水中哪些类型的污染物会影响aas结果？
水中存在的aas干扰的主要来源是微粒，金属离子，细菌和有机物。 1.微粒用于aas的样品或标准品中存在微粒会导致雾化系统堵塞，从而妨碍将样品溶液有效且可重复地喷洒到火焰中。这种颗粒物的堵塞或堆积会导致漂移和灵敏度下降。2。金属离子原子吸收光谱法（aas）的高灵敏度意味着，用于制备样品，空白样品或标准品的水中存在的任何金属离子都可能在分析过程中发生干扰。显然，必须不存在任何要测量的金属，但是其他金属也会增加背景噪声，从而降低了该技术的整体灵敏度。考虑到任何用于样品制备的实验室器具可能受到污染也很重要，因为普通的实验室洗涤洗涤剂可能含有钠或镁盐。3。细菌用于样品和标准品制备的水中的细菌会导致雾化系统中的堵塞，类似于颗粒物。此外，这些细菌在雾化过程中的分解会导致金属离子的释放，可能会干扰分析。4。有机物一些大的有机分子会导致雾化器表面堆积碎屑，从而降低其效率。其他有机物可能具有复杂的金属离子，这也会影响雾化效率。
aas所需的水纯度取决于所使用的技术。 gfaas需要i型水，因为这种方法具有很高的灵敏度。通常认为ii类水足以用于faas，faas的检测极限通常在ppm到ppb的范围内。