压力变送器显示不准确了怎么办
本公司集生产、研发于一体专业生产智能温度变送器、智能压力变送器、电流变送器中科博微，是行业中的引领者，欢迎新老客户咨询洽谈，联系电话：(024)31217263
压力变送器压力指示不正确的解决办法
1、变送器电源是否正常
如果小于12vdc，则应检查回路中是否有大的负载，变送器负载的输入阻抗应符合rl≤(变送器供电电压-12v)/( 0.02a)Ω
2、参照的压力值是否一定正确
如果参照压力表的精度低，则需另换精度较高的压力表。
3、压力指示仪表的量程是否与压力变送器的量程一致
4、压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确
压力指示仪表的输入是4~20ma的，则变送器输出信号可直接接入；如果压力指示仪表的输入是1~5v的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻，然后再接入变送器的输入。
5、变送器负载的输入阻抗应符合rl≤(变送器供电电压-12v)/( 0.02a)Ω
!智能温度变送器
如不符合则根据其不同可采取相应措施：如升高供电电压(但必须低于36vdc)、减小负载等
6、多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路；如果开路则：
1)、不能再带其他负载；
2)、改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪。
7、相应的设备外壳是否接地设备外壳接地
8、是否与交流电源及其他电源分开走线与交流电源及其他电源分开走线
9、压力传感器是否损坏，严重的过载有时会损坏隔离膜片。需发回生产厂家进行修理。
10、管路内是否有沙子、杂质等堵塞管道，有杂质时会使测量精度受到影响；需清理杂质，并在压力接口前加过滤网。
11、管路的温度是否过高，压力传感器的使用温度是-25~85℃，但实际使用时最好在-20~70℃以内。加缓冲管以散热，使用前最好在缓冲管内先加些冷水，以防过热蒸汽直接冲击传感器，从而损坏传感器或降低使用寿命。
中科博微是一家大型的集团公司，主营智能温度变送器、智能压力变送器，在国内行业的引导者，欢迎新老客户l咨询洽谈，联系电话：024-31217263
关键词：压力变送器
摘要：常见的压力变送器分表压型与绝压型两种，那么如果手里有一个压力变送器，你能区分出哪个是表压型哪个是绝压型吗？
常见的压力变送器分表压型与绝压型两种，那么如果手里有一个压力变送器，你能区分出哪个是表压型哪个是绝压型吗？
1.表压型压力变送器，这里的表压是指表面压力的意思，其测量公式为：测得压力=被测压力-当地大气压
表压型压力变送器工作原理，是将大气压通过变送器电缆中的导气管，把大气压引到压力传感元件的一端与被测压力进行比较，两个压力的差值即为测得的压力。
优点：
由于各地的大气压是不同的，甚至一个地区每天的大气压都有变化，将大气压引入压力传感元件，能够根据气压的变化实时测得真实的被测压力，精度最高能达到千分之一。由于精度高，所以能够制造量程更小的压力变送器。
缺点：由于增加了一根导气管，变送器的电缆越长，成本会越高。
!压力变送器
如果变送器安装不当，导气管会把空气中的潮气引入变送器，腐蚀变送器内部的电路，减少变送器的使用寿命。
2.绝压型压力变送器，测得压力需要减掉当地大气压，其测量公式为：测得压力=（被测压力-真空压力）-当地大气压
绝压型压力变送器工作原理，是将被测压力与绝对真空值进行比较，测得的结果再减掉当地的大气压，即能得到实测的压力值。
优点：去掉了导气管，减少了设备成本。还不会由导气管引入潮气，能够更好的做好压力变送器的内部防护。
缺点：由于测量结果需要由程序减去一个当地大气压的数值，这个数值虽然可以提前设定，但是由于大气压的实时变化，会造成压力变送器的测量精度减少，最高精度能够达到百分之三。
由此可见表压型与绝压型变送器通过电缆中是否有导气管即可区分。在选择压力变送器的时候还是需要简单了解一下两种压力变送器的工作原理，了解他的优缺点，才能选好性价比高的压力变送器。另外为了提高压力变送器的测量精度，尽量选择具备rs485数字信号的输出方式，相比4-20ma输出方式精度还要高。