压力变送器选型有哪些规则
1.根据要丈量压力的类别
压力类别重点有表压、绝压、差压等。表压是指以大气为基准，小于或大于大气压的压力;绝压是指以绝对压力零位为基准，高于绝对压力;差压是指两个压力之间的差值。
2.根据被测压能量程
通常状况下，按本质丈量压力为丈量界线的80%选取。
要研究体系的对照大压力。通常而言，压力变送器器压力界线对照大值应当抵达体系对照大压力值的1.5倍。一些水压和过程管制，有压力尖峰或许连续的脉冲。这些尖峰可能会抵达“对照大”压力的5倍甚而10倍，可能形成变送器的破损。连续的高压脉冲，靠近或许超出变送器的对照大额定压力，会缩小变送器的适用寿命。但升高变送器额定压力会牺牲变送器的辨识率。不妨在体系中运用缓冲器来减弱尖峰，这会降低传感器的反响速度。
压力变送器通常设计成能在2亿个周期中接收对照大压力而不会降低功能。在选择变送器时可在体系功能与变送器寿命之间找到一个折中的处理计划。
3.根据被测介质
按丈量介质的差异，可分为干燥气体、气体液体、强侵蚀性液体、粘稠液体、高温气体液体等，根据差异的介质精确选型，有利于拉长变送器的运用寿命。
4.根据体系的对照大过载
体系的对照大过载应小于变送器的过载保护极限，不然会影响变送器的运用寿命甚而破损变送器。平常压力变送器的平安过载压力为满量程的2倍。
5.根据需求的准确度品级
变送器的丈量偏差按准确度品级进行区分，差异的准确度对应差异的基本偏差限(以满量程输送的百分数表示)。本质使用中，根据丈量偏差的管制要求并本着运用经济的原则进行选择。
!智能压力变送器
6.根据体系工作温度界线
丈量介质温度应处于变送器工作温度界线内，如超温运用，将会发生较大的丈量偏差并影响变送器的运用寿命;在压力变送器的制作过程中，会对温度影响进行丈量和赔偿，以确保其受温度影响发生的丈量偏差处于准确度品级要求的界线内。在温度较高的场面，不妨研究选择高温型压力变送器或采用安装冷凝管、散热器等辅助降温对策。
7.根据丈量介质与接触材质的兼容性
在某些丈量场面，丈量介质拥有侵蚀性，此时需选用与丈量介质兼容的原料或进行独特的工艺处理，确保变送器不被破损。
8.根据压力接口模式
平常以螺纹连接(m20×1.5)为准则接口模式。
9.根据供电电源和输送信息
平常压力变送器选用直流电源供电，提供多种输送信息选择，包含4～20ma.dc;、0～5v.dc、1～5v.dc、0～10ma.dc等，不妨有232或485数字输送。
10.根据现场工作环境状况及其余
是否存在振动及电磁骚扰等，选型时应提供关联信息，以便采用相应处理。在选型时，其余如电气连接方法等也不妨根据详细状况予以研究。
温度变送器选用热电偶、热电阻作为测温元件，从测温元件运送信息送到变送器模块，始末稳压滤波、运算扩大、非线性更正、v/i转换、恒流及反向保护等电路处理后，转换成与温度成线性关系的4～20ma电流信息0-5v/0-10v电压信息，rs485数字信息运送。
!压力变送器
将物理丈量信息或寻常电信息转换为准则电信息运送或可以以通讯条约方法运送的设备。温度变送器是将温度变量转换为可传送的准则化运送信息的仪表，重点用于产业过程温度参数的丈量和管制。电流变送器是将被测主回路交流电流转换成恒流环准则信息，连续运送到接管装置。
温度电流变送器是把温度传感器的信息改变成电流信息，连接到二次仪表上，从而显现出对应的温度。譬如，图中该温度传感器的型号为pt100，那么温度电流变送器的作用即是把电阻信息改变成电流信息，输入仪表，显现温度。