自动体积校正：校正无法开始，并且监视器显示“请将色度计连接至监视器！”
当开始自动校正而所连接的色度计不匹配监视器菜单中所选色度计时会出现此信息。另外，若探头加载的矩阵名称不正确时也会出现该信息。比如，若要连接dm170监视器，则色度计中存储的矩阵名称须为dm170。若尝试解决后问题仍然存在，那么请断开色度计，重启监视器，重新尝试。
并非如此。但断开线缆可以让监视器生成自己的屏幕同步，而若还有信号连接则会迫使监视器同步为所连接的信号帧率。若还保留信号连接，而该信号格式发生变化、下降或不稳定，那么会导致自动校正失败或校正结果不佳。若发生这种情况，只需重新开始校正。对于dm240和dm170监视器而言，如果可能的话最好能断开线缆连接；而对于dm250监视器，请参看“为rgb top emission oled优化校正”专题内容再做进一步考量。