电容器的测量 (2)：由于容量带不同，为什么要以不同的测试频率/电压测试电容量？
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器/
积层带导线陶瓷电容器
a.
仪表的频率设置主要取决于元件的寄生成分。为取得更精确的元件测试，要远离部件的srf（self-resonant frequency，自共振频率）测量频率。行业用户根据电容量值设定不同频率点的标准（表1）。在钽电容范围内考虑了10uf以上的电容量。因此，随着陶瓷电容量范围开始提升到钽电容范围，行业将钽电容测量的频率标准应用到陶瓷电容。

印加电压还取决于电容器的电容量。通常，10uf及以下已施加了1.0±0.2 vrms电压。但10uf以上，印加电压为0.5±0.2 vrms。高电容量电容器有极低阻抗，因此，要供应足够的电流进行测量，电源需要高于1.0 ±0.2 vrms时所供应的更多电流。所以，通过降低印加电压，电源将能够供应足够的电流来准确测量高电容量电容器。

类别类型
 电容量
 频率
 电压
 class i
 1ꯠpf and under
 1mhz ± 10%
 0.5 ～ 5 vrms
 over 1ꯠpf
 1khz ± 10%
 class ii
 10uf and under
 1khz ± 10%
 1.0 ± 0.2 vrms
 over 10uf
 120hz ± 20%
 0.5 ± 0.2 vrms
 
表1: 不同电容量范围和类别类型的频率和电压设置 


>>积层贴片陶瓷片式电容器

>>积层带导线陶瓷电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器/
积层带导线陶瓷电容器
a.
阻抗分析仪表可以测量称作cp的并联电容或称作cs的串联电容4。电路模式将取决于电容器的电容值（图1）。
当c小而阻抗大时，c和rp之间的并联阻抗将会明显高于rs。因此用于测量电容量的仪表设置应为cp。当c大而阻抗小时，c和rp的并联阻抗不太大。因此，仪表设置应使用cs来测量电容量。选择阻抗设置的一个好的经验规则是，对大于10kω的电容器阻抗值使用cp，对小于10ω的使用cs。

 图1: 阻抗等效电路



>>积层贴片陶瓷片式电容器

>>积层带导线陶瓷电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。