变送器输出饱和;产品有射频/电磁干扰保护，这是h有利于提高测量的稳定性。
!压力变送器
3.热电阻温度变送器的电磁兼容性符合欧洲电工委员会(ec)的bs en 50081-1和bsen 50082-1标准。
4.热电阻温度变送器的连接由外壳顶部的螺纹端子完成。为满足ce认证，信号输入接线长度不应超过3米，输出接线必须是屏蔽电缆，只能一端接地。热电阻温度传感器的三个输入接线必须直径和长度相等，以确保每根引线的电阻相同。
5.热电阻温度变送器的中心孔用于传感器的信号接线。传感器的信号线通过螺钉直接拧在变送器的输入端。所设计的螺纹端子可接受内部或外部接线方式。
以上内容由热电阻温度变送器小编整理，本文观点不代表本站观点。