热释电探测器是如何工作的?
热释电晶体由于其晶胞的单轴性是非对称结构。这种结构使它自身带有极性，并且随着温度改变而变化。这一热释电效应被应用于传感器技术。一片非常薄的热释电晶体在垂直于极轴的表面涂上电极。在上表面电极的上方，再涂上黑色的吸收层。当这层物质和红外辐射反应后，热释电晶体被加热并且表面电荷增加。如果关闭辐射，反向电荷增加。然而，这一电荷非常微弱，在有限的内部电阻平衡掉这些电荷之前，需要极低噪声和漏电流的结型场效应管（jfet）或者运算放大器（opamp）将电荷转换成信号电压。
热释电探测器以其精准的测量和长期的稳定性广泛用于测量红外辐射。最常见的应用是运动物体的检测，红外气体分析，火焰检测，光谱仪和量热辐射计。相比于热电堆探测器，热释电探测器能够应用于几千赫兹的频率下并能输出高分辨率的信号。这一应用对于傅里叶光谱仪非常重要。短脉冲可以检测到几个微秒，高精准度的脉冲红外激光器的能量测量也是可行的，甚至是纳秒级的范围。