非分光红外光谱仪（ndir气体分析）是如何工作的？
对于这种类型的气体分析仪，对光谱敏感的宽波段热探测器被一个带宽滤光片限制了其光谱范围。带宽滤光片是根据气体的特征吸收峰来选择的。对于热探测器，待测混合气体的光谱透过率在特定范围内可以被测定。如果没有待测气体，大部分红外辐射将会到达探测器，信号最强。如果待测气体增加，根据比尔-朗博定律，吸收增强，信号会逐步减小。
火焰传感器上配备的热释电探测器可以用来探测有机物（碳氢化合物）燃烧的标准光谱，通常为木材，天然气，石油和塑料。为了区分开太阳光和其他光源，有以下两个标准：1）典型的火焰自身闪烁的频率为1-5赫兹。2）碳氢化合物燃烧产生的气体是co和co2。光谱范围是4.0 ... 4.8 µm的之间。为了能够获得大信号，采用一个较宽带通的滤光片，同时包含co和co2两种吸收峰。此外，可以增加更多的通道，来检测其他的燃烧产物，水等。