title: Padomes Direktīva (1971. gada 26. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 5 līdz 50 kilogramu vidējas precizitātes taisnstūra atsvariem un 1 līdz 10 kilogramu vidējas precizitātes cilindriskiem atsvariem

text:
Svarīgs juridisks paziņojums

|

31971L0317

Oficiālais Vēstnesis L 202 , 06/09/1971 Lpp. 0014 - 0020 Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 2 Lpp. 0015  Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Nodaļa 1971(II) Lpp. 0644  Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 2 Lpp. 0015  Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Nodaļa 1971(II) Lpp. 0721  Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 1 Lpp. 0152  Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 2 Lpp. 0030  Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 2 Lpp. 0030

		Padomes Direktīva(1971. gada 26. jūlijs)par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 5 līdz 50 kilogramu vidējas precizitātes taisnstūra atsvariem un 1 līdz 10 kilogramu vidējas precizitātes cilindriskiem atsvariem(71/317/EEK)EIROPAS KOPIENU PADOME,ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100. pantu,ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],tā kā vidējas precizitātes taisnstūra un cilindrisko atsvaru uzbūvei un pārbaudes metodēm dalībvalstīs piemēro obligātus noteikumus, kas katrā dalībvalstī ir citādi, un tas kavē tirdzniecību ar tādiem atsvariem; tā kā tādēļ vajag vienādot minētos noteikumus;tā kā Padomes 1971. gada 26. jūlija Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kopīgiem noteikumiem, ko piemēro metroloģiskās kontroles mērinstrumentiem un metodēm [3] ir paredzētas EEK tipa apstiprināšanas un EEK sākotnējās verifikācijas procedūras; tā kā saskaņā ar minēto direktīvu būtu jānosaka tehniskās prasības attiecībā uz vidējas precizitātes taisnstūra un cilindrisku atsvaru konstrukciju,IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.1. pantsŠī direktīva attiecas uz vidējas precizitātes atsvariem, kam ir šāda nomināla vērtība:- 5, 10, 20 un 50 kg taisnstūra atsvari,- 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 un 500 g, kā arī 1, 2, 5 un 10 kg cilindriskie atsvari.2. pantsAtsvari, uz kuriem var atrasties EEK zīmes un simboli, ir aprakstīti un atspoguļoti I līdz IV pielikumā. Uz tiem neattiecas EEK tipa apstiprinājums; uz tiem attiecas EEK sākotnējā verifikācija.3. pantsDalībvalstis nevar atteikt, aizliegt vai ierobežot tādu vidējas precizitātes taisnstūra vai cilindrisko atsvaru laišanu tirgū vai izmantošanu, uz kuriem ir EEK sākotnējās verifikācijas zīme.4. pants1. Dalībvalstis pieņem tiesību aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības 18 mēnešos pēc tās paziņošanas, un par to tūlīt informē Komisiju.2. Dalībvalstis nodrošina to, ka tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva, dara zināmus Komisijai.5. pantsŠī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.Briselē, 1971. gada 26. jūlijāPadomes vārdā —priekšsēdētājsA. Moro[1] OV 63, 3.4.1967., 982./67. lpp.[2] OV 30, 22.2.1967., 480./67. lpp.[3] OV L 202, 6.9.1971., 1. lpp.--------------------------------------------------I PIELIKUMSTAISNSTŪRA ATSVARI1. Forma, materiāls un ražošanas metode1.1. Paralēlskaldņa forma ar cietu, neizbīdītu rokturi satveršanai.1.2. Izmantotais materiāls:1.2.1. Atsvaru korpuss: pelēks čuguns1.2.2. 1. veids : standarta diametra bezšuvju tērauda caurules rokturis,2. veids : čuguna rokturis, vienlaidus ar svaru korpusu.2. Svara korekcijas iedobums1. veids2.1. Iedobums, kas izveidots cauruļveida roktura iekšpusē.2.2. Iedobumu slēdz ar stiepta misiņa vītņtapu vai misiņa tapu, kurai ir gluda ripas forma. Vītņtapai ir grope skrūvgriezim, bet gludajai ripai vidū ir pacelšanas caurums.2.3. Tapu plombē ar svina tableti, ko ievada iekšējā lokveida gropē vai caurules vītnē.2. veids2.4. Iedobums, izliets vienā no atsvaru vertikāliem elementiem ar atveri šī vertikālā elementa augšējā skaldnē.2.5. Iedobumu aizsedz ar