热释电探测器是如何工作在电压模式下的
热释电探测器的芯片首先产生电荷，芯片在电路中如同电容器。生产的电压被放大并且作为信号电压输出。放大器带有高阻抗的输入电阻， 相当于一个阻抗变换器。通常是一个jfet，并且需要一个栅极电阻和外部信号源阻抗。在1-10hz常用频率范围内，热释电探测器已经工作在了1/f频率范围内，高于电时间常数。标准的电压模式的信号输出是几个毫伏
热释电探测器芯片产生的电荷在一定时间内流入放大器的输入端，并且产生与阻抗相对应的电流。放大器像一个电流电压转换器一样工作，得到探测器上的电压。典型使用的是一个带有反馈元器件的运算放大器，如果光源恒定，热释电探测器因此输出一个在很宽频率范围几乎恒定的输出电压。探测器最好使用在电时间常数和热时间常数之间， 典型的输出电压在100mv.