分享电流变送器与电流互感器的区别
电流变送器是一种将被测电量(交流电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、频率、相位、功率因数、直流电压、电流等)转换成按线性比例直流电流或电压输出(电能脉冲输出)的测量仪表。主要分直流电流变送器和交流电流变送器两种，具有精度高、体积小、功耗小、频响宽、抗干扰等特性。
电流变送器与电流互感器的区别
1、电流互感器一般输出ac5a或ac1a;而电流变送器一般输出50ma或100ma或5v的小信号，也可变送输出4—20ma，便于自动化控制。
!压力变送器
2、测量精度上，电流变送器也优于电流互感器。被测电流畸变、多次谐波、非正弦波等，对电流互感器测量结果的准确度影响较大，而对电流变送器的影响相对来说则小的多。
3、在测量频范围，电流变送器要比电流互感器宽的多。此外，电流变送器的响应时间要比电流互感器快。
4、电流互感器只是感应出电流的大与小和一次侧成正比，而电流变送器是把感应到的电流大小转换成另外的信号比如0-20毫安的信号。
以上关于电流变送器与电流互感器的区别就介绍完了，希望对你有所帮助。
温度变送器工作原理和结构
温度变送器工作原理：一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内，从而形成一体化的变送器。一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。
热电阻温度变送器是由基准单元、r/v转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、v/i转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后，再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿，经v/i转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4～20ma的恒流信号。
!压力变送器
热电偶温度变送器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、v/i转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后，再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差，最后放大转换为4～20ma电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故，变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时，变送器会输出最大值(28ma)以使仪表切断电源。
温度变送器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护等优点。