profibus故障诊断与排除方法介绍
尽管profinet已经成为工业自动化中的公认通讯规范，可是profinet网络的确诊关于许多用户来说仍然是一个新的范畴。从传统的现场总线体系向profinet的改变带来的严重改变，也是导致新的网络问题和毛病的根本原因。工厂功率的关键是依赖于profibus体系的可靠性。
!智能压力变送器
profibus一旦呈现毛病，总是导致计划外的停机。这就需求咱们有必要敏捷找出问题并扫除毛病。softing依托30多年的经历，研制的针对profibus网络链路层检测东西、协议层剖析东西tester 5 bc-700-pb,是一款功能强大的dp总线确诊和毛病扫除东西，用于profibus线缆测验、物理链路层信号质量检测和协议层通讯剖析。使profibus体系的情况随时被掌控，即使您不是专家，该东西也可让您随心应手。
profibus tester 5 bc-700-pb pb-t5内置充电电池，单机形式下能够图形化显现信号质量柱状图，快速检查检测成果。存储在pb-t5中的检测成果可导入到pc软件中用于更详细剖析。在不影响profibus正常运转的情况下。
profibus-tester 5对dp段内一切主从站的物理层和协议层一起进行完好检测，然后剖析网络情况并定位毛病源。它能精确检测出瞬时搅扰和前期过错危险，比方线缆老化、电阻丢掉、接头松动等，可完成预防性保护，有用防止非计划性停机。
eja压力变送器是压力变送器中的一种类型；其采用了世界上最先进的单晶硅谐振式传感器技能。用于丈量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力，然后将其转变成4~20madc信号输出。和其他压力变送器比较，在结构和其他方面都存在着必定差异，那么我们在运用eja压力变送器的过程中，是否有对eja压力变送器进行过校验呢。
!智能温度变送器
eja压力变送器校验办法：装置eja压力变送器的时分经常出现松动，变送器与三阀组链接，螺栓应对角缩紧，一般不能一次锁死，三阀组装置时分应该加密封线圈。正确的挂接手操器，依照要求设置变送器内容，零位调整。
校验仪设置功用项，校验仪首要清零，压力管路衔接好，一起留意正负极衔接，接入规范电阻。查看回路电流。eja压力变送器精度校验：将微调阀放到中心方位，封闭截止阀及回检阀，电动压力查验台输出压力设置，根本差错调校（上行5点，下行5点），及时记载数据。
关于三阀组的操作：首要翻开平衡阀，正确开高压阀。设备复位收拾：停用三阀组，停电、撤除回路连线及相关设备，压力控制台发动封闭，翻开截止阀及回检阀。正确进行差错及回差的核算，正确给出校验定论，正确给出校验定论。