一体化温度变送器
概述

一体化热电阻温度变送器是体积比较小的、可以安装到热电阻的接线盒内的温度变送器。一般由测温探头（热电偶或热电阻传感器）和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内，从而形成一体化的变送器。一般分为热电阻和热电偶型两种类型。
热电阻温度变送器是由基准单元、r/v转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、v/i转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后，再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿，经v/i转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4～20ma的恒流信号。
热电偶温度变送器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、v/i转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后，再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差，最后放大转换为4～20ma电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故，变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时，变送器会输出最大值（28ma）以使仪表切断电源。
具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。
的输出为统一的4～20ma信号；可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。也可应用户要求做成防爆型或防火型测量仪表。
一体式
一体化安装形式，体积紧凑、高性价比，经济实用、输出二线制4～20ma信号,按符合国际iec标准的最新防爆规程gb3836设计; 防爆标志dⅡct6,适用于Ⅱc级以下,引燃温度t6以上,含爆炸性气体场合的温度测量。适用于　dⅡct6温度组别区间内的具有爆炸性气体危险的场所内。
产品特点
◇ 安装简单，多种测温范围可选
◇ 气液两用，与316l兼容的任何介质
◇ 多种线性模拟量信号可选
◇ 反应速度快、精确度高
◇ 长期稳定性好、低能耗、体积小
!温度变送器控制器
应用范围
◇ 管道与通风系统
◇ 液压与气动系统
◇ 冷却系统与加热系统
◇ 供水与热水系统
◇ 空调系统
◇ 自动化系统温度测量与控制
技术参数
| 项目名称 | 参数 |
| 标准量程 | 测量范围（℃）：-50~0；-50~50；0~50；0~80；0~100；0~120；0~150；0~200； |
| 安装方式：插入式 插入深度(mm)：50mm(典型螺纹以外)；可按用户要求定制 |
| 探头尺寸(mm)：Φ6、Φ8 |
| 技术指标 | 传感器 | pt100或pt1000 |
| 信号输出 | 4~20ma 0~5vdc 0~10vdc |
| 信号线规格 | 2wire 3wire 3wire |
| 供电电压 | 9~30vdc 9~30vdc 15~30vdc |
| 精度 | ±0.1%fs ±0.3%fs ±0.5%fs |
| 耐压 | 典型：40bar(max：300bar) |
| 长期稳定性（1年） | ±0.1%fs |
| 响应时间 | t=50℃ 2.3s；t=90℃ 5.4s |
| 电气保护 | 反极性及过载保护，可选浪涌电压保护 |
| 环境温度 | -40~+85℃ |
| 储存温度 | -40~+125℃ |
| 外壳材料 | 316不锈钢 |
| 触液部分材料 | 316l不锈钢 |
| 防护等级 | ip65 |
测温范围
温度变送器（或dcs中用于温度输入的模拟量输入卡）为什么要进行冷端补偿？
⑴温度变送器安装在现场，冷端的温度随环境的变化而变化。
⑵冷端不进行补偿时，变送器的输出将比实际温度要高，会给运行人员带来错误的判断，所以要进行冷端补偿。
关键词：温度变送器
摘要：温度变送器的校准分为带温度传感器校准和不带温度传感器校准两种方式，本文对二者的校准方式进行了详细说明。
温度变送器的校准分为带温度传感器校准和不带温度传感器校准两种方式，本文对二者的校准方式进行了详细说明。
!
1、不带温度传感器的校准方式
用标准仪器(直流电阻箱，直流电位差计)代替与温度变送器相配用的热电阻和热电偶，通过改变标准仪器的电阻值，或直流毫伏值，来测量温度变送器输出值的方式进行校准，在温度变送器量程范围内校准点不少于5点，正反程循环次数不少于3次，对测量结果进行处理后，计算出温度变送器的示值误差。此方式的校准结果是温度变送器和模拟信号源两者的综合结果，不包含温度传感器的不确定度。这是最常用的方式。
2、带温度传感器的校准方式
带温度传感器的校准方式是将温度传感器与温度变送器一起进行校准，是靠改变恒温设备温场的温度来测量温度变送器的输出值，校准点数和正反程循环次数同上法，计算出温度变送器的示值误差。此方式的校准结果是温度变送器和温度传感器的综合结果。此法是用来校准带温度传感器的一体化温度变送器，对于架装式、墙挂式温度变送器则很少采用。