热释电探测器是如何工作在电流模式下的
热释电探测器芯片产生的电荷在一定时间内流入放大器的输入端，并且产生与阻抗相对应的电流。放大器像一个电流电压转换器一样工作，得到探测器上的电压。典型使用的是一个带有反馈元器件的运算放大器，如果光源恒定，热释电探测器因此输出一个在很宽频率范围几乎恒定的输出电压。探测器最好使用在电时间常数和热时间常数之间， 典型的输出电压在100mv.
几乎所有infratec的探测器都装有前置放大器，源极跟随器jfet或者是cmos运放。这两种结构都可以用测试dc输出电压的方式简单地检测工作是否正常。在温度稳定的情况下，没有红外光源，直流输出需要符合测试报告上的偏置电压的值。对于源极跟随器，± 10 %的浮动是正常的。对于运放来说，一般不超过1mv。并且，电压通常只会非常缓慢地漂移