水对原子吸收光谱法有何影响？
aas技术的高灵敏度意味着，用于制备空白，标准品和样品的水必须不含污染物，这可能会影响结果的准确性和可靠性，这一点很重要。对于gfaas来说尤其如此，其检出限低于ppb级，因此至关重要的是，在分析工作流程中使用的所有水均应不含可能干扰结果的任何元素或化合物。
水中存在的aas干扰的主要来源是微粒，金属离子，细菌和有机物。 1.微粒用于aas的样品或标准品中存在微粒会导致雾化系统堵塞，从而妨碍将样品溶液有效且可重复地喷洒到火焰中。这种颗粒物的堵塞或堆积会导致漂移和灵敏度下降。2。金属离子原子吸收光谱法（aas）的高灵敏度意味着，用于制备样品，空白样品或标准品的水中存在的任何金属离子都可能在分析过程中发生干扰。显然，必须不存在任何要测量的金属，但是其他金属也会增加背景噪声，从而降低了该技术的整体灵敏度。考虑到任何用于样品制备的实验室器具可能受到污染也很重要，因为普通的实验室洗涤洗涤剂可能含有钠或镁盐。3。细菌用于样品和标准品制备的水中的细菌会导致雾化系统中的堵塞，类似于颗粒物。此外，这些细菌在雾化过程中的分解会导致金属离子的释放，可能会干扰分析。4。有机物一些大的有机分子会导致雾化器表面堆积碎屑，从而降低其效率。其他有机物可能具有复杂的金属离子，这也会影响雾化效率。