srf测量 (7)：如果不补偿阻抗分析仪的短路芯片电感会发生什么状况？
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器
a.
在仪表补偿短路芯片时，仪表将假定短芯片有0电感。但事实上，短路芯片确有一些寄生电感。执行补偿时，寄生电感将被补偿为挟具寄生的一部分。因此，仪表有寄生电感偏移。一旦短路芯片寄生电感成为挟具寄生的一部分，金短路芯片寄生将一直存在。 因此，由于寄生短路芯片电感，电容器的esl将降低，srf读数因此升高（图1）。

一旦短路芯片电感被补偿，srf的测量将是真实数据（图2）。

 
 图1: 零电感被补偿（esl低，因此srf高）
 图2: 电容器的真实srf测量
 
  tdk mlcc application notes, “mlcc measurement procedure for |z| and esr vs. frequency”, m.waldrip （1999）



>>积层贴片陶瓷片式电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器
a.
当仪表使用挟具测量电容器时，所有残留和浮遊参数将被计算到电容器测量中。残留和浮遊参数将造成测量误差。因此，补偿这些残留和浮遊参数非常重要。

补偿包括3个步骤。开路、短路和负载补偿。开路补偿可以移除挟具的寄生导纳。短路补偿可以移除挟具的阻抗。负载补偿设置50ω负载测量的参考点。

>>
其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。