压力变送器的性能与选购
如何更好的应用压力变送器？中科博微是一家有这二十余年生产研发经验的智能温度变送器、智能压力变送器生产厂家，是国内第1个通过国际认证的ff h1现场总线协议栈，国内工业以太网协议（hse）的厂家，拥有先进的技术工艺，拥有多项研发专利，产品主要出欧美等数十个国家和地区。选择博微，值得信赖。联系电话：(024)31217263
很多人都会问压力传感器与压力变送器是不是一个我来告诉你不是一个，压力传感器是一种能感受压力，并按照一定的规律将压力信号转换成可用电信号的器件或装置。传感器内部没有放大电路，满量程输出一般为mv级，带负载能力低，不能直接与计算机接口。
压力变送器是一种能感受压力，并将压力信号转换成可传递的统一输出信号的仪表，而且其输出信号与压力信号之间有一给定的连续线性函数关系。变送器内部装入放大电路，输出信号通常为直流4-20ma或1-5v（供Ⅲ型系列仪表使用）；0-10ma或0-10v（供Ⅱ型系列仪表使用）。变送器可以直接与计算机接口。
压力变送器的性能比较稳定，可以在不同的行业中进行可靠的测量，简单介绍一下它的应用与维护。
由于压力变送器采用的是集成电路，所以它的外围器件比较少，但是可靠性很高，维护也很方便。此外，由于压力变送器的体积较小，所以比较容易安装和调试。而它的铝合金外壳使得其隔离效果也很好，并且还有一层静电保护层，给用户带来了更大地好处。
!智能压力变送器
如今中科博微研发的智能压力变送器不仅具有抗干扰能力、测量精度高，而且稳定性很好带有温度补偿，因此可以测量各个领域中，流体的压力、流量、液位、密度等状况，可以算得上是一款不可缺少的测量仪器。
那么在选购压力变送器时,应该注意哪些问题,才能选购到一个经久耐用的压力变送器呢?以下六种方法供大家参考:
1. 精度等级每一种电子式的测量计都是会有精度误差的,但是由于各个国家所标的精度等级是不同的,比如,中国、美国等国家标的精度是传感器在线性度最好的部分,也就是我们所说的测量范围的10%到90%之间的精度;但欧洲标的精度则是线性度最不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0到10%以及90%到100%之间的精度.如欧洲标的精度为1%,则在中国标的精度就为0.5%.
2. 测量介质一般我们测量的是相对比较清洁的流体,我们就直接采用标准的压力变送器就可以了,如果你所测量的介质是易结晶的或粘稠的,我们一般采用的是外置膜片或和化学密封共同使用,这样会有效阻止介质堵住压力测量孔.
3. 接液材质一般考虑的是压力变送器所测量的介质,一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量.如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿面.
4. 输出信号目前由于各种采集的需要,现在市场上压力变送器的输出信号有很多种,主要4~20ma,0~20ma,0~10v,0~5v等等,但是比较常用的是4~20ma和0~10v两种,在我上面举的这些输出信号中,只有4~20ma为两线制（我们所说的输出为几线制不包含接地或屏蔽线）,其他的均为三线制.
5. 介质温度由于压力变送器的信号是通过电子线路部分转换的,所以一般情况下,压力变送器的测量介质温度为-30到+100度,如果温度过高,我们一般采用的是冷凝弯来冷却介质,这样相对让厂家特地为你生产一个耐高温的压力变送器的成本会降低很多.
6. 量程范围一般传感器测量的最大范围为传感器的满量程70%是最好的,也就是现在要测量70bar的压力,我们选压力变送器的量程应该选100bar.
关键词：  压力变送器
摘要：本文对进行了详细介绍，供参考。
随着国内经济的发展，压力变送器市场发展面临巨大机遇与挑战，在市场竞争方面，压力变送器企业数量越来越多，市场正面临供给与需求的不对称，压力变送器行业有进一步洗牌的强烈要求，但是在一些压力变送器细分市场仍有较大的发展空间，信息化技术将成为核心竞争力。
压力变送器，是工业实践中最为常用的一种传感器，其广泛应用于各种工业自控环境，涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。压力变送器在实际操作中，需要借助介质来完成生产的测量。那么接下来中国传感器交易网就来说说压力变送器的介质在生产测量中的作用吧。
压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室，作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上，通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。
当两侧压力不一致时，致使测量膜片产生位移，其位移量和压力差成正比，故两侧电容量就不等，通过振荡和解调环节，转换成与压力成正比的信号。压力变送器和绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同，所不同的是低压室压力是大气压或真空。
!智能压力变送器
我们使用压力变送器的被测介质具有两种不同的压力，分别是高、低两压力室，另外，在使用仪器仪表的过程控制系统中，它的检测仪表其稳定性、可靠性比精度更为重要。
在生产测量中，压力变送器的介质是不可缺少的，并且也发挥了重要的作用。压力变送器的介质，其好坏将会直接影响到测量结果的准确性，因此，在测量前，需要注意压力变送器的维护。
根据2016-2021年中国智能型压力变送器产业运行态势及投资战略研究报告显示，到2020年全球压力变送器市场收益预计达37.7亿美元(约合人民币248亿元)，复合增长率为5.0%。随着工业生产过程的日益自动化，优化资源、减少成本和提高安全性的需求推动了这一市场的发展。压力变送器将在电力、化学、给水排水和制药等产业增加应用。
分类别来看，多变量变送器市场增长最快，虽然这一装置成本较高，但它能够测量多个参数，减少整个流程的测量成本，从而帮助企业节省大量的潜在费用。
分地区来看，2014年北美地区占据全球压力变送器市场最大的份额，但是由于亚太地区能源容量扩张、新的项目投产，为保持成本最优而需要提高工业自动化和产量，预计2015至2020年间，亚太地区将成为增长最快的压力变送器市场。
纵观国内市场，变送器行业有着广泛的发展空间，据有关专家预测智能压力变送器产业市场未来主要在电力工业、石油化工、化肥、环保和城建等行业。他们断言，谁有好的技术，谁有过硬的质量，谁能不断开发新产品，谁就能在激烈的市场竞争中抢得先机、脱颖而出。