温度变送器的使用特点
在温度仪表的产品中大部分会用到温度变送器。在工业范畴，把温度变送器应用到最简略的丈量中本钱并不比直接配线本钱高，而且运用这样的变送器能够节省时间、避免保护带来的一系列头疼问题。特别是当丈量点间隔控制室很远时，这种带变送器的接线更具有特色和优势。
!多点热电偶安装法兰的内部密封面
下面就为我们介绍温度变送器丈量的长处：削减配线费用运用直接配线到控制体系的传感器需求远间隔配线，远间隔配线时，不只导线自身非常简单破损，而且本钱花费适当高。保护信号不受现场搅扰现在在许多工业环境中，无线射频搅扰和电磁搅扰都会严重影响进程丈量信号，而温度变送器首先将传感器信号转换成模拟信号（一般为4-20ma或0-10v），然后再传输，然后能够有用的改进这中影响。
削减硬件和存储本钱运用直接配线时，传感器类型和dcs以及控制器/plc的输入板卡相匹配是非常必要的。传感器输入板卡要比4-20ma输入板卡每电贵许多，当一个工厂中许多运用不同类型的传感器时，就需求购买许多的不同类型板卡做备用，这不只仅是本钱耗费问题，还有人工。
加强精确性和稳定性运用温度变送器能够加强丈量精度。dcs和plc体系的丈量读数在一个较宽的传感器规模内。众所周知，较小丈量规模能够获得较高丈量精度，所以温度变送器能够被校准传感器悉数丈量才能内的任何区间中，丈量精度要比直接配线丈量战略的精度要高许多。
电压变送器是一种旧式的变送器，具有恒压源的性质，plc模仿量输入模块的电压输入端的阻抗很高，假如传输间隔较远，细小的搅扰信号电流在模块的输入阻抗大将发生较高的搅扰电压，所以远程传送的模仿电压信号的抗搅扰才能较差。
!高温压力容器
但适合于将同一信号送到并联的多个外表上，且装置简略，拆装其间某个外表不会影响其他外表的作业，对输出级的耐压要求下降，然后提高了外表的可靠性。电压信号的规模为1~5 v、0~10 v、一10~10 v,首先为1~5 v、0~10 v.
长处是：电压信号使外表可采用"并联制"衔接，可是缺陷很丧命榜首抗搅扰才能极差，第二线路极简单破环，精度一般，有时输出的直流电压上还叠加有沟通成分，是单片机发生过错判断，操控呈现过错，严峻时还会损坏设备，输出0-5v肯定不能远传，远传后线路电压下降，精确度大大扣头。
电流变送器就不会呈现这样的状况。电流输出型变送器：具有恒流源的性质，恒流源的内阻很大。plc模仿量输入模块的输入为电流时，输入阻抗较低，线路上的搅扰信号在模块上发生的搅扰电压很低，所以模仿量电流信号适用于远程传输，在运用屏蔽电缆信号线时可达数百米。电流信号的规范为0~10 ma、0~20 ma、4~20 ma,首选为4~20 ma,0 ma通常被用作电路毛病或电源毛病指示信号。