荷重元選用及輸入靈敏度之計算公式
荷重元選用應以（實際使用最大秤量＋dead load）x 2 以上之荷重元為最佳，但因個人之應用有所差異，以下僅作參考用
範例：
使用者最大秤量 500kg a
最小刻度顯示 0.05kg b
荷重元容量總合 1000kg c
荷重元額定輸出 2mv/v d
顯示器激發電壓 12v e
輸入靈敏度之計算公式：
輸入靈敏度（mv） = d × e ×（a/c）×（b/a）
輸入靈敏度（mv） = 2 × 12 ×（500/1000）×（0.05/500）
輸入靈敏度（mv）= 0.0012
輸入靈敏度（uv） = 1.2
使用溫度範圍為 -5℃ ～ 40℃以內，請安裝於陽光不直接照射之處。請務必接地線，且不可與動力控制系統的地線共用。
荷重元輸出信號僅能輸出極微弱的電壓，而且連接於本機的電線，有時易受外來脈衝干擾源的影響，因此請儘量與干擾源分開。
電源輸入為ac110v 或ac220v -15% ~+10%可選擇，但如有瞬間停止的不穩定電源或雜 訊干擾時恐有誤動作，因此請使用品質穩定之電源， 並避免與動力線共用。
荷重元﹝load cell﹞輸出信號僅能輸出極微弱的電壓，而且連接於本機的電線，有時遭受外來脈衝干擾源的影響，因此請儘量與干擾源分開。