大容量mlcc(积层贴片陶瓷片式电容器)的测量贴士 (1)：为什么容量测量值会变小？
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器
a.
测量电容器时，了解真实值、実效值和表示值之间的差异非常重要。真实值是电容器在没有寄生电感和电阻的理想元件时的值。実效值是元件实际（实部）和矢量（虚部）的总和，与频率有关。表示值是测量设备显示的值，受制于测量精度。

测量大电容值电容时，仪表上设定的电压等级（表示值）不一定等于dut（device under test，被测器件）中传输的电压等级（実效值）。

>>积层贴片陶瓷片式电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器
a.
验证电压最方便的方法是在仪器测量电容器时测量电容器上的交流电压（vrms）（图1）。 

如果在电容器测量时测得的电压低于0.8 vrms的下限时，则可能测得电容値低下。有些电容计（如：hp4284a）有电压和电流等级监视器（图2)。当这些功能“on”时，电容器上的电压等级或通过电容器的电流会直接显示在仪器显示屏上，不需要再连接伏特计。提供给电容器电压与测定设备设定的电压等级可能完全不同,请注意。

 
 图1:验证vac
 图2:hp4284a上的电压和电流等级监视器
 



>>积层贴片陶瓷片式电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。