大容量mlcc(积层贴片陶瓷片式电容器)的测量贴士 (7)：测量电压低在多大程度上会实际影响到电容测量？
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器
a.
电容和频率增加，电容器的阻抗会降低。要进一步说明这点，下面挙例以計算方式显示电容器的阻抗如何影响在电容器上看到的实际电压。

使用hp 4263b测试仪及hp4278a测试仪测试电容器（c3216y5v1a106z）。将频率1khz和电容10 µf套入公式1产生约16 ω的电容器阻抗。

当从测试设备中将1.0 vrms应加到电容器时，电压在仪表阻抗和电容器阻抗之间被分圧。hp4263b的阻抗保持100 ω不变（图1），但对于hp4278a，计算的电容器阻抗变为1.5 ω（图2）。结果是，对于hp4263b，绝大多数外加电压在测试仪阻抗中下降，而hp4278a使电容器能够接收大多数电压。结果就是，hp4263b显示的表示值将低于真实值。

将测试仪表osc 电压设置为1.0vrms不能保证在电容器上印加全部外加电压。发现电容器上的电压约是设定值的10%，也就不奇怪了。图3显示低vac如何影响测得的电容。

 
 
 图1:hp4263b 阻抗
 图2:hp4278a 阻抗
 图3:电容与交流电压
 
 下图展示了alc on和off之间的差异。当alc功能off时，电容器上的实际电压约为1.0vrms设定电压的10%。当alc功能on时，电容器上的电压几乎是设定电压的100%。hp4284a具有电压和电流等级监视器，但还是可以使用伏特计验证实际电压。
hp4284a电容计的alc功能
 



>>积层贴片陶瓷片式电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器/
积层带导线陶瓷电容器
a.
正确测量电容値和耗散因数的关键是仪表设置（表1）。

类别类型
 电容量
 频率
 电压
 class i
 1ꯠpf and under
 1mhz ± 10%
 0.5 ～ 5 vrms
 over 1ꯠpf
 1khz ± 10%
 class ii
 10uf and under
 1khz ± 10%
 1.0 ± 0.2 vrms
 over 10uf
 120hz ± 20%
 0.5 ± 0.2 vrms
 
 表1：不同电容量范围和类别类型的频率和电压设置
 

电压设置对于高容値电容器来说是非常重要的。对于有些电容器仪表，对测试部件的印加电压不足，因此电容値读数偏低。

频率设置也十分重要。由于电容量随频率而变化，行业标准指定了1mhz、1khz或120hz（表1）的测试频率。

了解eia class ii电容器的老化现象也很重要。对于class ii材料，电容量随时间推移而减少1。因此，已接受的行业标准规定自上次加热后1000小时电容量应处于偏差范围内(tolh)2。
何谓mlcc的老化？
 iec-384-9 （1988）, appendix a



>>积层贴片陶瓷片式电容器

>>积层带导线陶瓷电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。