измерения спектра трития [@Bahran1992; @Pontecorvo1948; @Pontecorvo1949]. Предлагаемый для данной работы счетчик имеет специальную конструкцию — выполняется из кварцевого стекла, с нанесением на внутреннюю поверхность тонкой углеродной пленки, служащей катодом [@Kuzminov1990; @Yants1994]. Цельнопаяный кварцевый корпус обеспечивает, по сравнению с традиционными методами изготовления пропорциональных счетчиков, радикальное улучшение надежности и стабильности работы счетчика, а также возможность работы со счетчиком в широком диапазоне температур — вплоть до 400 C.

Предварительный выбор конструкции счетчика и смеси следующий. Счетчик представляет собой кварцевую трубку $\varnothing$10 мм и толщиной стенки 1 мм. Тонкий ($\sim$1 мкм) слой пиролитического графита (катод) наносится на внутреннюю поверхность трубки разложением изобутана; в качестве анода используется центральная вольфрамовая нить $\varnothing$12 мкм. При заполнении смесью Xe-CH$_4$ и при давлении $\sim$1 атм токовый импульсный сигнал, снимаемый в пропорциональном режиме напрямую с анодной нити, имеет длительность порядка 20 нс по основанию 10%. Запись подробных (с шагом $\sim$1 нс) осциллограмм импульсов обеспечит разрешение по времени порядка 3–5 нс и, как следствие, даст возможность работать с высокой скоростью счета.

Отличительной особенностью предлагаемого эксперимента служит возможность долговременных измерений в условиях высокой скорости поступления событий — порядка …10$^6$ Гц. Возможность длительного стабильного набора данных с высокой скоростью счета распадов $^3$H в пропорциональном счетчике обеспечивается, с одной стороны, подбором условий работы счетчика 