sbwz热电阻温度变送器
温度变送器哪家好？沈阳中科博微是一家研发生产于一体的大型企业，专业生产智能温度变送器、智能压力变送器、总线程电流变送器产品，主要应用在石油、化工、建材、钢铁、电力、冶金、制药、食品等领域，欢迎新老客户前来咨询洽谈，联系电话：(024)31217263
产品概述
sbwz系列热电阻温度变送器是ddz系列仪表中的现场安装式温度变送器单元，与工业电阻配套使用，它采用二线制传输方式（两根导线作为电源输入和信号输出的公用传输线）。将工业热电阻信号转换成与输入信号或与温度信号成线性的4-20ma、0-10ma的输出标准信号该温度变送器可直接安装在热电阻的接线盒内与之形成一体化结构。它作为新一代测温仪表可广泛应用与冶金、石油、化工、电力、轻工、纺织、食品、国防以及科研等工业部门。
热电阻温度变送器工作原理
热电阻传感器将被测温度转换成电阻信号，再将该信号送入变送器的输入网络，该网络包含调零、变送转换等相关电路，经调零后的信号输入到运算放大器进行信号放大，放大的信号一路经v/i转换器计算处理后以4－20ma直流电流输出；另一路经a/d转换器处理后到表头显示。变送器的线性化电路有两种，均采用反馈方式。对热电阻传感器，用正反馈方式校正。一体化数字显示温度变送器有两种显示方式：lcd显示的温度变送器用两线制方式输出，led显示的温度变送器用三线制方式输出。
主要特点
1、热电阻温度变送器采用硅橡胶或环氧树脂密封结构，因此耐震、耐湿、适合在恶劣的现场环境安装使用。
2、现场安装在热电阻的接线盒内使用，直接输出4-20ma、0-10ma的输出信号。这样既节约了昂贵的补偿导线费用，又提高了信号远距离传输过程中的抗干扰能力；
3、精度高、功耗低，使用环境温度范围宽，工作稳定可靠；
4、适用范围广、既可以与热电阻形成一体化现场安装结构，也可以作为功能模块安装在检测设备中和仪表盘上使用；
5、智能型温度变送器可通过hart调制解调器与上位机通讯或与手持器和pc机对变送器的型号、分度号、量程进行远程信息管理、组态、变量监测、校准和维护功能；
6、智能型温度变送器可按用户实际需要调整变送器的显示方向，并显示变送器所测的介质温度、传感器值的变化、输出电流和百分比例。
!智能温度变送器
技术参数
1、输入信号：热电阻：pt100、cu50、cu100(三线制、四线制)。智能型温度变送器的输入信号可通过手持器和pc机任意设置；
2、输出信号：在量程范围内输出4~20ma直流信号，与热电阻的输入信号成线性或与温度成线性。智能型温度变送器输出4~20ma直流信号同时叠加符合hart标准协议通信；隔离式温度变送器：输入与输出相隔离，隔离电压500v，增加了抗共模干扰能力，更适合与计算机连网使用；
3、基本误差：0.2%fs；
4、接线方式：二线制（常规）、三线制、四线制；
5、显示方式：四位lcd显示现场温度，智能型四位lcd可通过pc机或手持器设定使之显示现场温度、传感器值、输出电流和百分比例中的任一种参数；
6、工作电压：普通型热电阻温度变送器12v-35v，智能型12v-45v，额定工作电压为24v
7、允许负载电阻：500Ω（24vdc供电）；极限负载电阻r（max）=50(vmin-12),例如在额定工作电压24v时，负载电阻可在0-600Ω范围内选择使用。
8、工作环境：a:环境温度-25-+80℃（常规型）、-25-+70℃（数显型）、-25-+75℃（智能型）
b:相对湿度：5%-95%
c:机械振动f≤50hz, 振幅≤0.15mm
d:无腐蚀气体或类似的环境；
9、环境影响系数：δ≤0.05%/℃。
中科博微专业生产智能温度变送器、智能压力变送器，是一家集研发生产于一体的大型集团企业，欢迎您的咨询洽谈，联系电话：(024)31217263

新开发研制的该款产品广泛应用于各种工业测温系统中，如油田、电力、石化和一些不方便布线的场合。
1、系统的设计理念
1）更加稳定
本温度变送器在传统的基础上，采用优质元器件、高精度可靠信号调理电路、防干扰电路、软硬补偿等多方面技术，并通过大量实验和检测使得仪表具有测量数据精确、抗干扰能力强、易于操作等优点。
!智能温度变送器
2）无线传输
以往的各种温度变送器一般具有4～20ma输出信号，有的还是就地显示，需要通过导线将信号送到值班室采集或值班人员到现场抄录数据，由于工业现场环境较为恶劣，供电系统不稳定、维护设备造成导线损坏及难于管理等原因，造成数据取得的不可靠、不真实。本温度变送器采用目前世界上最先进的微功率无线通讯技术，测控仪表、监测装置均工作在480mhz(或2.4ghz)无线开放频段；现场的数据、报警、保护等参量，均能通过无线、可靠传输到值班室，克服了以往需要人员现场抄表和用导线长距离输送的不便，从而达到以人为本、节约的目的。
3）节能环保
传统的温度变送器，需要有市电交流或直流供电；而本仪表采用最新低功耗技术，用高功率锂电池供电，3.6v单节电池可以可靠使用一年半以上，仪表无需考虑后端的负载问题，无后续的a/d转换，直接将高精度的测量数据值无线传输到值班室的接收终端机上，再通过终端机上传后台，进行统一的数据管理。
2、系统原理
将本仪表的探头插于管道中，当管道中的介质作用于感温元件上，使之受温，其内部电路检测出与过程温度成正比的电信号，通过线性放大电路对该信号进行精确的放大、补偿等处理后，进入微处理器进行数据的测量、处理、显示，并将测量数据无线传输到远方的终端设备上