温度变送器的原理特点及应用
温度变送器是一种常见的仪器，温度变送器的应用范围是十分广泛的，在各个领域都有应用温度变送器，用户并不了解温度变送器的工作原理是什么呢?具有什么优点？应用领域的范围？下面我们就来为大家具体介绍一下吧。
温度变送器的工作原理
热电偶(阻)在工作状态下所测得热电势(阻)的变化，经过温度变送器的电桥产生不平衡信号，经放大后转换成为dc4-20ma电流信号给工作仪表，工作仪表便显示出所对应的温度值。
温度变送器的特点
二线制输出dc4-20ma电流信号,抗干扰能力强;
节省补偿导线及安装温度变送器费用;
测量范围大;
冷端温度自动补偿,非线性校正电路;
温度变送器的应用
通常和显示仪表，记录仪表，电子计算机等配套使用。输出dc4-20ma电流信号，直接测量各种生产过程中的-200℃-1300℃范围内液体.蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
沈阳中科博微科技股份有限公司（microcybercorporation）是国内一家大型的制造温度变送器厂家，更是一家由中国沈阳自动化研究所发起创建的高新技术企业，公司同时承担着多个科技攻关、高技术产业化示范和“863”项目，是网络化控制系统工程研究依托单位。我们以精湛的技术和优质的产品，热忱欢迎您选购我们公司的产品；如果您对相关仪器仪表有任何问题，请及时与我们取得联系！
温度变送器常适用于热电偶或热电阻信号需要远距离传送、现场有比较强干扰源 存在或者信号需要介入dcs系统时使用。 最常见的温度变送器通常有壳体安装型变送器（安装入各种结构形式热电偶和热电阻接线盒即构成一体化热电偶温度变送器或一体化热电阻温度变送器）和模块结构的温度变送器（独立安装与仪表柜内，便于集中安装）两类。
一、壳体安装型变送器有如下特点：
1、线性化的输出是两线制4-20ma标准电流信号。
2、直接引进英国进口温度变送器电路、制造工艺和结构，保持与原装进口温度变送器同等性能指标和外观。
3、热电偶温度变送器带冷端自动补偿。
4、带有电源极性反接保护电路。
5、产品全部采用优质元件，性能可靠，价格仅为原装进口温度变送器八分之一
6、本温度变送器量程用户不能自由修改，由生产厂出厂时确认生产。
!温度变送器
二、模块形式温度变送器特点： 隔离式热电偶安全栅swp8081-ex、热电阻安全栅swp8083-ex将温度变送器和隔离安全栅的功能合二为一，具有高精度、高可靠性和高安全性的特点，广泛用于油田、石化、电力、冶金等行业dcs系统中。 热电偶安全栅swp8081-ex|热电阻安全栅swp8083-ex特点
1、温度隔离式安全栅模拟传输精度达0.5%f.s。
2、温度漂移：0.02%f.s。
3、电阻和电偶输入通道路设计为双重化电路，使系统的安全性和可靠性得到有效提高。
4、本安电路与非本安电路变压器隔离，无直接联系，隔离耐压高达150vms。
5、快速熔断丝具有快速和高分断能力，分断能力达到250vac电压。符合最新本质安全型电路国际标准。
6、电源变压器和信号变压器整体封装，消除元件弹接及达接的可能性，产品具有高可靠性和安全性。
7、产品选用优质进口品牌的半导体器体，自动化smt贴片工艺制造，以及计算机等现代化测试设备对产品测试，保证产品可靠。
8、产品设计电路充分优化，按国际电磁兼容性标准要求设计。
9、每一产品出厂前经过高温老化处理，品质绝对保证。