4、透视电镜的使用方法
透视电镜的使用方法
一、上样品杆：
上样前确保样品区灯灭，电子阀关闭（col.valves），插样品杆的前一半，样品台的红灯变亮，勾选提示区的single tilt，并用鼠标点回车键，等待抽真空。大约5 min后真空抽好，样品台上的灯灭，再转进后一半样品杆（逆时针转至正下方，20 s内完成）
二、打开样品阀，点开ccd（小鹿标识），使ccd处于工作状态，找样品时缩小倍数，操作如下：
1. 逆时针旋转右面板上调节倍数旋钮，缩小到390倍，移动样品杆（黑色杆），找到符合要求的区域，移动至视野中间
2. 直接调节放大倍数旋钮magnification放大到2250，左面板上的intensity旋钮调光斑大小，使光斑边缘略小于荧光屏边缘，如果光斑不正，用左侧滚球调整
3. 调高度：按右侧面板上eucentric focus，将放大倍数调到38000，旋转左侧intensity，将光斑缩成一个点，长按右面板上最右面e-axis上下箭头，并使中心束斑周围的光晕收缩至一点，然后将光斑散开到合适大小并将光斑移正
4. 拍照：选择所需要观察的区域并移动到荧光屏中心，点击r1抬起荧光屏，通过电脑上的ccd观察样品形貌，调节右侧聚焦旋钮focus的上层纽调焦距（下层纽控制调焦步长）。一般focus step放在2或3，需低倍快速时放到5，照高分辨时放到1，点照相机标识可照相，并在digital micrograph软件中的file中保存，e盘tem date中
5. 放大缩小倍数：按r1使荧光屏落下，调节magnification及左侧intensity,荧光屏抬起时不能调节magnification
三、下样品杆：
首先要将荧光屏落下，关闭电子阀，点击左上角search里的holder，使右下角样品的位移x、y、z的示数为零，归零后拔样品杆，拔不动时顺时针旋至正上方拔出。
注意：如果高压掉了，即high tension变灰，请及时联系负责老师，切勿擅自操作。
gpc测试流程
一、进空白样之前：
仪器开关打开，进样器流速从0以0.1的速度升至1 ml/min（注意改变泵的流速时，以每次±0.1的幅度变动，每变动一次，需稳定电压值）；调检测器sensitivity16,温度35℃，按shift+1启动，然后按auto zero，使其值的变化稳定在±10，约需1 h。关掉shift+1，按auto zero，使其值的变化稳定在±10。
二、进空白样：
打开进样伐，命名，选择宽分布进样（每次都需重新选择一下）。出现等待进样，注射空白样（chcl3），扭动进样伐从load位置至inject位置，样品检测30 min。
三、进未知样（即所测样品）：
关进样伐，弃0.2 µm滤头（绿色），用洗样水（chcl3）洗注射器3次，取已用0.45 µm滤头（白色）过滤的样品0.5 ml，加0.2 µm滤头，先挤出几滴样品液，注射器内尽量无气泡，然后进未知样测量，步骤同进空白样。
四、数据拷贝：
1、查询数据→通道，更新（双击）,选择样品单击右键，改变样品为宽分布未知样，保存→文件→打开→处理方法→chcl3+日期（选择最新日期）→拉线（选峰位置），点击定量（左上角蓝色按钮）→文件→保存，全部。
2、查询数据→结果，更新→选择样品，数据库→导出数据→命名后加-（短-），保存。
3、选择样品→预览→确定→保存。
五、关仪器：
流速从1 ml/min以-0.1的速度降至0，每变动一次需稳定电压值，关闭开关按钮。