آلۂ تخدیر
مریض کو بے ہوشی کے لیے مختلف gases سنگھانے کے لیے جو مشین استعمال ہوتی ہے وہ anesthesia machine کہلاتی ہے اس مشین سے آکسیجن اور نائیٹرس آکسائیڈ کے علاوہ halothane isoflurane اور دوسرے inhalational anesthetic agents استعمال کیے جا سکتے ہیں پرانی مشینوں میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور cyclopropane بھی استعمال ہو سکتی تھی اس مشین کے بنیا دی طور پر چار حصے ہوتے ہیں گیسوں کا ذخیرہ یعنی cylinder اور پائپ لائن لگانے کا انتظام گیسوں کا کنٹرول یعنی pressure reducing valves اور flow meter rota meter vaporizer جو ایک یا کئی ہو سکتے ہیں gas delivery circuits مثلا  میگل Magils یا Bains سرکٹ ان ٹیبوب کے ذريعے مشین سے خارج شدہ گیسیں جن میں اب بے ہوشی کی دوا بھی شامل ہو چکی ہے مریض تک پہنچائی جاتی ہیں روزانہ کام شروع کرنے سے پہلے مشین کو چیک کرلینا چاہیے کیا آکسیجن کے سلنڈر میں کافی گیس موجود ہے اس کا میٹر خراب تو نہیں کیا مشین پر فٹ کیا ہوا آکسیجن کا reserve سلنڈر واقعی بھرا ہوا ہے کیا آکسیجن کے سلنڈر کو کھولنے پر مشین پر آکسیجن کا meter اور rota meter ہی حرکت میں آتے ہیں اگر کو ئی دوسرا میٹر مثلا نائیٹرس آکسائیڈ کا حرکت میں آئے تو یہ cross connection کو ظاہر کرتا ہے جو جان لیوا ہو سکتا ہے کیا آکسیجن سلنڈر کو بند کر کے نائیٹرس آکسائیڈ کا سلنڈر کھولنے پر صرف نائیٹرس آکسائیڈ کا میٹر اور rota meter ہی حرکت کرتے ہیں یا آکسیجن کے میٹر میں بھی حرکت ہوتی ہے جو نہیں ہونی چا ہئے  کسی میٹر rota meter کسی ٹیوب یا کسی دوسری چیز میں ٹوٹ پھوٹ یا دراڑ crack تو نظر نہیں آ رہا اگر کسی گیس کا راستہ outlet port بند کر دیا جا ئے تو اس کے flowmeter میں bobin یا rota تھوڑا سا نیچے گر جاتا ہے اچانک را ستہ کھل جا نے پر bobin اوپر اچھلتا ہے اسے pop test کہتے ہیں اور اس طرح لکیج leakage چیک کیا جاتا ہے جن مشینوں میں cut off safety device لگا ہوتا ہے وہ آکسیجن کے پریشر کے گرنے پر نائیٹرس آکسائیڈ بند کر دیتی ہیں اور سیٹی یا alaram بجاتی ہیں یہ مریض کو hypoxia سے بچانے کے لیے کیا جاتا ہے امریکا کی بنی ہوئی مشینوں میں آکسیجن کا کنٹرول دایں جانب ہوتا ہے جبکہ برطانوی مشینوں میں آکسیجن کا کنٹرول بایں جانب ہوتا ہے اور ایکطرح کی مشین کا عادی استعمال کنندہ دوسری طرح کی مشین پر کام کرتے ہوئے ذرا سی بے دھیانی سے غلط گیس دے کر جان لیوا غلطی کر سکتا ہے