压力变送器与压力传感器的异同
智能压力变送器哪家好？沈阳中科博微是一家研发生产于一体的大型企业，专业生产智能温度变送器、智能压力变送器、总线程电流变送器产品，主要应用在石油、化工、建材、钢铁、电力、冶金、制药、食品等领域，欢迎新老客户前来咨询洽谈，联系电话：(024)31217263
关键词：压力变送器 压力传感器
摘要：本文对压力传感器的异同之处进行了详细的剖析汇总，供学习参考。
共同之处：
都对现代工业有着很大的帮助。常用压力传感器有电容式压力传感器、变磁阻式压力传感器(见变磁阻式传感器、差动变压器式压力传感器)、霍耳式压力传感器、光纤式压力传感器(见光纤传感器)、谐振式压力传感器等。
!智能压力变送器
区别之处：
压力变送器的作用是把压力信号传到电子设备，进而在计算机显现压力，其原理大致是：将水压这种压力的力学信号转变成电压或电流(普通是0-5v或者4-20ma) 这样的电子信号。压力和电压或电流大小成线性关系、普通是正比关系。所以变送器输出的电压或电流，随压力增大而增大。由此得出一个压力和电压或电流的关系式，便于以后计算。
压力传感器是由弹性敏感元件和位移敏感元件(或应变计)组成。弹性敏感元件的作用是使被测压力作用于某个面积上并转换为位移或应变，然后由位移敏感元件(位移传感器)或应变计(电阻应变计、半导体应变计)转换为与压力成一定关系的电信号。人们通常把压力丈量仪表中的电测式仪表将压力转换为电信号输出的传感器，称为压力传感器。
压力是消费过程和航天、航空、国防工业中的重要过程参数，不只需求对它停止快速动态丈量，而且还要将丈量结果作数字化显现和记载。大型炼油厂、化工厂、发电厂和钢铁厂等的自动化还需求将压力参数远间隔传送(见遥测)，并请求把压力和其他参数，如温度、流量、粘度等一同转换为数字信号送入计算机。
因而压力传感器是极受注重和开展疾速的一种传感器。压力传感器的开展趋向是进步动态响应速度、精度和牢靠性以及完成数字化和智能化等。
温度变送器哪家好？沈阳中科博微是一家研发生产于一体的大型企业，专业生产智能温度变送器、智能压力变送器、总线程电流变送器产品，主要应用在石油、化工、建材、钢铁、电力、冶金、制药、食品等领域，欢迎新老客户前来咨询洽谈，联系电话：(024)31217263
产品概述
sbwz系列热电阻温度变送器是ddz系列仪表中的现场安装式温度变送器单元，与工业电阻配套使用，它采用二线制传输方式（两根导线作为电源输入和信号输出的公用传输线）。将工业热电阻信号转换成与输入信号或与温度信号成线性的4-20ma、0-10ma的输出标准信号该温度变送器可直接安装在热电阻的接线盒内与之形成一体化结构。它作为新一代测温仪表可广泛应用与冶金、石油、化工、电力、轻工、纺织、食品、国防以及科研等工业部门。
热电阻温度变送器工作原理
热电阻传感器将被测温度转换成电阻信号，再将该信号送入变送器的输入网络，该网络包含调零、变送转换等相关电路，经调零后的信号输入到运算放大器进行信号放大，放大的信号一路经v/i转换器计算处理后以4－20ma直流电流输出；另一路经a/d转换器处理后到表头显示。变送器的线性化电路有两种，均采用反馈方式。对热电阻传感器，用正反馈方式校正。一体化数字显示温度变送器有两种显示方式：lcd显示的温度变送器用两线制方式输出，led显示的温度变送器用三线制方式输出。
主要特点
1、热电阻温度变送器采用硅橡胶或环氧树脂密封结构，因此耐震、耐湿、适合在恶劣的现场环境安装使用。
2、现场安装在热电阻的接线盒内使用，直接输出4-20ma、0-10ma的输出信号。这样既节约了昂贵的补偿导线费用，又提高了信号远距离传输过程中的抗干扰能力；
3、精度高、功耗低，使用环境温度范围宽，工作稳定可靠；
4、适用范围广、既可以与热电阻形成一体化现场安装结构，也可以作为功能模块安装在检测设备中和仪表盘上使用；
5、智能型温度变送器可通过hart调制解调器与上位机通讯或与手持器和pc机对变送器的型号、分度号、量程进行远程信息管理、组态、变量监测、校准和维护功能；
6、智能型温度变送器可按用户实际需要调整变送器的显示方向，并显示变送器所测的介质温度、传感器值的变化、输出电流和百分比例。
!智能温度变送器
技术参数
1、输入信号：热电阻：pt100、cu50、cu100(三线制、四线制)。智能型温度变送器的输入信号可通过手持器和pc机任意设置；
2、输出信号：在量程范围内输出4~20ma直流信号，与热电阻的输入信号成线性或与温度成线性。智能型温度变送器输出4~20ma直流信号同时叠加符合hart标准协议通信；隔离式温度变送器：输入与输出相隔离，隔离电压500v，增加了抗共模干扰能力，更适合与计算机连网使用；
3、基本误差：0.2%fs；
4、接线方式：二线制（常规）、三线制、四线制；
5、显示方式：四位lcd显示现场温度，智能型四位lcd可通过pc机或手持器设定使之显示现场温度、传感器值、输出电流和百分比例中的任一种参数；
6、工作电压：普通型热电阻温度变送器12v-35v，智能型12v-45v，额定工作电压为24v
7、允许负载电阻：500Ω（24vdc供电）；极限负载电阻r（max）=50(vmin-12),例如在额定工作电压24v时，负载电阻可在0-600Ω范围内选择使用。
8、工作环境：a:环境温度-25-+80℃（常规型）、-25-+70℃（数显型）、-25-+75℃（智能型）
b:相对湿度：5%-95%
c:机械振动f≤50hz, 振幅≤0.15mm
d:无腐蚀气体或类似的环境；
9、环境影响系数：δ≤0.05%/℃。