CEM İLDM-150 LAZERLİ MESAFE ÖLÇER KULLANIM KILAVUZU - PDF
Download "CEM İLDM-150 LAZERLİ MESAFE ÖLÇER KULLANIM KILAVUZU"
1 CEM İLDM-150 LAZERLİ MESAFE ÖLÇER KULLANIM KILAVUZU İÇERİK 1. Güvenlik talimatları 2. Çalıştırma 3. Başlangıç işlemleri 4. Ölçüm 5. Fonksiyonlar 6. Teknik bilgi 7. Hata kodları ve çözümlemeleri 8. Ölçüm şartları 9. Sınıflandırma 1. GÜVENLİK TALİMATLARI İzin verilen kullanımlar: Ölçme mesafeleri Hesaplama fonksiyonları, örn. alanlar ve hacimler Uygunsuz olan kullanımlar: Cihazı talimatsız kullanmak Belirli sınırların dışında kullanmak Güvenlik sistemlerini aktif dışı bırakmak ve tehlike etiketlerini ve açıklamaları sökme Kesin durumlar için özellikle izin verilmediği sürece, tornavida gibi malzemeler kullanarak cihazı açmak Ürünün dönüştürümünü ve düzenlemesini yapmak CEM Teknolojinin özel izni olmadan diğer üreticilerin donanımını kullanmak Ürün yapısına yapılan kasıtlı ve sorumsuz davranış,örneğin merdiven çıkarken, çalışan veya korumasız yüklemelerin veya makinelerin parçalarının yanında kullanırken gibi Doğrudan güneş ışığa doğrultmak Ölçme sahasının yetersiz güvenliği(örn.yolda veya inşaat alanların ölçme yaparken. vb.) Lazer sınıflandırması CEM, cihazın ön tarafından görünür lazer ışınları yayılır. Lazer ışınlarına sabit bir şekilde bakmayınız veya gereksiz yere diğer insanlara doğru doğrultmayınız. Gözlerin koruması göz kırpma refleksi de düşünülerek normal olarak sağlandı. UYARI!!
2 Dürbün ya da teleskop gibi optik bir yardımla ışınlara doğrudan bakmak tehlikeli olabilir. Optik yardım ile doğrudan ışınlara bakmayınız. UYARI!! Lazer ışınlarına bakmak gözler için tehlikeli olabilir. Lazer ışınlarına bakmayınız. Lazeri göz hizasının altında veya üstünde tuttuğunuzdan emin olun. 2.BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ Pilleri yerleştirme ve değiştirme: 1. Pil yuvası kapağını kaldırın. 2. Doğru uçlarını gözlemleyerek pilleri yerleştiriniz. 3. Pil yuvası kapağını tekrar kapatın 4. Ekranda sürekli olarak pil resmi yanıp sönüyorsa, pilleri değiştirin. 5. Yalnızca alkalili pil kullanın. 6. Paslanma tehlikesinden sakınmak için, uzun süre kullanım periyodundan önce pilleri çıkartın. Tuş takımı:
3 1. AÇ/ÖLÇ tuşu 2. Bluetooth/ zamanlama tuşu 3. Tek/devamlı mesafe ölçüm tuşu 4. Alan/hacim tuşu 5. Hafıza tuşu 6. Ekleme 7. Temizle/kapat 8. Referans tuşu 9. Eğim/seviye ölçüm 10. Dolaylı ölçüm 11. Çıkarma 12. Aydınlatma/birim tuşu 13. Yan ölçüm tuşu LCD Ekran 1. Lazer aktif 2. Referans seviyesi(ön) 3. Referans seviyesi(arka) 4. Referans seviyesi(tripood) 5. Referans seviyesi(son parça) 6. Alan/hacim Ölçme fonksiyonları -Alan ölçümü -Hacim ölçümü 7. Değişken dolaylı ölçme fonksiyonları -Tek Pisagor ölçme - Çift Pisagor ölçme - Çift Pisagor (bölümsel yükseklik) - Eğim ölçümü 8. Stake out fonksyonu 9. Pil durumu
4 10. Tek mesafe ölçümü 11. Sürekli ölçüm & maksimum ve minimum ölçüm 12. Cihaz arıza uyarısı 13. Tarihsel hafıza 14. Bluetooth 15. Zamanlayıcı 16. Eğim 17. Ara satır Ara satır Ara satır Özet bölümü 3. SIFIRLAMA İŞLEMİ VE AYARLAR Açma ve Kapama yapma MEAS Cihazı ve lazeri açma tuşu CLR Cihazı kapatmak için bu tuşa uzun basınız. Cihaz 3 dakika hareketsizlikten sonra otomatik olarak da kapanmaktadır. Temizleme tuşu CLR Son eylem iptal edilir ve veri ekranı temizlenir. Tarih belleği modundaysanız, tarih tuşu ile temizle tuşunu aynı anda basmanız hafızadaki tüm belleği silecektir. Refererans Seviye ayarlama Standart referans ayarlama cihazın arkasından yapılır. Ön kenarından seçim yapmak için bu tuşa basınız. Referans ayarları değiştiğinde özel bir bip sesi duyulur. Yeniden başlat yapıldıktan sonra, referans otomatik olarak varsayılan ayarlara dönecektir. Tripod Referansı kullanma Referans, bir tripod ile doğru ölçümler alabilmek için doğru olarak ayarlanmalıdır. Referans tuşuna uzun basarak tripod üstünde referansı kapatıp açabilirsiniz.
