选用温湿度传感器应注意的要求
哪家温度变送器靠谱？中科博微一家专业生产智能变送器的的厂家制造商，坐落于辽宁沈阳，是及研发生产于一体的集团型公司，主营智能温度变送器、智能压力变送器、现场总线程电流变送器，我们诚挚欢迎您的到来，联系电话：(024)31217263
温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。 市场上的温湿度传感器一般是测量温度量和相对湿度量。
①．选择测量范围
和测量重量、温度一样，选择湿度传感器首先要确定测量范围。除了气象、科研部门外，搞温、湿度测控的一般不需要全湿程（0-100％rh）测量。
②、选择测量精度
测量精度是湿度传感器最重要的指标，每提高—个百分点，对湿度传感器来说就是上一个台阶，甚至是上一个档次。因为要达到不同的精度，其制造成本相差很大，售价也相差甚远。所以使用者一定要量体裁衣，不宜盲目追求“高、精、尖”。
!智能温度变送器
如在不同温度下使用湿度传感器，其示值还要考虑温度漂移的影响。众所周知，相对湿度是温度的函数，温度严重地影响着指定空间内的相对湿度。温度每变化0.1℃。将产生0.5％rh的湿度变化（误差）。使用场合如果难以做到恒温，则提出过高的测湿精度是不合适的。
多数情况下，如果没有精确的控温手段，或者被测空间是非密封的，±5％rh的精度就足够了。对于要求精确控制恒温、恒湿的局部空间，或者需要随时跟踪记录湿度变化的场合，再选用±3％rh以上精度的湿度传感器。
而精度高于±2％rh的要求恐怕连校准传感器的标准湿度发生器也难以做到，更何况传感器自身了。相对湿度测量仪表，即使在20—25℃下，要达到2％rh的准确度仍是很困难的。通常产品资料中给出的特性是在常温（20℃±10℃）和洁净的气体中测量的。
③、考虑时漂和温漂
在实际使用中，由于尘土、油污及有害气体的影响，使用时间一长，电子式湿度传器会产生老化，精度下降，电子式湿度传感器年漂移量一般都在±2%左右，甚至更高。一般情况下，生产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年，到期需重新标定。而数字式温湿度传感器由于内带单片机标定输出，其年漂移一般都可以控制在5年内不超过+/-5%rh以内。
④、其它注意事项
湿度传感器是非密封性的，为保护测量的准确度和稳定性，应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。也避免在粉尘较大的环境中使用。为正确反映欲测空间的湿度，还应避免将传感器安放在离墙壁太近或空气不流通的死角处。如果被测的房间太大，就应放置多个传感器。
有的湿度传感器对供电电源要求比较高，否则将影响测量精度。或者传感器之间相互干扰，甚至无法工作。使用时应按照技术要求提供合适的、符合精度要求的供电电源。
传感器需要进行远距离信号传输时，要注意信号的衰减问题。
哪家温度变送器靠谱？中科博微一家专业生产智能变送器的的厂家制造商，坐落于辽宁沈阳，是及研发生产于一体的集团型公司，主营智能温度变送器、智能压力变送器、现场总线程电流变送器，我们诚挚欢迎您的到来，联系电话：(024)31217263
热水器基本上人人家里都有的，热水器适用时间长了也是容易出现各种故障的，其中最容易受损的零部件就是水管温度传感器，而一般家庭热水器使用的水管温度传感器都是浸入式的，那么水管温度传感器出现毛病后应该采取什么措施去解决呢？很多网友给出了一些解决办法。
对热水器来说，这水管温度传感器坏了的话会引起无法控制温度或不会烧水。推荐还是换一个新的水管温度传感器，一般里面有2个水管温度传感器，一个是80或85度的烧水传感器，一个是90或95度保护传感器，烧水的开路了的话就会一直处于保温灯亮的状态，水不会烧了。如果短路了则会一直处于烧水状态，水会一直沸腾，水就会溢出来漏到机壳内会引起漏电，这个很危险的。保护传感器坏了的话会使保护无效也是很危险的。所以，从安全角度来说，影响之大自己应该明白。
!温度传感器
具体的故障代码代表什么意思，可以察看说明书，一般常见故障，说明书都会有代码说明。因为不同的机器会有不同的代码显示。相同代码在不同的机器上代表的意思是不一定一样的。
水管温度传感器坏了的话会影响热水器的运作，感应温度的变化，使敏感元件(如:热敏电阻、热电偶等)的阻值发生变化，从而在电路中，使输出的电压发生变化，使决定燃气烧还是不烧从而控制热水。
热水器水管温度传感器坏了的话会热水器会无法控制温度或不会烧水，影响到您的日常生活需要。建议您还是换一个新的水管温度传感器。
膨胀式温度传感器是根据物体热胀冷缩原理制成的。根据膨胀物质的形态又分为固体膨胀式和液体膨胀式两大类水银温度计是利用水银液体的热胀冷缩性质来测温的，属于液体膨胀式温度计双金属温度计属于固体膨胀式温度计双金属温度计的测温元件是用线膨胀系数相差较大的两种不同金属材料叠焊在一起制成的。由于两个金属片的线膨帐系数不一样当温度升高时，双金属片将向膨胀系数小的一侧弯曲，温升越高，弯曲就越大。它是利用双金属片形变位移的大小与温度变化成正比的关系，通过杠杆放大机构带动指针，指小出温度值。同时通过杠杆带动记录指针(笔)，在匀速前进的记录纸上自动汜录出所测温度。双金属温度汁结构简单，机械强度大，价格低廉，但其精度低，量程和使用范围有限