详细讲述变送器产品的发展方向
常规的变送器无论怎样提高精度，但仍然克服不了它固有的工作特性，误差是不可避免的。
计算机技术的飞速发展，为高性能变送器的研发、生产提供广阔的前景。
单片机交流采样变送器具有很高的性价比，精度较高，工作稳定可靠，不用经常调校。
单片机交流采样变送器具有以下特点。
(1)变送器的采样周期和采样时机：
!智能压力变送器
1)采样周期的选择在电网中高次谐波分量不大的情况下，采样周期可选取8次、12次等低速率方式。
这对单片机及其设备的要求较低，变送器数据处理也简单;如果电网中高次谐波分量较大，这时就必须提高采样速率。
2)采样的时机选择特别是在低速率采样方式中，如果采样时机恰好在高次谐波的峰谷点，将对精度有很大的影响。
所以，在器件和技术允许范围内，应尽量提高采样频率，这样对电网中的干扰影响起抑制作用。
(2)铁芯非线性补偿单片机交流采样变送器能实现分段对铁芯的非线性补偿。
根据精度要求和铁芯本身的特性，对每个铁芯有一个相对应的补偿曲线，并且可以实现分段补偿。
(3)铁芯磁滞角度的补偿：由于单片机具有存储功能，铁芯的磁滞角补偿变得很简单。
在对铁芯进行磁滞角测量后，把每个变送器铁芯的磁滞角度存入单片机，通过程序作相移处理。这种补偿完全可理想化。
差压变送器用于防止管道中的介质直接进入变送器里，感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。
它用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力，然后将其转变成4～20ma dc信号输出。图封面为国产品牌的3051差压变送器。
差压变送器适用于下述几种测控情况：
高温下粘稠介质，易结晶的介质。
!差压变送器
差压变送器带有固体颗粒或悬浮物的沉淀性介质。
连续精确测量界面和密度：远传装置可避免不同瞬间介质的交混，从而使测量结果真实地反映过程变化的实际情况。
强腐蚀或剧毒性介质：可消除导压管泄漏污染周围环境现象的发生;可免去采用隔离液时，因测量信号的不稳定，需要经常补充隔离液的繁琐工作。
卫生清洁要求很高的场合：如食品、饮料和医药工业生产中，差压变送器不仅要求变送器接触介质部位符合卫生标准，并且应便于冲洗，以防止不同介质交叉污染。