热释电探测器可以用于何处？
热释电探测器以其精准的测量和长期的稳定性广泛用于测量红外辐射。最常见的应用是运动物体的检测，红外气体分析，火焰检测，光谱仪和量热辐射计。相比于热电堆探测器，热释电探测器能够应用于几千赫兹的频率下并能输出高分辨率的信号。这一应用对于傅里叶光谱仪非常重要。短脉冲可以检测到几个微秒，高精准度的脉冲红外激光器的能量测量也是可行的，甚至是纳秒级的范围。
不同于量子探测器，例如光电二极管，热探测器在很宽的光谱范围都有响应。热释电探测器能够探测从紫外范围（100 nm）到可见光、红外光一直到太赫兹（1000微米）。只要为热释电晶体选择合适的吸收层，全光谱的探测是可行的。infratec采用两种不同的技术为芯片镀膜，也就是涂黑薄膜。大部分情况下，用的是有机物黑化层。在制晶元的时候加上黑化层，且具有长时间的温度稳定性，能够从紫外到远红外，100微米都有良好的吸收。并且调制频率可以到几千赫兹。对于特殊的应用，采用金属黑化层薄膜。其整个光谱吸收率非常均匀，适合光谱仪的应用。然而，其使用温度必须控制在60 °c以下，也不能用于很强的辐射下，或者强振动环境下。