lieta tērauda plātni.2.6. Plātni plombē ar svina lodīti, kas ir ievadīta iedobumā, kā parādīts II pielikumā.3. Justēšana3.1. Pēc jaunā atsvara justēšanas ar svina tableti divas trešdaļas kopējā iedobuma tilpuma paliek tukšas.4. EEK sākotnējās verifikācijas zīmes novietojums4.1. Galīgo EEK verifikācijas zīmi uzspiež svara korekcijas iedobuma svina plombai.5. Marķējums un atšķirības zīmes5.1. Norādes par atsvara nominālo svaru un ražotāja identifikācijas zīme iedobta vai reljefa ir redzama uz atsvara galvenās daļas augšējās virsmas.5.2. Atsvara nominālo vērtību norāda kā: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg.6. Izmēri un pielaides6.1. Dažādu atsvaru atbilstīgie izmēri ir noteikti II pielikumā (izmēri milimetros).6.2. Dažādiem izmēriem piemērojamās pielaides ir parastās ražošanas pielaides.7. Pieļaujamās kļūdas robežasNominālā vērtība | Pieļaujamās kļūdas robežas miligramos sākotnējā verifikācijā || |5 kg | + | 800 |— | 0 |10 kg | + | 1600 |— | 0 |20 kg | + | 3200 |— | 0 |50 kg | + | 8000 |— | 0 |8. Virsmas apdare8.1. Vajadzības gadījumā atsvarus aizsargā pret koroziju ar piemērotu pārklājumu, kas ir izturīgs pret nodilumu un triecieniem.--------------------------------------------------II PIELIKUMS+++++ TIFF +++++--------------------------------------------------III PIELIKUMSCILINDRISKI ATSVARI1. Forma, materiāls un ražošanas metode1.1. Cilindriska forma ar plakanu izcilni satveršanai.1.2. Izmantotais materiāls: visi materiāli, kuru blīvums ir no 7 līdz 9,5 g/cm3, kam cietība ir vismaz vienāda ar lieta misiņa cietību, kuri ir tikpat izturīgi pret koroziju un nav trauslāki par pelēko čugunu, un kuru virsma ir pielīdzināma smalkgraudainu smilšu veidnē precīzi izlietā pelēkā čuguna virsmai.Pelēko čugunu nedrīkst izmantot atsvariem, kuru nominālā vērtība nepārsniedz 100 g.1.3. Ražošanas metode atbilst izvēlētajam materiālam.2. Svara koriģēšanas iedobums2.1. Cilindriskais iedobums ar lielāku diametru iedobuma augšdaļā.2.2. Iedobumu slēdz ar stiepta misiņa vītņtapu vai misiņa tapu, kurai ir gluda ripas forma. Vītņtapai ir grope skrūvgriezim, bet gludajai ripai vidū ir pacelšanas caurums.2.3. Tapu plombē ar svina tableti, ko ievada lokveida gropē, kas ir iegriezta iedobuma platākajā daļā.2.4. 1, 2, 5 un 10 g atsvariem nav svara korekcijas iedobuma.2.5. Svara koriģēšanas iedobums nav obligāts 20 un 50 g atsvariem.3. Justēšana3.1. Pēc jaunā atsvara justēšanas ar svina tableti, divas trešdaļas kopējā iedobuma tilpuma paliek tukšas.4. EEK sākotnējās verifikācijas marķējuma novietojums4.1. Galīgo EEK verifikācijas marķējumu uzspiež koriģēšanas iedobuma svina plombai.4.2. Atsvarus, kuriem nav svara koriģēšanas iedobuma, marķē uz pamatnes.5. Marķējumi un atšķirības zīmes5.1. Norādes par atsvara nominālo svaru, kā arī ražotāja identifikācijas zīme, iedobta vai reljefa, ir redzama uz atsvara galvas augšējās virsmas.5.2. Atsvara nominālo svaru var norādīt uz 500 g līdz 10 kg atsvaru korpusa.5.3. Atsvara nominālo svaru norāda:1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 g, 5 kg, 10 kg.6. Izmēri un to pielaides6.1. Dažādu atsvaru atbilstīgie izmēri ir noteikti IV pielikumā (izmēri milimetros).6.2. Dažādiem izmēriem piemērojamās pielaides ir parastās ražošanas pielaides.7. Pieļaujamās kļūdas robežasNominālā vērtība | Pieļaujamās kļūdas robežas (miligramos) sākotnējā verifikācijā || |1 g | + | 5 |— | 0 |2 g | + | 5 |— | 0 |5 g | + | 10 |— | 0 |10 g | + | 20 |— | 0 |20 g | + | 20 |— | 0 |50 g | + | 30 |— | 0 |100 g | + | 30 |— | 0 |200 g | + | 50 |— | 0 |500 g | + | 100 |— | 0 |1 kg | + | 200 |— | 0 |2 kg | + | 400 |— | 0 |5 kg | + | 800 |— | 0 |10 kg | + | 1600 |— | 0 |8. Virsmas apdare8.1. Vajadzības gadījumā atsvarus aizsargā pret koroziju ar piemērotu pārklājumu, kas ir izturīgs pret nodilumu un triecieniem; tās var būt pulētas.--------------------------------------------------IV PIELIKUMSCILINDRISKIE ATSVARI+++++ TIFF +++++--------------------------------------------------


