微差压变送器导压管安装方法
微差压变送器在和节省设备进行配套运用的时分，尤其是遇到现场压力偏低的时分，光辉有的时分在核算的过程中也常常会到这么一个状况，那就是核算出来的差压上限结果是微差压，这就对现场差压变送器的丈量提出了很高的要求。
!智能压力变送器
下面就为我们介绍下怎么正确装置微差压变送器导压管需求留意的几个问题：微差压变送器因为其量程较小，装置方位假如不同，会引起受力不均匀，然后引起压力的改变。（斜度30°时，会发生0.2kpa 左右的压力）。这样的状况特别是在与阿牛巴流量计配套运用的时分，会体现的愈加严峻，因而，必定要留意差压变送器导压管的装置问题。
需求防止变送器与腐蚀性，或是过热的被测介质相触摸；防止管内残余在导压管内堆积；导压管必定要留意，尽或许短一些；两头导压管内的液柱压头应该是尽量坚持平衡；导压管应装置在温度梯度和温度动摇小，无冲击和振荡的当地。
微差压变送器的现场丈量中，尽量削减差错的办法：导压管应尽或许短一些；当丈量液体蒸汽时，导压管应向上连接到流程工艺管道，其斜度应不小于1/12;关于气体丈量，导压管应向下连接到流程工艺管道，其斜度应不小于1/12;液体导压管道布设时要防止呈现高点，气体导压管布设要防止呈现低点。
关于智能高精度压力变送器的日常保护和保养，网上说法许多，让人看得头晕眼花。今日小编就给我们整理出，智能高精度压力变送器在保护的过程中需求留意的五大方面。智能高精度压力变送器在运用中最好每月进行一次清洗。
!智能温度变送器
及时铲除智能高精度压力变送器丈量过程中附着的一些杂物，确保智能高精度压力变送器的正常运作。进行整理时先翻开铁管螺帽，当心拿出智能高精度压力变送器，期间尽量防止智能高精度压力变送器发作磕碰等。对压孔进行整理时。
可运用酒精注入压孔至高度三分之二进行浸泡几分钟，然后对智能高精度压力变送器进行左右晃动，直到清洗洁净停止。对压力接口和引压孔进行整理和保护时，防止运用过硬的刷子或金属类物件，以防止灵敏芯子及压力接口等损害。
保护和保养完毕之后，将智能高精度压力变送器放回之前作业的停止正确装置，最终将铁管螺帽装置回原处即可。关于智能高精度压力变送器在维护方法我们就分析到这里，大家可以继续关注我们平台的其他内容。