srf测量 (6)：阻抗分析仪的短路电感对于测量起什么作用？
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器
a.
短路电感是执行短路补偿时的偏移值。hp提供4个不同尺寸的短路金芯片来执行补偿。每个短金芯片都有一些寄生电感。因此，通过输入短芯片的实际值，仪表将补偿偏移，从而使srf的实际测量更准确。由于srf取决于标称电容量和等效串联电感，因此，应认真补偿挟具或短路芯片造成的任何寄生电感。

短金芯片的尺寸基本与试料电容器的长度相对应。使用长度正确的短芯片，可指定装配器具的间距。短芯片电感值与补偿时使用的短芯片一样。

依据尺寸计算短芯片电感值。短芯片的长度在计算电感上是最重要的变量。正因为如此，需要让短芯片的长度尽可能接近dut试料电容器。

>>积层贴片陶瓷片式电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器
a.
在仪表补偿短路芯片时，仪表将假定短芯片有0电感。但事实上，短路芯片确有一些寄生电感。执行补偿时，寄生电感将被补偿为挟具寄生的一部分。因此，仪表有寄生电感偏移。一旦短路芯片寄生电感成为挟具寄生的一部分，金短路芯片寄生将一直存在。 因此，由于寄生短路芯片电感，电容器的esl将降低，srf读数因此升高（图1）。

一旦短路芯片电感被补偿，srf的测量将是真实数据（图2）。

 
 图1: 零电感被补偿（esl低，因此srf高）
 图2: 电容器的真实srf测量
 
  tdk mlcc application notes, “mlcc measurement procedure for |z| and esr vs. frequency”, m.waldrip （1999）



>>积层贴片陶瓷片式电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。