温度变送器必须注意的12个事项
1、关于防爆仪表原则上不应许拆卸平安火花回路的元件和替换仪表接线，如需求调换，则应按防爆要求进行。
2、定期检验时，为了准确地读出数据，要在输送端子之间，连接数字电压表进行丈量，而不要拿掉平安火花回路线。
3、仪表出现障碍后，应停电进行检验，未查出障碍不得送电。
4、温度变送器在运转中应维持干净。
5、在安装时，一体化温度变送器绝缘变差而引入的偏差如热电偶绝缘了，保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良，在高温下更加要紧，这不仅会导致热电势的消耗而且还会引入骚扰，由此导致的偏差偶尔可达上百度。
6、热电偶一体化温度变送器 热惰性引入的偏差由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落下于被测温度的转变，在进行迅速丈量时这种影响尤为凸出，因此应尽量选用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。
!智能压力变送器
7、由于存在丈量滞后，用热电偶检测出的温度振动的振幅较炉温振动的振幅小。
8、为了准确的丈量温度，应该选择时光常数小的热电偶，时光常数与传热系数成负比，与热电偶热端的直径、原料的密度及比热成正比，如要减小时光常数，除增添传热系数以外，对照有用的方法是尽管减小热端的尺寸。
9、热电偶一体化温度变送器 在运用中，平常选用导热功能好的原料，管壁薄、内径小的保护套管，在较周密的温度丈量中，运用无保护套管的裸丝热电偶，但热电偶简易破损，应赶紧更正及调换。
10、差异型号温度变送器按注脚书接线，关于拥有平安火花回路的防爆仪表接线时肯定不能接错，并要仔细检验是否有短接或接错。
11、运用温度变送器时，要独特关注寻常型与本安型之分，寻常型不能安装在危险区，本安型不妨安装在危险区。
12、热电阻变送器输入为三线制各连接导线的线路电阻应相当并处于同样环境温度内。
1.根据要丈量压力的类别
压力类别重点有表压、绝压、差压等。表压是指以大气为基准，小于或大于大气压的压力;绝压是指以绝对压力零位为基准，高于绝对压力;差压是指两个压力之间的差值。
2.根据被测压能量程
通常状况下，按本质丈量压力为丈量界线的80%选取。
要研究体系的对照大压力。通常而言，压力变送器器压力界线对照大值应当抵达体系对照大压力值的1.5倍。一些水压和过程管制，有压力尖峰或许连续的脉冲。这些尖峰可能会抵达“对照大”压力的5倍甚而10倍，可能形成变送器的破损。连续的高压脉冲，靠近或许超出变送器的对照大额定压力，会缩小变送器的适用寿命。但升高变送器额定压力会牺牲变送器的辨识率。不妨在体系中运用缓冲器来减弱尖峰，这会降低传感器的反响速度。
压力变送器通常设计成能在2亿个周期中接收对照大压力而不会降低功能。在选择变送器时可在体系功能与变送器寿命之间找到一个折中的处理计划。
3.根据被测介质
按丈量介质的差异，可分为干燥气体、气体液体、强侵蚀性液体、粘稠液体、高温气体液体等，根据差异的介质精确选型，有利于拉长变送器的运用寿命。
4.根据体系的对照大过载
体系的对照大过载应小于变送器的过载保护极限，不然会影响变送器的运用寿命甚而破损变送器。平常压力变送器的平安过载压力为满量程的2倍。
5.根据需求的准确度品级
变送器的丈量偏差按准确度品级进行区分，差异的准确度对应差异的基本偏差限(以满量程输送的百分数表示)。本质使用中，根据丈量偏差的管制要求并本着运用经济的原则进行选择。
!智能压力变送器
6.根据体系工作温度界线
丈量介质温度应处于变送器工作温度界线内，如超温运用，将会发生较大的丈量偏差并影响变送器的运用寿命;在压力变送器的制作过程中，会对温度影响进行丈量和赔偿，以确保其受温度影响发生的丈量偏差处于准确度品级要求的界线内。在温度较高的场面，不妨研究选择高温型压力变送器或采用安装冷凝管、散热器等辅助降温对策。
7.根据丈量介质与接触材质的兼容性
在某些丈量场面，丈量介质拥有侵蚀性，此时需选用与丈量介质兼容的原料或进行独特的工艺处理，确保变送器不被破损。
8.根据压力接口模式
平常以螺纹连接(m20×1.5)为准则接口模式。
9.根据供电电源和输送信息
平常压力变送器选用直流电源供电，提供多种输送信息选择，包含4～20ma.dc;、0～5v.dc、1～5v.dc、0～10ma.dc等，不妨有232或485数字输送。
10.根据现场工作环境状况及其余
是否存在振动及电磁骚扰等，选型时应提供关联信息，以便采用相应处理。在选型时，其余如电气连接方法等也不妨根据详细状况予以研究。