怎样给压力变送器做迁移，为什么要做迁移？
压力变送器的零点就是压力变送器没有压力的时候。
工艺参数的零点虽然也是压力为零的时候。
但是由于引压管和变送器安装位置的原因，造成工艺参数压力为零即零点的时候，压力变送器检测的压力不是零。
!压力变送器
为了保证工艺参数是零点的时候，保证变送器的输出信号也是零，即实现就地的参数元传到控制室内数值不发生变化，需要把这个不为零的变送器输出人为的设置成零，实现就地与远传的对应，这个设置就叫做迁移。
压力变送器的迁移不是迁移了变送器所测量的压力，而是迁移了压力变送器的输出，即迁移了模拟信号的大小。
在被测参数压力为零时，变送器检测到得压力，不论是负、正还是零，其输出的电流都设为4ma，这个就是迁移。
现场最粗糙的做法是：
通常是看在零压力输入时，看输出是否在：4ma，
压力变化时输出是否随动！仪表内阻参数是用来计算设备电压降用的，内阻在不同压力下是不同的。并且很多厂家的内阻是最高上限（保守参数），往往实际出厂的产品是不会有这莫高的内阻的。有条件的还是要打压，测输出！
!压力变送器
同时附上有关说明书上相关内容供参考：
七、保养及保管应注意的事项
1． 压力变送器为现场仪表，安装条件都较差，应定期维护保养；
2． 变送器安装在现场时，最好装于保护箱内（环境温度较低地方可用仪表保温箱）；
3． 变送器安装之前应在常温、干燥通风、周围无腐蚀性气体、绝缘良好和无危险因素的室内存放。备用变送器需放在原包装盒里存放；
4． 不得将变送器放在高温、高湿场所保管；
5． 变送器在保存、移动或安装时，不得碰撞并防止跌落，以免造成芯片损伤和零点位移。
八、维护
1． 该变送器结构简单，无机械传动部分，现场免维护。
2． 检验须按前面介绍步骤处理。
3． 非专业人员，不得擅自拆开变送器外壳，更不得进行该变送器的检验和维修。
4． 若变送器出现故障，请立即返回我公司或我公司技术人员指导下维修。