电容器的测量 (7)：如何能准确测量q？
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器/
积层带导线陶瓷电容器
a.
q（quality factor，质量因数）是电容器用作理想纯电容器的量度标准6。它是df（dissipation factor，耗散因数）的倒数。q通常电容值在330pf以下时オ会关心q値的大小。

通过利用精密电感线圈（对应特定电容量范围）的q仪表可以获得准确的q值。经常需要多个线圈才能充分测量0.5～330pf范围值。对于电容器 > 330pf，可以通过耗散因数的倒数获得质量因数（公式1）。
1 “glossary of capacitor terms”, ray ostlie （1989）

>>积层贴片陶瓷片式电容器

>>积层带导线陶瓷电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器
a.
ir（insulation resistance，绝缘电阻）是电容器中的电介质材料电阻漏电流的程度。它是电介质材料本身的电阻1。ir可通过漏电流来测量。知道漏电流和外加电压，即可根据欧姆定律计算绝缘电阻。测量漏电流有两种基本方式。首先，用一个与电容器和电压源串联的电流表（图1）。

其次，用一个与电阻器并联的伏特计，然后串联连接到电容器和电压源（图2）。

第一个方法通常适用于小于1uf的电容器。低电容量电容器具有低漏电流，因此，低电流电表可以准确测量电流。如果漏电流高，由于充电电容器的噪音和不稳定性，电表将不能准确测量。因此，对于高容値电容器应使用第二种方法2。

 
 图1: 与电容器串联的电表
 图2: 带电阻的并联伏特计，并且串联到电容器
 
1 “glossary of capacitor terms”, ray ostlie （1989）
2 keithley switching handbook, 3rd edition, 1995, page 4-12



>>积层贴片陶瓷片式电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。