压力变送器主要作用
中科博微是一家专业的智能温度变送器、智能压力变送器生产厂家，欢迎您的咨询与洽谈，联系电话：(024)31217263
摘要：
压力变送器把压力信号传到电子设备，进而在计算机显示压力，其原理大致是将水压这种压力的力学信号转变成电流（4-20ma）这样的电子信号压力和电压或电流大小成线性关系，一般是正比关系。所以，变送器输出的电压或电流随压力增大而增大。由此得出一个压力和电压或电流的关系式，差压变送器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室，低压室压力采用大气压或真空，作用在即敏感元件的两侧隔离膜片上，通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时，致使测量膜片产生位移，其位移量和压力差成正比，故两侧电容量就不等，通过振荡和解调环节，转换成与压力成正比的信号。
!智能压力变送器
压力变送器模拟型特点：
精度高，二线制，重量轻 量程、零点外部连续可调；
稳定性能好，全系列统一结构、互换性强；
正迁移可达500%、负迁移可达600%阻尼可调、耐过压；
固体传感器设计，无机械可动部件、维修量少；
标准4-20ma，带有基于hart协议的数字信号，远程操控；
支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。
本公司集生产、研发于一体专业生产智能温度变送器、智能压力变送器、电流变送器中科博微，是行业中的引领者，欢迎新老客户咨询洽谈，联系电话：(024)31217263
压力变送器压力指示不正确的解决办法
1、变送器电源是否正常
如果小于12vdc，则应检查回路中是否有大的负载，变送器负载的输入阻抗应符合rl≤(变送器供电电压-12v)/( 0.02a)Ω
2、参照的压力值是否一定正确
如果参照压力表的精度低，则需另换精度较高的压力表。
3、压力指示仪表的量程是否与压力变送器的量程一致
4、压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确
压力指示仪表的输入是4~20ma的，则变送器输出信号可直接接入；如果压力指示仪表的输入是1~5v的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻，然后再接入变送器的输入。
5、变送器负载的输入阻抗应符合rl≤(变送器供电电压-12v)/( 0.02a)Ω
!智能温度变送器
如不符合则根据其不同可采取相应措施：如升高供电电压(但必须低于36vdc)、减小负载等
6、多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路；如果开路则：
1)、不能再带其他负载；
2)、改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪。
7、相应的设备外壳是否接地设备外壳接地
8、是否与交流电源及其他电源分开走线与交流电源及其他电源分开走线
9、压力传感器是否损坏，严重的过载有时会损坏隔离膜片。需发回生产厂家进行修理。
10、管路内是否有沙子、杂质等堵塞管道，有杂质时会使测量精度受到影响；需清理杂质，并在压力接口前加过滤网。
11、管路的温度是否过高，压力传感器的使用温度是-25~85℃，但实际使用时最好在-20~70℃以内。加缓冲管以散热，使用前最好在缓冲管内先加些冷水，以防过热蒸汽直接冲击传感器，从而损坏传感器或降低使用寿命。