讲述安装压力变送器时的注意事项
(1)安装连接接头和压力变送器，缠绕密封胶带过多过少或缠绕方向错误，直接影响密封质量。
(2)防爆导线管与压力变送器的连接螺扣未紧固，使线路密封不好，不能达到防爆作用。
!智能压力变送器
(3)信号线极性连接错误或接线端子未紧固，造成压力变送器显示错误。
(4)引压阀门未打开，使压力变送器无法正确显示介质压力。
(5)压力变送器安装后未进行试漏，不能及时发现连接处渗漏。
通常状况下仪表防冻常用的对策即是伴热，有蒸汽伴热或许电伴热，原本假如现场工况有研究冬季天色温度低的因素，那么在选型时可能会研究到附带一些保温装置箱。
蒸汽伴热：是经过蒸汽或许暖气抵达保温的功效，假如有蒸汽伴热保温管，那么就需求在保温之前，需求先检验蒸汽或许暖气管道是否流畅，在冬季需求保温的时辰需求24小时都要进行疏通。
!智能压力变送器
保温装置箱：保温装置箱即是一个箱体，包裹这压力变送器，重点的保温元件是加热器，装置箱的侧面会安装一个插座，不妨简便电源接通，假如有需求不妨增加一个温度管制器，当箱体内的温度上升到设定的温度界线之内，就需求温度管制器断开电源。