压力变送器的发展状况分析
压力变送器是直接与被测介质相接触的现场仪表,常常在高温、低温、腐蚀、振动、冲击等环境中工作。在石油、化工、电力、钢铁、轻工等行业的压力侧量及现场控制中应用非常广泛。变送器卓越的可靠性已经成为影响压力变送器需求持续增长的重要因素之一。
当今世界各国压力变送器的研究领域十分广泛，几乎渗透到了各个行业，但归纳起来主要有以下几个趋势：
1、智能化：由于集成化的出现,在集成电路中可添加一些微处理器,使得变送器具有自动补偿、通讯、自诊断、逻辑判断等功能。
2、集成化：压力变送器已经越来越多的与其它测量用变送器集成以形成测量和控制系统。集成系统在过程控制和工厂自动化中可提高操作速度和效率。
3、小型化：市场对小型压力变送器的需求越来越大，这种小型变送器可以工作在极端恶劣的环境下，并且只需要很少的保养和维护，对周围的环境影响也很小，可以放置在人体的各个重要器官中收集资料，不影响人的正常生活。
4、标准化：变送器的设计与制造已经形成了一定的行业标准。
5、广泛化：压力变送器的另一个发展趋势是正从机械行业向其它领域扩展，例如:汽车元件、医疗仪器和能源环境控制系统。
!智能压力变送器
博微早在2003年就开始研发智能化的变送器产品，随着科技的发展，合计数的创新与成熟，博微在2005年就已经研发出新一代的智能变送器，发展到今天已更新了数代，以满足今后的市场需求。在市场中灵巧型在智能压力变送器将充当主角。压力变送器的大多数用户都积极采用灵巧型结构设备,而对传统型结构的需要正在下降。灵巧型压力变送器市场1991年销量为1‘02亿美元,1996年将达到1.72亿美元,年平均增长率为n%;与此同时,传统型压力变送器的需求量年平均下降8%。较早进入中国市场的是传统型美国1151、1751电容式压力变送器以及日本等国产品。
压力变送器的发展大体经历了四个阶段:(l)早期压力变送器采用大位移式工作原理,如曾大量生产的水银浮子式差压计及膜盒式差压变送器,这些变送器精度低且笨重。(2)20世纪50年代有了精度稍高的力平衡式差压变送器,但反馈力小,结构复杂,可靠性、稳定性和抗振性均较差。(3)70年代中期,随着新工艺、新材料、新技术的出现,尤其是电子技术的迅猛发展,出现体积小巧,结构简单的位移式变送器。(4)90年代科学技术迅猛发展,这些变送器测量精度高而且逐渐向智能化发展,数字信号传输更有利于数据采集。压力变送器发展至今，在行业中已占据不小的比重，成为众多仪表行业中的佼佼者。
相信众多用户对于压力变送器原理都不太了解，压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室，作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上，通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时，致使测量膜片产生位移，其位移量和压力差成正比，故两侧电容量就不等，通过振荡和解调环节，转换成与压力成正比的信号。压力变送器和绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同，所不同的是低压室压力是大气压或真空。
压力变送器的性能价格比一直是市场中人们最关注的。随着改革开放的深入、老企业的改造、新企业的诞生、计算机应用迅猛发展以及过去进口设备的老化等等,都将促使过程检测仪表中的一个基本元件—压力变送器迅速的发展。在中国每一个县几乎都有小化肥厂、锅炉厂、啤酒厂、制砖厂、水泥厂…,而资金短缺是普遍现象,其中锅炉自动化明显感到传统型压力变送器价格太高,因此大量普遍采用1151型变送器在很多场合下是行不通的。实际上用户最关心的是产品价格以及性能优越这一块，在后期的企业产品发展中，我们应该随着社会发展需求，给用户提供价格优化，产品优质的产品。
如何更好的应用压力变送器？中科博微是一家有这二十余年生产研发经验的智能温度变送器、智能压力变送器生产厂家，是国内第1个通过国际认证的ff h1现场总线协议栈，国内工业以太网协议（hse）的厂家，拥有先进的技术工艺，拥有多项研发专利，产品主要出欧美等数十个国家和地区。选择博微，值得信赖。联系电话：(024)31217263
很多人都会问压力传感器与压力变送器是不是一个我来告诉你不是一个，压力传感器是一种能感受压力，并按照一定的规律将压力信号转换成可用电信号的器件或装置。传感器内部没有放大电路，满量程输出一般为mv级，带负载能力低，不能直接与计算机接口。
压力变送器是一种能感受压力，并将压力信号转换成可传递的统一输出信号的仪表，而且其输出信号与压力信号之间有一给定的连续线性函数关系。变送器内部装入放大电路，输出信号通常为直流4-20ma或1-5v（供Ⅲ型系列仪表使用）；0-10ma或0-10v（供Ⅱ型系列仪表使用）。变送器可以直接与计算机接口。
压力变送器的性能比较稳定，可以在不同的行业中进行可靠的测量，简单介绍一下它的应用与维护。
由于压力变送器采用的是集成电路，所以它的外围器件比较少，但是可靠性很高，维护也很方便。此外，由于压力变送器的体积较小，所以比较容易安装和调试。而它的铝合金外壳使得其隔离效果也很好，并且还有一层静电保护层，给用户带来了更大地好处。
!智能压力变送器
如今中科博微研发的智能压力变送器不仅具有抗干扰能力、测量精度高，而且稳定性很好带有温度补偿，因此可以测量各个领域中，流体的压力、流量、液位、密度等状况，可以算得上是一款不可缺少的测量仪器。
那么在选购压力变送器时,应该注意哪些问题,才能选购到一个经久耐用的压力变送器呢?以下六种方法供大家参考:
1. 精度等级每一种电子式的测量计都是会有精度误差的,但是由于各个国家所标的精度等级是不同的,比如,中国、美国等国家标的精度是传感器在线性度最好的部分,也就是我们所说的测量范围的10%到90%之间的精度;但欧洲标的精度则是线性度最不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0到10%以及90%到100%之间的精度.如欧洲标的精度为1%,则在中国标的精度就为0.5%.
2. 测量介质一般我们测量的是相对比较清洁的流体,我们就直接采用标准的压力变送器就可以了,如果你所测量的介质是易结晶的或粘稠的,我们一般采用的是外置膜片或和化学密封共同使用,这样会有效阻止介质堵住压力测量孔.
3. 接液材质一般考虑的是压力变送器所测量的介质,一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量.如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿面.
4. 输出信号目前由于各种采集的需要,现在市场上压力变送器的输出信号有很多种,主要4~20ma,0~20ma,0~10v,0~5v等等,但是比较常用的是4~20ma和0~10v两种,在我上面举的这些输出信号中,只有4~20ma为两线制（我们所说的输出为几线制不包含接地或屏蔽线）,其他的均为三线制.
5. 介质温度由于压力变送器的信号是通过电子线路部分转换的,所以一般情况下,压力变送器的测量介质温度为-30到+100度,如果温度过高,我们一般采用的是冷凝弯来冷却介质,这样相对让厂家特地为你生产一个耐高温的压力变送器的成本会降低很多.
6. 量程范围一般传感器测量的最大范围为传感器的满量程70%是最好的,也就是现在要测量70bar的压力,我们选压力变送器的量程应该选100bar.