顯示器的安裝方式及注意事項
使用溫度範圍為 -5℃ ～ 40℃以內，請安裝於陽光不直接照射之處。請務必接地線，且不可與動力控制系統的地線共用。
荷重元輸出信號僅能輸出極微弱的電壓，而且連接於本機的電線，有時易受外來脈衝干擾源的影響，因此請儘量與干擾源分開。
電源輸入為ac110v 或ac220v -15% ~+10%可選擇，但如有瞬間停止的不穩定電源或雜 訊干擾時恐有誤動作，因此請使用品質穩定之電源， 並避免與動力線共用。
荷重元﹝load cell﹞輸出信號僅能輸出極微弱的電壓，而且連接於本機的電線，有時遭受外來脈衝干擾源的影響，因此請儘量與干擾源分開。
當精度超過1/10,000以上的設定，請改變最大秤量值或最小刻度，使精度在1/10,000以內。精度＝最小刻度/最大秤量
當零點校正時，荷重元的輸出電壓過大，請於荷重元exc＋與sig－兩端間跨接一金屬皮膜電阻，低溫度係數之精密電阻（50kω ～500 kω）。
當零點校正時，荷重元的輸出電壓過小，請於荷重元exc＋與sig＋兩端間跨接一金屬皮膜電阻，低溫度係數之精密電阻（50kω ～500 kω）
兩端跨接電阻請使用約 50kω～500kω金屬皮膜且溫度係數良好者，跨接電阻請裝入從荷重元至接近重量顯示器本體容易安裝之處。如上述方法仍出現錯誤，即表示荷重元不良或配線錯誤，請再次檢查接線或更新荷重元。輸入砝碼重量值超過最大秤量值。
未輸入砝碼重量值或低於最小刻度。
當在重量校正時，荷重元的輸出電壓小於0.6μv/d，無法滿足砝碼值時顯示，請更換額定輸出電壓較大的荷重元，或加大最小刻度的設定，或降低最大秤量設定。（零點與重量分離校正時，重量倍率放大得太大）
當荷重元輸出信號線極性相反，或在最大秤量時，荷重元輸出電壓過小。
當荷重元在最大秤量時輸出電壓過大時顯示。（大於120μv/d）
重量校正時，指撥開關s1錯設為on時，出現此顯示。
於重量微調校正時，未清除本機內部零點與扣重記憶值
注意事項：
重量校正當中，如因振動而數值不穩定即無法正確調整。
重量校正時所用砝碼，請儘量使用相同最大秤量值的砝碼校正。