Svarīgs juridisks paziņojums

|

31986L0217

Padomes Direktīva (1986. gada 26. maijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz transportlīdzekļu riepu spiediena mērītājiem

Oficiālais Vēstnesis L 152 , 06/06/1986 Lpp. 0048 - 0051 Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 15 Lpp. 0158  Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 15 Lpp. 0158  CS.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 148  - 151 ET.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 148  - 151 HU.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 148  - 151 LT.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 148  - 151 LV.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 148  - 151 MT.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 148  - 151 PL.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 148  - 151 SK.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 148  - 151 SL.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 148  - 151

		Padomes Direktīva(1986. gada 26. maijs)par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz transportlīdzekļu riepu spiediena mērītājiem(86/217/EEK)EIROPAS KOPIENU PADOME,ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 100. pantu,ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],tā kā vairākās dalībvalstīs transportlīdzekļu riepu spiediena izmērīšanai paredzēto manometru uzbūvi un kontroles metodes reglamentē obligātas prasības, kas dažādās dalībvalstīs ir atšķirīgas un tādēļ traucē šādu instrumentu tirdzniecību; tā kā tāpēc ir nepieciešams tuvināt šos noteikumus,tā kā ar Padomes Direktīvu 71/316/EEK (1971. gada 26. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kopīgiem noteikumiem, ko piemēro metroloģiskās kontroles mērinstrumentiem un metodēm [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 83/575/EEK [5], ir noteiktas EEK tipa apstiprinājuma un sākotnējās verifikācijas procedūras; tā kā saskaņā ar minēto direktīvu jāparedz izgatavošanas un ekspluatācijas tehniskās prasības, kurām transportlīdzekļu riepu spiediena mērītājiem jāatbilst, lai pēc pārbaužu veikšanas un paredzēto marķējumu un zīmju uzlikšanas tos varētu importēt, tirgot un brīvi izmantot,IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.1. pantsŠo direktīvu piemēro transportlīdzekļu riepu spiediena mērīšanai paredzētiem manometriem, kas definēti pielikuma 1. iedaļā.2. pantsRiepu piesūknēšanas iekārtas, kam var uzlikt EEK marķējumu un zīmes, ir uzskaitītas pielikumā. Uz tām saskaņā ar pielikumā paredzētajiem nosacījumiem attiecas EEK tipa apstiprinājums un EEK sākotnējā verifikācija.3. pantsNeviena dalībvalsts nedrīkst atteikt, aizliegt vai ierobežot riepu piesūknēšanas iekārtu laišanu tirgū un nodošanu ekspluatācijā, balstoties uz to metroloģiskajām īpašībām, ja tām ir uzlikta EEK tipa apstiprinājuma zīme un EEK sākotnējās verifikācijas zīme.4. pantsDalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai 18 mēnešu laikā pēc šīs direktīvas paziņošanas [6] izpildītu tās prasības.5. pantsŠī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.Briselē, 1986. gada 26. maijāPadomes vārdā –priekšsēdētājsG. Braks[1] OV C 356, 31.12.1980., 17. lpp.