电容器的测量 (3)：cp或cs有何不同？
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器/
积层带导线陶瓷电容器
a.
阻抗分析仪表可以测量称作cp的并联电容或称作cs的串联电容4。电路模式将取决于电容器的电容值（图1）。
当c小而阻抗大时，c和rp之间的并联阻抗将会明显高于rs。因此用于测量电容量的仪表设置应为cp。当c大而阻抗小时，c和rp的并联阻抗不太大。因此，仪表设置应使用cs来测量电容量。选择阻抗设置的一个好的经验规则是，对大于10kω的电容器阻抗值使用cp，对小于10ω的使用cs。

 图1: 阻抗等效电路



>>积层贴片陶瓷片式电容器

>>积层带导线陶瓷电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。
﻿ 


q.

电容器 > 
陶瓷电容器 > 
积层贴片陶瓷片式电容器
a.
测试仪表最重要的功能是印加电压和测量频率。
确保电压和频率范围对于表1中所列的设置是足够的。
须知道对于大容量电容器，测试仪表的阻抗可能成为重大问题。
如果测量高电容器值，可能需要选择一个阻抗可内部切换的仪表。

有些测试仪表提供等级监视功能。此功能可监控osc等级的输出水平或直流偏压。

测试仪表的测量准确性、速度和电容量范围也很重要。电容量的测量准确性应介于0.07%的准确性范围内。测试仪表在测量电容时、特別是用高速测量机器时确保仪表具有足够的时间来测量。确保要测量的电容器处在测试仪表的电容量范围内。


类别类型
 电容量
 频率
 电压
 class i
 1ꯠpf and under
 1mhz ± 10%
 0.5 ～ 5 vrms
 over 1ꯠpf
 1khz ± 10%
 class ii
 10uf and under
 1khz ± 10%
 1.0 ± 0.2 vrms
 over 10uf
 120hz ± 20%
 0.5 ± 0.2 vrms
 
 表1: 不同电容量范围和类别类型的频率和电压设置


>>积层贴片陶瓷片式电容器

其他产品相关内容请本公司担当营业或代理店，或通过本网站进行咨询。