热释电探测器在哪个电磁波段工作？
不同于量子探测器，例如光电二极管，热探测器在很宽的光谱范围都有响应。热释电探测器能够探测从紫外范围（100 nm）到可见光、红外光一直到太赫兹（1000微米）。只要为热释电晶体选择合适的吸收层，全光谱的探测是可行的。infratec采用两种不同的技术为芯片镀膜，也就是涂黑薄膜。大部分情况下，用的是有机物黑化层。在制晶元的时候加上黑化层，且具有长时间的温度稳定性，能够从紫外到远红外，100微米都有良好的吸收。并且调制频率可以到几千赫兹。对于特殊的应用，采用金属黑化层薄膜。其整个光谱吸收率非常均匀，适合光谱仪的应用。然而，其使用温度必须控制在60 °c以下，也不能用于很强的辐射下，或者强振动环境下。
对于这种类型的气体分析仪，对光谱敏感的宽波段热探测器被一个带宽滤光片限制了其光谱范围。带宽滤光片是根据气体的特征吸收峰来选择的。对于热探测器，待测混合气体的光谱透过率在特定范围内可以被测定。如果没有待测气体，大部分红外辐射将会到达探测器，信号最强。如果待测气体增加，根据比尔-朗博定律，吸收增强，信号会逐步减小。