[2] OV C 287, 9.11.1981., 135. lpp.[3] OV C 189, 30.7.1981., 10. lpp.[4] OV L 202, 6.9.1971., 1. lpp.[5] OV L 332, 28.11.1983., 43. lpp.[6] Šī direktīva paziņota dalībvalstīm 1986. gada 30. maijā.--------------------------------------------------PIELIKUMS1. Pielikuma darbības jomaŠajā pielikumā "riepu spiediena mērītāji" ir ierīces, kas nav aprīkotas ar priekšiestatīšanas ierīcēm un ko izmanto stacionārās vai pārvietojamās transportlīdzekļu riepu piesūknēšanas iekārtās, un kurām mehāniskā mērīšanas sistēma sensora elastīgo deformāciju pārvada uz indikatoru.Tās norāda riepas gaisa un atmosfēras gaisa spiedienu starpību (Pe).Tās ietver arī detaļas, kas atrodas starp riepu un sensoru.2. Metroloģiskās prasības2.1. Maksimālās pieļaujamās kļūdasMaksimālās pieļaujamās pozitīvās vai negatīvās kļūdas, kas norādītas sekojošā tabulā, definē kā absolūtus lielumus atbilstīgi izmērītajam spiedienam:Izmērītais spiediens | Maksimālās pieļaujamās kļūdas |nepārsniedz 4 bar | 0,08 bar |virs 4 bar, bet nepārsniedz 10 bar | 0,16 bar |virs 10 bar | 0,25 bar |Šos maksimālo pieļaujamo kļūdu lielumus nedrīkst pārsniegt temperatūras diapazonā no 15 līdz 25 °C. Šis diapazons turpmāk tekstā tiek saukts par "temperatūras standarta diapazonu".2.2. Temperatūras izraisītas novirzesManometra rādījumu novirzes pie temperatūrām, kas ir ārpus standarta diapazona, bet starp –10 °C un 40 °C, parādītas sekojošā tabulā:Izmērītais spiediens | Maksimālās pieļaujamās novirzes |nepārsniedz 4 bar | 0,1 % no 4 bar uz Celsija grādu |virs 4 bar, bet nepārsniedz 10 bar | 0,05 % no 10 bar uz Celsija grādu |virs 10 bar | 0,05 % no skalas augšējā robežlieluma uz Celsija grādu |2.3. Histerēzes kļūdaHisterēzes kļūda manometros nedrīkst pārsniegt maksimālās pieļaujamās kļūdas absolūto lielumu pie jebkādas temperatūras standarta diapazona robežās. Šai temperatūrai jāpaliek nemainīgai visu pārbaudes laiku.Noteiktam spiedienam lielums, ko mēra, spiedienam pieaugot, nedrīkst pārsniegt lielumu, ko mēra, spiedienam pazeminoties.2.4. Ierīces rādītāja atgriešanās uz iepriekš noteiktu atzīmiPie atmosfēras spiediena manometra rādītājam maksimālās pieļaujamās kļūdas robežās jāapstājas pret nulles atzīmi vai pret iepriekš noteiktu atzīmi, kas skaidri atšķiras no skalas intervālu atzīmēm. Manometram drīkst būt aizturis tādā attālumā no nulles atzīmes vai no iepriekš noteiktās atzīmes, kas atbilst vismaz divkāršotam maksimālās pieļaujamās kļūdas lielumam.3. Tehniskās prasības3.1. UzbūveManometru uzbūvei jābūt pamatīgai un pārdomātai, lai nodrošinātu to metroloģisko īpašību