Online teknik sayfa MCS100E CD SEOS ÇÖZÜMLERI - PDF
Download "Online teknik sayfa MCS100E CD SEOS ÇÖZÜMLERI"
1 Online teknik sayfa MCS100E CD
2 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS100E CD Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları burada belirtilenlere göre değişiklik gösterebilir. Uygun cihaz konfigürasyonunun seçiminde, bölgesel satış organizasyonumuz size gerekli desteği verecektir. Diğer cihaz modelleri ve aksesuar Ürün açıklaması MCS100E CD, 8 IR aktif gaz bileşenine kadar ekstraktif ölçümler için bir analiz sistemidir. Bir oksijen sensörü ile tamamlanabilir. Gaz, entegre bir gaz soğutucusuyla kurutulur; bu sayede özellikle SO 2, NO ve NO 2 için çok küçük ölçüm aralıkları gerçekleştirilebilir. Bir bakışta 8 IR aktif gaz bileşenine kadar ekstraktif ölçüm Opsiyonel olarak ilave oksijen sensörü Entegre soğutucu Gaz çıkış probu ya da analiz cihazında test gazı görevi Filtre temizlemesine yönelik gaz çıkış probunun geri yıkaması Emme ve çıkarma etkilerinin minimize edilmesi için daha hızlı ölçüm gaz değişimi Otomatik ölçüm yeri geçişi Avantajınız NO 2 ve SO 2 için son derece küçük ölçüm aralıkları NO ve NO 2 için seçilebilir ölçüm konvertör gerekli değildir Bir analiz cihazı ile çoklu gaz bileşenleri ölçümü 2 ANALIZ CIHAZI ÇÖZÜMLERI SICK Online teknik sayfa :04:13 Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır
3 Kullanım alanları Elektrik santrallerinde baca gazı denetimi Yakma tesislerinin denetimi Çok çeşitli endüstri tesisinde emisyon denetimi Ayrıntılı teknik bilgiler Sistem MCS100E CD Ölçülen parametreler CH 4, CO, CO 2, H 2 O, NO, NO 2, N 2 O, O 2, SO 2 Ölçüm prensipleri Gaz akış oranı Ölçüm mesafesi CH 4 CO CO 2 H 2 O NO NO 2 N 2 O O 2 SO 2 Parazit filtresi ilişkisi, Gaz filtresi ilişkisi, Zirkonyum dioksit sensörü 200 l/h l/h Uygulamaya bağlı ppm / ppm ppm / ppm Vol.-% / Vol.-% Vol.-% / Vol.-% ppm / ppm ppm / ppm ppm / ppm Vol.-% / Vol.-% ppm / ppm Talep halinde diğer ölçüm mesafeleri Tepki süresi (t 90 ) 200 s Uygulamaya bağlı Proses sıcaklığı 0 C C Ölçüm gazı sıcaklığı Giriş analiz sistemi: 0 C C Proses basıncı 900 hpa hpa Atmosferik Ortam sıcaklığı +5 C C Soğutma cihazı ile: +5 C C Ortam basıncı Elektrik güvenliği Koruma sınıfı IP 43 Analog çıkışlar Analog girişler Dijital çıkışlar Dijital girişler Arayüzler ve bus protokolü 900 hpa hpa CE 4 Çıkışlar: 0/ ma, 500 Ω Opto kutu üzerinde fiber optik kablo ile maks. 64 çıkış mümkündür 4 Girişler: 0/ ma Opto kutu üzerinde fiber optik kablo ile maks. 64 giriş mümkündür 12 Çıkışlar: 40 V, 1 A Opto kutu üzerinde fiber optik kablo ile maks. 64 çıkış mümkündür 4 Girişler: 50 V AC, 4 A / 24 V DC, 4 A Opto kutu üzerinde fiber optik kablo ile maks. 64 giriş mümkündür :04:13 Online teknik sayfa Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır ANALIZ CIHAZI ÇÖZÜMLERI SICK 3
4 A B C D E F Operasyon Kontrol fonksiyonları Sistem bileşenleri Opsiyonel RS-232 RS-485 RS-485 Ethernet Modbus RTU Modbus RTU (Opsiyon) PROFIBUS DP (Opsiyon) Modbus TCP (Opsiyon) Entegre kumanda ünitesi vasıtasıyla İki kullanım seviyesi, birisi şifreli Programlanabilir işlem programları Sıfır ve referans noktası için otomatik kontrol döngüsü Test gazı olmadan sapma kontrolü QAL3 için dahili kalibre filtresi (isteğe bağlı) Analiz cihazı kabini Çıkış probu Ölçüm gazı hattı, ısıtılmış Zirkonyum dioksit sensörü (oksijen ölçümü) Toplam organik karbon gaz analiz cihazı H I J K L M N O P Q R S T 4 ANALIZ CIHAZI ÇÖZÜMLERI SICK Online teknik sayfa :04:13 Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır