प्रक्षेप धारामापी
प्रक्षेप धारामापी (Ballistic galvanometer) एक प्रकार का दर्पण धारामापी है जो धारा के मापन के लिये उपयोग नहीं किया जाता बल्कि इससे होकर प्रवाहित आवेश की मात्रा मापने के काम आता है। वस्तुतः यह चल कुण्डली धारामापी या चल लौह धारामापी ही होता है किन्तु इसका जड़त्वाघूर्ण बहुत अधिक होता है (जबकि सामान्य धारामापी का जड़त्वाघूर्ण कम से कम रखने की कोशिश की जाती है।) प्रक्षेप धारामापी का पहली बार उपयोग करने के पहले उसका प्रक्षेप नियतांक मापना आवश्यक है। इसके लिए एक ज्ञात धारिता वाले संधारित को ज्ञात वोल्टता तक आवेशित किया जाता है। अर्थात इस पर कितना आवेश है, यह ज्ञात है। अब इस संधारित्र को प्रक्षेप धारामापी से जोड़ दिया जाता है और इसके कारण उसमें उत्पन्न अधिकतम विक्षेप पढ़ लिया जाता है। इसका प्रक्षेप नियतांक K निम्नलिखित होगा- K = C V / d {\displaystyle K=CV/d} यदि प्रक्षेप d का मान मिमी में पढ़ा जाय तो K की इकाई 'कूलॉम्ब प्रति मिलीमीटर' होगा। अब यदि किसी मापन में हमे प्रक्षेपमापी का विस्थापन d मिमी मिलता है तो प्रक्षेपामापी की कुण्डली में प्रवाहित कुल आवेश की मात्रा, Q = k d {\displaystyle Q=kd}