saglabāšanos.3.2. Indikators3.2.1. Indikatorus graduē bāros (bar), skalas intervālu lielumu nosakot 0,1 bar.3.2.2. Indikatoram jānodrošina iespēja tieši un precīzi nolasīt mērāmā spiediena lielumu mērījumu diapazonā. Tāpēc rādītāja daļas, kas atrodas virs skalas atzīmēm, platums nedrīkst būt lielāks par pašu skalas atzīmju platumu. Rādītājam jāpārklāj apmēram pusi no visīsāko skalas atzīmju garuma. Maksimālais attālums starp rādītāju un skalas atzīmju plakni nedrīkst būt lielāks par skalas iedaļu garumu un nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 2 mm vai 0,02 L + 1 mm, ja izmanto indikatoru ar apļveida skalu (L ir atstatums starp rādītāja rotācijas asi un tā galu).3.2.3. Skalas intervāliem jābūt vienādiem visā skalas garumā. Skalas atstarpēm, kas nedrīkst būt mazākas par 1,25 mm, jābūt vai nu praktiski vienādām, vai tikai ar nelielām novirzēm. Skalas atstarpes novirze ir pieļaujama, ja divu secīgo skalas atstarpju starpība nepārsniedz 20 % no lielākās garuma un ja vismazākās un vislielākās skalas atstarpju starpība nepārsniedz 50 % no vislielākās garuma.Katrai piektajai atzīmei jābūt garākai nekā parējās; katrai piektajai vai desmitajai atzīmei jābūt numurētai. Atzīmju platumam jābūt praktiski nemainīgam un tas nedrīkst pārsniegt skalas atstarpes vienu piektdaļu (1/5).4. Uzraksti un marķējumi4.1. Uzraksti4.1.1. Obligātie uzraksti.Uz manometriem jābūt šādiem uzrakstiem:a) uz skalas:- mērījamā lieluma simbolam, Pe,- mērvienības simbolam, bar,- vajadzības gadījumā - zīmei, kas parāda ierīces darba stāvokli;b) uz skalas, informācijas plāksnītes vai uz pašas ierīces:- ražotāja identifikācijas datiem,- ierīces identifikācijas datiem,- EEK tipa apstiprinājuma zīmei.Šiem uzrakstiem jābūt skaidri saskatāmiem, viegli salasāmiem un normālos lietošanas apstākļos neizdzēšamiem, un tie nedrīkst traucēt ierīces rādījumu nolasīšanu.4.1.2. Uzraksti, kas nav obligāti.Uz manometriem var būt arī attiecīgās valsts kompetentās iestādes atļauti papildu uzraksti, ja tie netraucē nolasīt ierīces rādījumus.4.2. Verifikācijas zīmes un zīmogojumiJāparedz piemērota vieta EEK sākotnējās verifikācijas zīmju uzlikšanai.Jānodrošina manometru apzīmogošanas iespēja tā, lai nepieļautu iespēju mainīt ierīcei raksturīgās īpašības.5. EEK tipa apstiprinājumsManometru EEK tipa apstiprināšana jāveic saskaņā ar Direktīvas 71/361/EEK noteikumiem.Kopā ar pieteikumu tipa apstiprinājumam pārbaudei jāiesniedz vismaz divi manometri. Atkarībā no testu rezultātiem, kompetentā valsts iestāde var pieprasīt papildu manometru iesniegšanu.5.1. Atbilstības verifikācija tehniskajām un metroloģiskajām prasībāmEEK tipa apstiprinājumam iesniegtus manometrus pārbauda, lai noteiktu to atbilstību 2., 3. un 4. iedaļā izklāstītajām tehniskajām prasībām. Šī pārbaude sastāv no šādiem testiem, ko veic izmantojot etalona manometrus, kuru kļūda nedrīkst pārsniegt pārbaudāmo manometru maksimālās pieļaujamās kļūdas vienu ceturtdaļu (1/4).5.1.1. Ierīces kļūdas noteikšana.Manometra rādījumus pārbauda ne mazāk kā piecos punktos (ieskaitot punktus mērījumu diapazona augšējā un apakšējā robežlieluma tuvumā), kas vienmērīgi sadalīti pa skalu.5.1.2. Histerēzes kļūdas noteikšana.