壓力錶什麼情況會不歸零?
在使用壓力表的時候，有些原因會導致壓力表不歸零，不歸零是指視覺上可察覺的情形。在壓力表未使用或沒有壓力源時，指針不在零的位置上。下列為壓力表不歸零的常見因素。
1. 壓力源未退去：在等待一段時間後即會歸零。
2. 充油表或聯成計不歸零：有可能是因內外大氣壓力不一樣而造成，此時只要將油塞拔開讓表內透氣，使內外大氣壓平衡一致，即可歸零，歸零後再將油塞裝回即可。
3. 壓力錶摔到或碰撞：若不歸零幅度較小，若壓力錶上附有歸零鈕，則可直接利用螺絲起子轉動歸零鈕以微調，若不歸零的幅度過大，則需更換壓力表。
4. 安裝不當：閥門位置不準確或移動，導致壓力源無法正確傳達，此時只需重新安裝。
1. 壓力錶鎖緊時，請勿以手緊握壓力錶外殼，否則會造成壓力錶內部嚴重損壞。
2. 使用者安裝前應確認所選用壓力錶為正確的壓力範圍及規格。
3. 當壓力錶上方設有防爆孔或背面有防爆孔時，應確保離任何物體至少20mm。
4. 當鎖緊時，務必使用板手的扭矩來鎖緊接頭，以避免壓力錶損壞。