热释电分光探测器有什么优势？
分光探测器是只有一个通光孔的多通道探测器，它采用的是微型镜面表面技术，将多阵列内置于探测器中作为分光器。光束会在探测器内部分成2束或者4束。所以通光孔只有2.5mm直径，适用于小型化的ndir气体分析仪，在整个测试系统中只有非常小的死角。在ndir系统中，机械膨胀，老化效应，使用污迹等只能在分光前影响到光路，这样可以保证进入探测器内部的光束分光后始终保持等比例。所以每一个独立的通道都能永久保持稳定的信号比例。
热释电晶体由于其晶胞的单轴性是非对称结构。这种结构使它自身带有极性，并且随着温度改变而变化。这一热释电效应被应用于传感器技术。一片非常薄的热释电晶体在垂直于极轴的表面涂上电极。在上表面电极的上方，再涂上黑色的吸收层。当这层物质和红外辐射反应后，热释电晶体被加热并且表面电荷增加。如果关闭辐射，反向电荷增加。然而，这一电荷非常微弱，在有限的内部电阻平衡掉这些电荷之前，需要极低噪声和漏电流的结型场效应管（jfet）或者运算放大器（opamp）将电荷转换成信号电压。