Šim testam pakļauj tikai tādas ierīces, kas normālos darba apstākļos paredzētas arī krītoša spiediena mērīšanai.Šīs testa gaitā nolasa rādījumus ne mazāk kā piecos punktos uz manometra (ieskaitot punktus mērījumu diapazona augšējā un apakšējā robežlielumu tuvumā), kas vienmērīgi sadalīti pa skalu, spiediena lielumiem pieaugot un samazinoties.Krītoša spiediena gadījumā rādījumi jānolasa manometram, kas 20 minūtes atradies zem spiediena, kurš ir vienāds ar mērījumu diapazona augšējo robežlielumu.5.1.3. Manometra raksturīgo īpašību stabilitātes pārbaude.Testi ietver manometru pakļaušanu:a) spiedienam, kas par 25 % pārsniedz mērījumu diapazona augšējo robežlielumu, uz 15 minūtēm;b) 1000 spiediena impulsiem, kas mainās no 0 līdz 90 – 95 % no mērījumu diapazona augšējā robežlieluma;c) 10000 spiediena cikliem, tam lēni mainoties no apmēram 20 % līdz apmēram 75 % no mērījumu diapazona augšējā robežlieluma ar frekvenci, kas nepārsniedz 60 ciklus minūtē;d) sešas stundas apkārtējās vides temperatūrai – 20 °C un sešas stundas + 50 °C temperatūrā.Pēc a), b) un c) testu pabeigšanas un stundu pēc tām manometriem jāatbilst 2.1., 2.3. un 2.4. iedaļā izklāstītajām prasībām.Pabeidzot d) apakšpunktā minēto temperatūras testu, manometri sešas stundas jātur temperatūrā, kas ir standarta diapazona robežās. Pēc šī laika posma beigām manometriem jāatbilst 2.1., 2.3. un 2.4. punktā izklāstītajām prasībām.5.1.4. Temperatūras izraisītas novirzes.Šā testa gaitā nosaka noteikta spiediena rādījuma izmaiņas – 10 °C un + 40 °C temperatūrā salīdzinājumā ar to pašu rādījumu temperatūras standarta diapazonā.6. EEK sākotnēja verifikācijaManometru EEK sākotnējo verifikāciju veic saskaņā ar Direktīvu 71/316/EEK.6.1. Atbilstības pārbaudeŠīs pārbaudes gaitā pārbauda attiecīgā manometra atbilstību apstiprinātajam tipam.6.2. Verifikācijas testiŠos testus veic, izmantojot etalona manometrus, kuru kļūda nedrīkst pārsniegt verifikācijai iesniegto manometru maksimālās pieļaujamās kļūdas vienu ceturtdaļu (1/4).6.2.1. Kļūdu noteikšana.Manometra rādījumus pārbauda ne mazāk kā trijos punktos, kas vienmērīgi sadalīti pa mērījumu diapazonu.6.2.2. Histerēzes kļūdas noteikšana.Histerēzes kļūda jāpārbauda tikai manometriem, kas saskaņā ar 2.3. punktu spēj mērīt pieaugošu un krītošu spiedienu.Attiecīgā testa gaitā nolasa rādījumus pieaugošiem un krītošiem spiediena lielumiem ne mazāk kā trijos punktos uz manometra skalas, kas vienmērīgi sadalīti pa mērījumu diapazonu. Šis tests jāveic normālos ekspluatācijas apstākļos.--------------------------------------------------