温度变送器的几个特点
温度变送器常适用于热电偶或热电阻信号需要远距离传送、现场有比较强干扰源 存在或者信号需要介入dcs系统时使用。 最常见的温度变送器通常有壳体安装型变送器（安装入各种结构形式热电偶和热电阻接线盒即构成一体化热电偶温度变送器或一体化热电阻温度变送器）和模块结构的温度变送器（独立安装与仪表柜内，便于集中安装）两类。
一、壳体安装型变送器有如下特点：
1、线性化的输出是两线制4-20ma标准电流信号。
2、直接引进英国进口温度变送器电路、制造工艺和结构，保持与原装进口温度变送器同等性能指标和外观。
3、热电偶温度变送器带冷端自动补偿。
4、带有电源极性反接保护电路。
5、产品全部采用优质元件，性能可靠，价格仅为原装进口温度变送器八分之一
6、本温度变送器量程用户不能自由修改，由生产厂出厂时确认生产。
!温度变送器
二、模块形式温度变送器特点： 隔离式热电偶安全栅swp8081-ex、热电阻安全栅swp8083-ex将温度变送器和隔离安全栅的功能合二为一，具有高精度、高可靠性和高安全性的特点，广泛用于油田、石化、电力、冶金等行业dcs系统中。 热电偶安全栅swp8081-ex|热电阻安全栅swp8083-ex特点
1、温度隔离式安全栅模拟传输精度达0.5%f.s。
2、温度漂移：0.02%f.s。
3、电阻和电偶输入通道路设计为双重化电路，使系统的安全性和可靠性得到有效提高。
4、本安电路与非本安电路变压器隔离，无直接联系，隔离耐压高达150vms。
5、快速熔断丝具有快速和高分断能力，分断能力达到250vac电压。符合最新本质安全型电路国际标准。
6、电源变压器和信号变压器整体封装，消除元件弹接及达接的可能性，产品具有高可靠性和安全性。
7、产品选用优质进口品牌的半导体器体，自动化smt贴片工艺制造，以及计算机等现代化测试设备对产品测试，保证产品可靠。
8、产品设计电路充分优化，按国际电磁兼容性标准要求设计。
9、每一产品出厂前经过高温老化处理，品质绝对保证。
如果是指的plc系统的温度控制功能模块的话，那显然与温度变送器、温控表不是一回事！温度检测元件是实时检测温度信息的，该信息传递给温度变送器，经过温度变送器转换和处理后，输出关于被测对象温度的标准电气信号（如0－－10v直流电压信号，或者4-20ma电流信号等）一般对于仪表温度控制系统来说，此标准信号是送到温控表，经温控表比较、运算后形成输出控制量信号给放大器或直接给执行器。
!智能温度变送器
至于温度控制模块，假如想前面说的那种情况，就其在控制系统中的作用看，那约等于温控表。但还有些所谓温度控制pwm模块，用于电加热器控制，其实是辅助控制执行器的模块