1、手套箱使用方法
手套箱使用方法
1、打开过渡室外门，放入实验物品，关好外门。
2、先打开真空泵，然后逆时针旋转打开真空阀，开始抽真空。
3、抽真空至压力表值为-0.1 mpa时，即关闭真空阀，然后关闭真空泵。
4、打开充气阀，通氮气至压力表值为0时，关闭充气阀。
5、重复抽真空、冲氮气过程三次。
6、点击控制面板上的照明，并在设定中点击默认值后确认。
7、打开手套口密封盖，逆时针旋转打开过渡室内门，将实验物品转移至主体箱，关闭内门后即可实验操作。
8、实验完毕，打开内门，清理好主体箱后将物品转移至过渡室，关闭内门，打开外门取出物品。
9、将控制面板上设定内的上压设定点设为+1.2 mbar，下压设定值为0.1 mbar，将过渡仓抽上真空。
10、关闭外门，手套口加盖密封。
透视电镜的使用方法
一、上样品杆：
上样前确保样品区灯灭，电子阀关闭（col.valves），插样品杆的前一半，样品台的红灯变亮，勾选提示区的single tilt，并用鼠标点回车键，等待抽真空。大约5 min后真空抽好，样品台上的灯灭，再转进后一半样品杆（逆时针转至正下方，20 s内完成）
二、打开样品阀，点开ccd（小鹿标识），使ccd处于工作状态，找样品时缩小倍数，操作如下：
1. 逆时针旋转右面板上调节倍数旋钮，缩小到390倍，移动样品杆（黑色杆），找到符合要求的区域，移动至视野中间
2. 直接调节放大倍数旋钮magnification放大到2250，左面板上的intensity旋钮调光斑大小，使光斑边缘略小于荧光屏边缘，如果光斑不正，用左侧滚球调整
3. 调高度：按右侧面板上eucentric focus，将放大倍数调到38000，旋转左侧intensity，将光斑缩成一个点，长按右面板上最右面e-axis上下箭头，并使中心束斑周围的光晕收缩至一点，然后将光斑散开到合适大小并将光斑移正
4. 拍照：选择所需要观察的区域并移动到荧光屏中心，点击r1抬起荧光屏，通过电脑上的ccd观察样品形貌，调节右侧聚焦旋钮focus的上层纽调焦距（下层纽控制调焦步长）。一般focus step放在2或3，需低倍快速时放到5，照高分辨时放到1，点照相机标识可照相，并在digital micrograph软件中的file中保存，e盘tem date中
5. 放大缩小倍数：按r1使荧光屏落下，调节magnification及左侧intensity,荧光屏抬起时不能调节magnification
三、下样品杆：
首先要将荧光屏落下，关闭电子阀，点击左上角search里的holder，使右下角样品的位移x、y、z的示数为零，归零后拔样品杆，拔不动时顺时针旋至正上方拔出。
注意：如果高压掉了，即high tension变灰，请及时联系负责老师，切勿擅自操作。