自动体积校正：在校正还未完成时断开了监视器或探头
只有成功完成了新的校正之后才会删除之前的校正数据，因此校正中途监视器或探头断电通常不是问题。只需要将探头拔出监视器，重启监视器，然后重新连接探头再次开始校正即可。
有时间进行预热、达到稳定状态的监视器才能得到最佳校正结果。如果开始校正之前监视器已经处于使用状态，那么一般可以即刻开始校正。如果监视器刚刚打开并且时间充裕的话，监视器自带一个1小时的预热倒计时，在完成预热后会自动开始校正。dm170、dm240和dm250监视器能够较快速地稳定下来，因此如果在时间紧急无法充分预热就要开始校正的情况下，仍然能得到不错的校正结果，但最好还是在时间充裕的情况下花30-60分钟进行监视器预热。预热期间最好也保持探头与监视器的连接状态，可以让探头也完成预热和稳定。