srf测量 (5)：测量srf（自共振频率）时，为什么nop取决于频率跨度？
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器
a.
如果srf是直线，nop将不会有太大影响，但是，在接近srf时阻抗下降非常快。因此，每个测量点之间的间隔需要很小srf的点才不会错过。当频率跨度大而测量点数少时，每个测量点之间的间隔将很大。如果srf测量点介于两个间隔之间的位置，则srf将是这些间隔的平均值，因此会被错过。所以，如果频率跨度高，则nop应大。

>>积层贴片陶瓷片式电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器
a.
短路电感是执行短路补偿时的偏移值。hp提供4个不同尺寸的短路金芯片来执行补偿。每个短金芯片都有一些寄生电感。因此，通过输入短芯片的实际值，仪表将补偿偏移，从而使srf的实际测量更准确。由于srf取决于标称电容量和等效串联电感，因此，应认真补偿挟具或短路芯片造成的任何寄生电感。

短金芯片的尺寸基本与试料电容器的长度相对应。使用长度正确的短芯片，可指定装配器具的间距。短芯片电感值与补偿时使用的短芯片一样。

依据尺寸计算短芯片电感值。短芯片的长度在计算电感上是最重要的变量。正因为如此，需要让短芯片的长度尽可能接近dut试料电容器。

>>积层贴片陶瓷片式电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。