关于变送器的科普介绍
变送器的概念是将非标准电信号转换为标准电信号的仪器，传感器则是将物理信号转换为电信号的器件，过去常讲物理信号，现在其他信号也有了。一次仪表指现场测量仪表或基地控制表，二次仪表指利用一次表信号完成其他功能：诸如控制，显示等功能的仪表。
输出为标准信号的传感器。这个术语有时与传感器通用。
!导轨式温度变送器
变送器种类很多,总体来说就是由变送器发出一种信号来给二次仪表使二次仪表显示测量数据。
变送器的种类很多，用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器、压力变送器、流量变送器、电流变送器、电压变送器等等。在诸类仪表中，变送器的应用最广泛、最普遍，变送器大体分为压力变送器和差压变送器。
压力变送器校准周期可根据现场情况使用，确定其本身的稳定性，通常为一年，在保证设备安全运行的前提下，可与主设备进行定期检查，如有疑问，应立即检查指示值。
与标准值相比，各点的非线性误差不应超过变送器的基本误差。如果从反向行程值中扣除每一点的正行程值，则返回差值不应超过基本误差。现场压力变送器的误差主要是安装位置误差，可以从中挑出。此外，发现变送器不准确，不易被误诊断。
!压力变送器厂家
压力变送器的零点漂移和压力变送器误差较大，因此在安装压力变送器的站点，必须进行校准，使用fluke744,加压力模块、手持式泵。校准。检查fluke744英语描述方法，支持hart协议的可以用375,但是375只能修改零点和范围，不能进行压力变送器错误检查。
选择适当的位置：当压力变送器的安装位置太靠近生产线的上游，未熔化的材料会磨损压力变送器的顶部;如果压力变送器的位置安装，压力变送器和螺杆行程之间可能会产生熔融物料区的停滞，有可能会产生降解，熔化压力信号也可以传递失真;如果压力变送器太深入缸，螺杆可以触摸压力变送器的顶部在旋转过程中造成损害。一般来说，压力变送器可以位于过滤网的前部、熔体泵的前后和模具中。