大容量mlcc(积层贴片陶瓷片式电容器)的测量贴士 (3)：我如何确认测量电压是正确的？
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器
a.
验证电压最方便的方法是在仪器测量电容器时测量电容器上的交流电压（vrms）（图1）。 

如果在电容器测量时测得的电压低于0.8 vrms的下限时，则可能测得电容値低下。有些电容计（如：hp4284a）有电压和电流等级监视器（图2)。当这些功能“on”时，电容器上的电压等级或通过电容器的电流会直接显示在仪器显示屏上，不需要再连接伏特计。提供给电容器电压与测定设备设定的电压等级可能完全不同,请注意。

 
 图1:验证vac
 图2:hp4284a上的电压和电流等级监视器
 



>>积层贴片陶瓷片式电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器
a.
电容器的阻抗可能影响某些电容测试仪的电容测量値。电容器的阻抗(z)公式如下：z（ω）=r+j（-1/ωc）where ω=2πf （公式1） 
因此，频率(f)和容値(c)将影响电容器的阻抗值。电容量和频率越大，电容器的阻抗会越小。测试仪的阻抗应切换到更低范围以补偿电容器的低阻抗。有些测试仪有几个阻抗设置，可充分补偿不同的电容器阻抗。但是，并非所有测试仪都能切换到合适的低阻抗值。因此，不能测试到准确的容値。换言之，测试仪的阻抗设置在高値的场合、对于电圧设置不完全印加于电容器的会造成容値测试低的结果。

>>积层贴片陶瓷片式电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。