压力变送器如何选择
哪家温度变送器靠谱？中科博微一家专业生产智能变送器的的厂家制造商，坐落于辽宁沈阳，是及研发生产于一体的集团型公司，主营智能温度变送器、智能压力变送器、现场总线程电流变送器，我们诚挚欢迎您的到来，联系电话：(024)31217263
首先建议大家不仅把现场工况作为压力变送器选型的依据，还应该关注压力变送器技术发展趋势，并了解压力变送器行业中国及全球权威标准和认证，帮助大家深入了解压力变送器的应用知识，并筛选出合格过硬的专业压力变送器生产商，让大家所选型的压力变送器出色完成压力测量任务，并且压力变送器的使用寿命更长故障和维护更少。
压力变送器的选型与现场工况相关，综合分析各个行业的现场工况，大概可以分为几大类：第一类，以石油化工、煤化工、钢铁、水泥、造纸为代表的大型工业工厂，俗称流程工业，它们可以说是压力变送器的发源地，几乎工业型压力变送器都是根据这些流程工业的现场工况来设计制造，这些行业常选用dcs自动化控制系统，流程工业压力变送器基本配置两线制4-20ma电流信号及叠加hart协议信号调试通讯用，各个生产商根据自身的技术能力都提供了比较完整的解决方案；第二类，以工厂流水生产线、各类自动化设备为代表的工厂自动化，这些行业大家都习惯于把压力变送器称呼为压力传感器，工厂自动化除了常用plc，还有不少定制及行业特殊的控制系统，大部分的压力传感器用于气动、液压设备，输出信号除了常用4-20ma，还有mv、v、频率、数字信号、pnp、npn及开关信号等；第三类，以无菌制药、生物制品、中药、乳品、啤酒等食品制药行业为代表的卫生型压力变送器，虽然卫生型压力变送器与食品药品的安全息息相关，但是大多数食品制药用户在选择压力变送器并不清楚卫生型压力变送器的特别要求，食品制药压力变送器遵从fda/3-a/ehedg/asme bpe等卫生标准规范要求，所选用材质、填充液等也要符合卫生要求。
!智能压力变送器
压力变送器起源于流程工业，坚固防护及卓越的性能，被誉为压力变送器行业的明珠
!智能压力变送器
工厂自动化的快速发展催生了紧凑型压力变送器，应用广泛品类丰富，大家常称之为压力传感器
!智能压力变送器
还有紧凑型压力变送器升级产品，常被称为压力开关，有4-20ma及pnp、npn输出，具有压力控制功能
!智能压力变送器
卫生型压力变送器与食品药品安全息息相关，遵从最严格的全球卫生标准
压力变送器的选型，从应用的角度来看，大多数工程师把现场工况当成压力变送器选型的重要标准，也就是现场工况决定了压力变送器的选型，把各个行业现场工况的概括分类，为压力变送器的选型提供一个准确的方向。
哪家温度变送器靠谱？中科博微一家专业生产智能变送器的的厂家制造商，坐落于辽宁沈阳，是及研发生产于一体的集团型公司，主营智能温度变送器、智能压力变送器、现场总线程电流变送器，我们诚挚欢迎您的到来，联系电话：(024)31217263
温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。 市场上的温湿度传感器一般是测量温度量和相对湿度量。
①．选择测量范围
和测量重量、温度一样，选择湿度传感器首先要确定测量范围。除了气象、科研部门外，搞温、湿度测控的一般不需要全湿程（0-100％rh）测量。
②、选择测量精度
测量精度是湿度传感器最重要的指标，每提高—个百分点，对湿度传感器来说就是上一个台阶，甚至是上一个档次。因为要达到不同的精度，其制造成本相差很大，售价也相差甚远。所以使用者一定要量体裁衣，不宜盲目追求“高、精、尖”。
!智能温度变送器
如在不同温度下使用湿度传感器，其示值还要考虑温度漂移的影响。众所周知，相对湿度是温度的函数，温度严重地影响着指定空间内的相对湿度。温度每变化0.1℃。将产生0.5％rh的湿度变化（误差）。使用场合如果难以做到恒温，则提出过高的测湿精度是不合适的。
多数情况下，如果没有精确的控温手段，或者被测空间是非密封的，±5％rh的精度就足够了。对于要求精确控制恒温、恒湿的局部空间，或者需要随时跟踪记录湿度变化的场合，再选用±3％rh以上精度的湿度传感器。
而精度高于±2％rh的要求恐怕连校准传感器的标准湿度发生器也难以做到，更何况传感器自身了。相对湿度测量仪表，即使在20—25℃下，要达到2％rh的准确度仍是很困难的。通常产品资料中给出的特性是在常温（20℃±10℃）和洁净的气体中测量的。
③、考虑时漂和温漂
在实际使用中，由于尘土、油污及有害气体的影响，使用时间一长，电子式湿度传器会产生老化，精度下降，电子式湿度传感器年漂移量一般都在±2%左右，甚至更高。一般情况下，生产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年，到期需重新标定。而数字式温湿度传感器由于内带单片机标定输出，其年漂移一般都可以控制在5年内不超过+/-5%rh以内。
④、其它注意事项
湿度传感器是非密封性的，为保护测量的准确度和稳定性，应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。也避免在粉尘较大的环境中使用。为正确反映欲测空间的湿度，还应避免将传感器安放在离墙壁太近或空气不流通的死角处。如果被测的房间太大，就应放置多个传感器。
有的湿度传感器对供电电源要求比较高，否则将影响测量精度。或者传感器之间相互干扰，甚至无法工作。使用时应按照技术要求提供合适的、符合精度要求的供电电源。
传感器需要进行远距离信号传输时，要注意信号的衰减问题。