如何简单地判断热释电探测器是否损坏？
几乎所有infratec的探测器都装有前置放大器，源极跟随器jfet或者是cmos运放。这两种结构都可以用测试dc输出电压的方式简单地检测工作是否正常。在温度稳定的情况下，没有红外光源，直流输出需要符合测试报告上的偏置电压的值。对于源极跟随器，± 10 %的浮动是正常的。对于运放来说，一般不超过1mv。并且，电压通常只会非常缓慢地漂移
分光探测器是只有一个通光孔的多通道探测器，它采用的是微型镜面表面技术，将多阵列内置于探测器中作为分光器。光束会在探测器内部分成2束或者4束。所以通光孔只有2.5mm直径，适用于小型化的ndir气体分析仪，在整个测试系统中只有非常小的死角。在ndir系统中，机械膨胀，老化效应，使用污迹等只能在分光前影响到光路，这样可以保证进入探测器内部的光束分光后始终保持等比例。所以每一个独立的通道都能永久保持稳定的信号比例。