顯示器校正時之錯誤訊息
當精度超過1/10,000以上的設定，請改變最大秤量值或最小刻度，使精度在1/10,000以內。精度＝最小刻度/最大秤量
當零點校正時，荷重元的輸出電壓過大，請於荷重元exc＋與sig－兩端間跨接一金屬皮膜電阻，低溫度係數之精密電阻（50kω ～500 kω）。
當零點校正時，荷重元的輸出電壓過小，請於荷重元exc＋與sig＋兩端間跨接一金屬皮膜電阻，低溫度係數之精密電阻（50kω ～500 kω）
兩端跨接電阻請使用約 50kω～500kω金屬皮膜且溫度係數良好者，跨接電阻請裝入從荷重元至接近重量顯示器本體容易安裝之處。如上述方法仍出現錯誤，即表示荷重元不良或配線錯誤，請再次檢查接線或更新荷重元。輸入砝碼重量值超過最大秤量值。
未輸入砝碼重量值或低於最小刻度。
當在重量校正時，荷重元的輸出電壓小於0.6μv/d，無法滿足砝碼值時顯示，請更換額定輸出電壓較大的荷重元，或加大最小刻度的設定，或降低最大秤量設定。（零點與重量分離校正時，重量倍率放大得太大）
當荷重元輸出信號線極性相反，或在最大秤量時，荷重元輸出電壓過小。
當荷重元在最大秤量時輸出電壓過大時顯示。（大於120μv/d）
重量校正時，指撥開關s1錯設為on時，出現此顯示。
於重量微調校正時，未清除本機內部零點與扣重記憶值
注意事項：
重量校正當中，如因振動而數值不穩定即無法正確調整。
重量校正時所用砝碼，請儘量使用相同最大秤量值的砝碼校正。
荷重元選用應以（實際使用最大秤量＋dead load）x 2 以上之荷重元為最佳，但因個人之應用有所差異，以下僅作參考用
範例：
使用者最大秤量 500kg a
最小刻度顯示 0.05kg b
荷重元容量總合 1000kg c
荷重元額定輸出 2mv/v d
顯示器激發電壓 12v e
輸入靈敏度之計算公式：
輸入靈敏度（mv） = d × e ×（a/c）×（b/a）
輸入靈敏度（mv） = 2 × 12 ×（500/1000）×（0.05/500）
輸入靈敏度（mv）= 0.0012
輸入靈敏度（uv） = 1.2