电容器的测量 (1)：如何正确测量电容量和耗散因数？
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器/
积层带导线陶瓷电容器
a.
正确测量电容値和耗散因数的关键是仪表设置（表1）。

类别类型
 电容量
 频率
 电压
 class i
 1ꯠpf and under
 1mhz ± 10%
 0.5 ～ 5 vrms
 over 1ꯠpf
 1khz ± 10%
 class ii
 10uf and under
 1khz ± 10%
 1.0 ± 0.2 vrms
 over 10uf
 120hz ± 20%
 0.5 ± 0.2 vrms
 
 表1：不同电容量范围和类别类型的频率和电压设置
 

电压设置对于高容値电容器来说是非常重要的。对于有些电容器仪表，对测试部件的印加电压不足，因此电容値读数偏低。

频率设置也十分重要。由于电容量随频率而变化，行业标准指定了1mhz、1khz或120hz（表1）的测试频率。

了解eia class ii电容器的老化现象也很重要。对于class ii材料，电容量随时间推移而减少1。因此，已接受的行业标准规定自上次加热后1000小时电容量应处于偏差范围内(tolh)2。
何谓mlcc的老化？
 iec-384-9 （1988）, appendix a



>>积层贴片陶瓷片式电容器

>>积层带导线陶瓷电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器/
积层带导线陶瓷电容器
a.
仪表的频率设置主要取决于元件的寄生成分。为取得更精确的元件测试，要远离部件的srf（self-resonant frequency，自共振频率）测量频率。行业用户根据电容量值设定不同频率点的标准（表1）。在钽电容范围内考虑了10uf以上的电容量。因此，随着陶瓷电容量范围开始提升到钽电容范围，行业将钽电容测量的频率标准应用到陶瓷电容。

印加电压还取决于电容器的电容量。通常，10uf及以下已施加了1.0±0.2 vrms电压。但10uf以上，印加电压为0.5±0.2 vrms。高电容量电容器有极低阻抗，因此，要供应足够的电流进行测量，电源需要高于1.0 ±0.2 vrms时所供应的更多电流。所以，通过降低印加电压，电源将能够供应足够的电流来准确测量高电容量电容器。

类别类型
 电容量
 频率
 电压
 class i
 1ꯠpf and under
 1mhz ± 10%
 0.5 ～ 5 vrms
 over 1ꯠpf
 1khz ± 10%
 class ii
 10uf and under
 1khz ± 10%
 1.0 ± 0.2 vrms
 over 10uf
 120hz ± 20%
 0.5 ± 0.2 vrms
 
表1: 不同电容量范围和类别类型的频率和电压设置 


>>积层贴片陶瓷片式电容器

>>积层带导线陶瓷电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。