srf测量 (3)：测量电容器的srf（自共振频率）时hp4291a的设置应是什么？
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器
a.
hp4291a参数设置:
测量电容量：prl(cp)
格式：对数y轴
osc等级：500mv
触发器:连续
扫描类型：对数
src :频率
点平均：on
点平均因数：32
渗漏平均因数：off
nop（number of points，点数） : 取决于频率跨度
短路电感：取决于dut（device under test，被测器件）的尺寸


>>积层贴片陶瓷片式电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器
a.
阻抗分析仪表可以测量称作cp的并联电容量或称作cs的串联电容量。电路模式将取决于电容器的电容量值（图1）。

当c小而阻抗大时，c和rp之间的并联阻抗将会明显升高。因此用于测量电容量的仪表设置应为cp。由于c是小电容量电容器，cp设置将不用作cs。

 图1: 阻抗等效电路
 
  hp4291a rf impedance/material analyzer operating manual set, hewlett-packard japan, ltd, 1993



>>积层贴片陶瓷片式电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。