电容器的测量 (8)：如何能测量电容器的绝缘电阻？
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器
a.
ir（insulation resistance，绝缘电阻）是电容器中的电介质材料电阻漏电流的程度。它是电介质材料本身的电阻1。ir可通过漏电流来测量。知道漏电流和外加电压，即可根据欧姆定律计算绝缘电阻。测量漏电流有两种基本方式。首先，用一个与电容器和电压源串联的电流表（图1）。

其次，用一个与电阻器并联的伏特计，然后串联连接到电容器和电压源（图2）。

第一个方法通常适用于小于1uf的电容器。低电容量电容器具有低漏电流，因此，低电流电表可以准确测量电流。如果漏电流高，由于充电电容器的噪音和不稳定性，电表将不能准确测量。因此，对于高容値电容器应使用第二种方法2。

 
 图1: 与电容器串联的电表
 图2: 带电阻的并联伏特计，并且串联到电容器
 
1 “glossary of capacitor terms”, ray ostlie （1989）
2 keithley switching handbook, 3rd edition, 1995, page 4-12



>>积层贴片陶瓷片式电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器/
积层带导线陶瓷电容器
a.
hp4291a（rf阻抗/材料分析仪）具有1mhz到1.8ghz的操作频率范围，0.1ω到50kω的阻抗范围。hp4194a（阻抗/增益-相位分析仪）具有100hz到40mhz的频率范围，0.1ω到1mω阻抗范围。因此，建议使用hp4291a测量rf范围的小电容量（1 pf）1。因此，本文中只会讨论低容値电容器的srf测量，hp4291a将可以回答大多数的常见问题。有3个与hp4291a兼容的固件（配件）。这些固件为hp16191a、hp16192a和hp16193a。

 new technologies for wide impedance range measurements to 1.8 ghz, product note 4291-1 p/n 5966-2046e

>>积层贴片陶瓷片式电容器

>>积层带导线陶瓷电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。