Difmanometr
Difmanometr, differensial manometr — turli sanoat tarmoqlarida bosimning pasayishini, suyuqliklar, gazlar va bugʻlarning oqim tezligini siqilish moslamalarida bosimning pasayishiga va atmosfera, ortiqcha yoki vakuum bosimi ostida suyuqlik darajasini oʻlchash uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, differensial bosim oʻlchagichlarining ayrim turlari qoralama oʻlchagichlar, bosim oʻlchagichlari sifatida ishlatiladi. Texnik oʻlchovlar uchun har xil turdagi differensial bosim oʻlchagichlari qoʻllaniladi: qoʻngʻiroq, halqa, float, membrana va koʻrgich. Ushbu qurilmalar oʻqish, maʼlumotni masofadan uzatish va chiqish signalining turiga (elektr, pnevmatik va boshqalar) qarab quyidagi turlarga ega: Oʻqish moslamalari boʻlgan differensial bosim oʻlchagichlari, ularda oʻlchangan bosim farqi yoki bosim taʼsirida sezgir elementning harakati va u bilan bogʻliq harakatlanuvchi qismlar toʻgʻridan-toʻgʻri oʻqish yoki yozish uchun ishlatiladi. Ikkilamchi qurilmalar bilan birgalikda ishlatiladigan, birlashtirilgan AC chiqish signallari bilan uzatuvchi konvertorlar bilan jihozlangan, oʻqish moslamalari boʻlgan yoki boʻlmagan differentsial bosim oʻlchagichlari. Oʻqish moslamalari boʻlmagan, birlashtirilgan doimiy doimiy chiqish signallari yoki pnevmatik signalli uzatuvchi konvertorlar bilan jihozlangan, ikkilamchi koʻrsatuvchi va qayd qiluvchi asboblar, shuningdek regulyatorlar va axborot kompyuterlari bilan ishlash uchun moʻljallangan differensial bosim oʻlchagichlari. Yuqorida aytib oʻtilgan differentsial bosim oʻlchagichlari yoki ular bilan ishlaydigan ikkilamchi qurilmalar signalizatsiya, integratsiya va boshqalar uchun qoʻshimcha qurilmalarga ega boʻlishi mumkin. Barcha ishlab chiqarilgan differensial bosim oʻlchagichlari — oqim oʻlchagichlari va differensial bosim oʻlchagichlari — pasayish oʻlchagichlari standartlar bilan belgilanadigan kichik va katta cheklovchi bosim pasayishiga ega qurilmalarga boʻlinadi. Kichik qiymatga ega boʻlgan qurilmalar uchun chegara bosimining pasayishi quyidagi seriyalarga toʻgʻri keladi: 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500, 4000, 6300, 10, 10, 25 000 Pa; va katta farqli qurilmalar uchun — 0,04; 0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,0 va 1,6 MPa. Differensial bosim oʻlchagichlarining oʻlchovlarining yuqori chegaralari oʻlchangan farqlar darajasiga mos kelishi kerak. Tegishli maksimal nominal bosim pasayishlari uchun differentsial bosim oʻlchagich-oqim oʻlchagichlarining yuqori chegaralari diapazondan tanlanishi kerak: (1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8) 10n m3 / soat. Bu yerda n butun son (musbat yoki manfiy) yoki nol. Differensial bosim oʻlchagichlari-oqim oʻlchagichlarining oʻlchovlarining pastki chegaralari ularning oʻlchovlarining yuqori chegarasining 30% dan oshmasligi kerak.