srf测量 (2)：为什么要使用hp4291a来测量低容値电容器的srf (自共振频率)？
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器/
积层带导线陶瓷电容器
a.
低容値电容器的srf非常高的。srf很容易可以计算出来（公式1）。
     c : :标称电容
     l : :等效串联电感

根据公式1的结果，c值越小，srf值就越大。因此，需要宽范围的频率。hp4291a具有1mhz到1.8ghz的的操作频率，将涵盖小电容量电容器的大多数srf。

>>积层贴片陶瓷片式电容器

>>积层带导线陶瓷电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器
a.
hp4291a参数设置:
测量电容量：prl(cp)
格式：对数y轴
osc等级：500mv
触发器:连续
扫描类型：对数
src :频率
点平均：on
点平均因数：32
渗漏平均因数：off
nop（number of points，点数） : 取决于频率跨度
短路电感：取决于dut（device under test，被测器件）的尺寸


>>积层贴片陶瓷片式电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。