热电阻温度变送器具有的特点有哪些?
接下来小编就为大家简单介绍一下。
热电阻温度变送器能准确测量温度传感器发出的温度信号pt100、pt1000、cu50。经分离、传输、传输后，可转换为标准设备的模拟信号输出。一个信号可分为两个通道。它可以直接与显示仪表连接，也可以与plc、dcs、各种a/d转换器和计算机系统连接。广泛应用于机械、电力、铁路、石化、冶金、化工、食品废水处理等行业的自动化系统中。
1.二线制4-20ma标准电流信号性别化输出，模块化结构
2.冷端热电偶温度变送器的自动补偿。变送器有电源极性反转保护电路，在输出接线反转时对电路进行保护(此时回路电流为零);传感器接线不正确，无论高还是低，都会导致变送器输出饱和;产品有射频/电磁干扰保护，这是h有利于提高测量的稳定性。
!压力变送器
3.热电阻温度变送器的电磁兼容性符合欧洲电工委员会(ec)的bs en 50081-1和bsen 50082-1标准。
4.热电阻温度变送器的连接由外壳顶部的螺纹端子完成。为满足ce认证，信号输入接线长度不应超过3米，输出接线必须是屏蔽电缆，只能一端接地。热电阻温度传感器的三个输入接线必须直径和长度相等，以确保每根引线的电阻相同。
5.热电阻温度变送器的中心孔用于传感器的信号接线。传感器的信号线通过螺钉直接拧在变送器的输入端。所设计的螺纹端子可接受内部或外部接线方式。
以上内容由热电阻温度变送器小编整理，本文观点不代表本站观点。
1.避免智能压力变送器接触腐蚀性或过热介质;
2.避免沉淀物沉积在导管中。
3.测量液体压力时，应在工艺管道的侧面打开取压口，以避免沉积物沉积。
4.测量气体压力时，应在工艺管道顶部打开取压口，在工艺管道顶部安装智能压力变送器，使积液易于注入工艺管道。
!压力变送器
5.导压管应安装在温度波动小的地方。
6.在测量蒸汽或其它高温介质时，要加缓冲管(线圈)和其它冷凝器，使变送器的工作温度不超过极限。
7.冬季结冰时，安装在室外的智能压力变送器要采取防冻措施，以避免因结冰量而使调压口内的液体膨胀，导致传感器损坏。
8.测量液体压力时，智能压力变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象)，以免超压时损坏传感器。
9.布线时，电缆应穿过防水接头(附件)或缠绕管，并拧紧密封螺母，防止雨水通过电缆渗入变送器外壳。
以上内容由智能压力变送器小编整理，本文观点不代表本站观点。