srf测量 (8)：为什么需要补偿参数？
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器
a.
当仪表使用挟具测量电容器时，所有残留和浮遊参数将被计算到电容器测量中。残留和浮遊参数将造成测量误差。因此，补偿这些残留和浮遊参数非常重要。

补偿包括3个步骤。开路、短路和负载补偿。开路补偿可以移除挟具的寄生导纳。短路补偿可以移除挟具的阻抗。负载补偿设置50ω负载测量的参考点。

>>
其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器
a.
执行开路补偿时，针脚间的间隙需要非常接近电容器的长度。间隙产生寄生导纳。执行开路补偿时，根据针脚间隙的长度，寄生导纳将被移除。因此，一旦完成补偿，建议不要改变针脚之间的间隙，直到完成测量。

>>积层贴片陶瓷片式电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。