热释电探测器的热补偿是什么？
由于热释电探测器对于温度的改变非常敏感，环境温度的改变对于测量信号也会有影响，从而改变工作点。这一效应可以被热补偿芯片降低20倍的影响。热补偿采用的是另一热释电芯片反向连接在光学响应的热释电芯片边上。此结构能够获得一个非常稳定的工作点。此外，也可以减少器件的预热时间。这一特性对于手持式仪器的精准度和稳定性非常关键。所以气体分析仪是经常采用热补偿探测器的。
热释电探测器的芯片首先产生电荷，芯片在电路中如同电容器。生产的电压被放大并且作为信号电压输出。放大器带有高阻抗的输入电阻， 相当于一个阻抗变换器。通常是一个jfet，并且需要一个栅极电阻和外部信号源阻抗。在1-10hz常用频率范围内，热释电探测器已经工作在了1/f频率范围内，高于电时间常数。标准的电压模式的信号输出是几个毫伏