srf测量 (1)：我需要什么仪表才能测量电容器的srf (自共振频率)？
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器/
积层带导线陶瓷电容器
a.
hp4291a（rf阻抗/材料分析仪）具有1mhz到1.8ghz的操作频率范围，0.1ω到50kω的阻抗范围。hp4194a（阻抗/增益-相位分析仪）具有100hz到40mhz的频率范围，0.1ω到1mω阻抗范围。因此，建议使用hp4291a测量rf范围的小电容量（1 pf）1。因此，本文中只会讨论低容値电容器的srf测量，hp4291a将可以回答大多数的常见问题。有3个与hp4291a兼容的固件（配件）。这些固件为hp16191a、hp16192a和hp16193a。

 new technologies for wide impedance range measurements to 1.8 ghz, product note 4291-1 p/n 5966-2046e

>>积层贴片陶瓷片式电容器

>>积层带导线陶瓷电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器/
积层带导线陶瓷电容器
a.
低容値电容器的srf非常高的。srf很容易可以计算出来（公式1）。
     c : :标称电容
     l : :等效串联电感

根据公式1的结果，c值越小，srf值就越大。因此，需要宽范围的频率。hp4291a具有1mhz到1.8ghz的的操作频率，将涵盖小电容量电容器的大多数srf。

>>积层贴片陶瓷片式电容器

>>积层带导线陶瓷电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。