无线温度传感器
中科博微专业生产智能温度变送器、智能压力变送器，是一家集研发生产于一体的大型集团企业，欢迎您的咨询洽谈，联系电话：(024)31217263

新开发研制的该款产品广泛应用于各种工业测温系统中，如油田、电力、石化和一些不方便布线的场合。
1、系统的设计理念
1）更加稳定
本温度变送器在传统的基础上，采用优质元器件、高精度可靠信号调理电路、防干扰电路、软硬补偿等多方面技术，并通过大量实验和检测使得仪表具有测量数据精确、抗干扰能力强、易于操作等优点。
!智能温度变送器
2）无线传输
以往的各种温度变送器一般具有4～20ma输出信号，有的还是就地显示，需要通过导线将信号送到值班室采集或值班人员到现场抄录数据，由于工业现场环境较为恶劣，供电系统不稳定、维护设备造成导线损坏及难于管理等原因，造成数据取得的不可靠、不真实。本温度变送器采用目前世界上最先进的微功率无线通讯技术，测控仪表、监测装置均工作在480mhz(或2.4ghz)无线开放频段；现场的数据、报警、保护等参量，均能通过无线、可靠传输到值班室，克服了以往需要人员现场抄表和用导线长距离输送的不便，从而达到以人为本、节约的目的。
3）节能环保
传统的温度变送器，需要有市电交流或直流供电；而本仪表采用最新低功耗技术，用高功率锂电池供电，3.6v单节电池可以可靠使用一年半以上，仪表无需考虑后端的负载问题，无后续的a/d转换，直接将高精度的测量数据值无线传输到值班室的接收终端机上，再通过终端机上传后台，进行统一的数据管理。
2、系统原理
将本仪表的探头插于管道中，当管道中的介质作用于感温元件上，使之受温，其内部电路检测出与过程温度成正比的电信号，通过线性放大电路对该信号进行精确的放大、补偿等处理后，进入微处理器进行数据的测量、处理、显示，并将测量数据无线传输到远方的终端设备上
温度变送器产生错误怎么办，中科博微小编为您解答——专业生产智能温度变送器、智能压力变送器、总线程电流变送器产品，主要应用在石油、化工、建材、钢铁、电力、冶金、制药、食品等领域，欢迎新老客户前来咨询洽谈，联系电话：(024)31217263
!智能温度变送器
温度变送器温度指示错误时，需注意一下几方面问题：
1.参照值是否正确，如若参照温度表精度较低的话，那么就要更换高精度的温度表。
2.温度指示仪表量程应与dec温度变送器的量程一致。
3.仪表的输入与相应的接线是否正确，一般4~20ma时，温度变送器可以直接输出信号；如果温度指示仪表输入为1~5v时，就要在它的输入端并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻，这样才能保证它的测量精度。
4.温度仪表与外壳绝缘必须达到要求，如若不符的话，就要进行相应的绝缘处理。
5.必须保证供给变送器的电源电压≥12v。
以上就是温度变送器产生错误指示的部分原因，此外，还有一些其他因素的干扰，我们正在近一步探究，如有需求，请继续关注我们！