温度变送器的校准方式
关键词：温度变送器
摘要：温度变送器的校准分为带温度传感器校准和不带温度传感器校准两种方式，本文对二者的校准方式进行了详细说明。
温度变送器的校准分为带温度传感器校准和不带温度传感器校准两种方式，本文对二者的校准方式进行了详细说明。
!
1、不带温度传感器的校准方式
用标准仪器(直流电阻箱，直流电位差计)代替与温度变送器相配用的热电阻和热电偶，通过改变标准仪器的电阻值，或直流毫伏值，来测量温度变送器输出值的方式进行校准，在温度变送器量程范围内校准点不少于5点，正反程循环次数不少于3次，对测量结果进行处理后，计算出温度变送器的示值误差。此方式的校准结果是温度变送器和模拟信号源两者的综合结果，不包含温度传感器的不确定度。这是最常用的方式。
2、带温度传感器的校准方式
带温度传感器的校准方式是将温度传感器与温度变送器一起进行校准，是靠改变恒温设备温场的温度来测量温度变送器的输出值，校准点数和正反程循环次数同上法，计算出温度变送器的示值误差。此方式的校准结果是温度变送器和温度传感器的综合结果。此法是用来校准带温度传感器的一体化温度变送器，对于架装式、墙挂式温度变送器则很少采用。
温度变送器是一种常用的温度仪表，它可以应用在各个行业中，但如果它的安装不妥，那么就会出现一些状况，导致测量不准确，下面我们来简单了解一下。
!智能温度变送器
比如，温度变送器绝缘不好，那么就会引入误差。尤其是在高温下更为严重，不仅会损耗热电势，还会引入干扰，而由此引起的误差最高可达上百度，所以我们要注意这些问题。
另外，因为热惰性会使仪表的显示值落后于被测温度的变化，所以在进行快速测量时应尽量采用较细、保护管直径较小的热电偶来进行测量。
综合各种因素，为了能够准确测量温度，我们还是应当选择时间常数小的热电偶。如果要使用无保护套管的裸丝热电偶进行精密测量温度时，热电偶就容易损坏，因此我们要及时校正及更换才能确保测量的准确性。