5 Çok fonksiyonlu uç kenar Cihaz aşağıdaki ölçme durumları için uyum saylayabilir. Bir uçtan ölçüm yaparken, konumlama desteğini yere sabitlenene kadar katlayınız. Bir köşeden ölçüm yaparken, konumlama desteğini yere sabitlenene kadar katlayınız, sonra destek kulpunu tam olarak katlamak için hafifçe sağa kaydırınız. Ekran Aydınlatma Ekrandaki UNIT tuşuna basmak açılabilir veya kapanabilir, kullanıcı karanlık bir ortamda olduğunda fonksiyonu çalıştırabilir. Değerler ekranda net şekilde görülebilir. Cihazın mesafe birim ayarları UNİT tuşuna uzun basmak bir sonraki birim tipini değiştirir. MESAFE ALAN HACİM m 0.000m m inç 0.000ft ft /16 inç 0.000ft ft ft 0.000ft ft / ft ft 3 4. ÖLÇÜM Tek mesafe ölçümü MEAS Lazeri aktif etmek için basınız. Mesafe ölçümünü çalıştırmak için tekrar basınız. Ölçüm değeri hemen ekranda görüntülenecektir. Bu tuşa uzun basarak sürekli lazer fonksiyonunu kapatıp açabilirsiniz. Veya anahtar tuşuna cihazı ve sürekli lazer işlemini kapatmak için basabilirsiniz. Eğer lazer sürekli modda ise, 3 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır. Sürekli lazer (MEAS) Ekranda Lazer aktif karakteri sürekli görünene ve bip sesini duyana kadar basınız. Anahtarın her ileri basımı bir mesafe ölçümünü ortaya çıkaracaktır. Sürekli ölçüm ile maksimum ve minimum mesafe ölçümü
6 Sürekli ölçüm fonksiyonu ölçümlerin aktarılması için kullanılır örn. İnşaat projelerinden. Sürekli ölçüm modunda, ölçüm aracı, üçüncü satırdaki ölçüm değerinin yaklaşık olarak her 5 saniyede güncellendiği yerlere taşınabilir. Minimum ve maksimum değerlere yakın değerler canlı olarak ilk ve 3. Satırda görüntülenir. Örnek olarak, kullanıcı, güncel mesafe sürekli olarak okunuyorken, duvardan gerekli mesafeye hareket edebilir. Sürekli ölçüm için, sürekli ölçüm göstergesi ekranda görünene kadar MAX/MİN tuşuna basınız. Fonksiyonu durdurmak için CLR veya MEAS tuşuna tekrar basınız. Fonksiyon, 100 kez ölçüm yapıldıktan sonra otomatik olarak sonlandırılır. FONKSİYONLAR Ekleme/Çıkarma (+) Bir sonraki ölçüm bir öncekine eklenir (-) Bir sonraki ölçüm bir öncekinden çıkartılır. (CLR) Son adım iptal edilir. (MAX/MİN)Tek mesafe ölçümüne geri dön Alan ölçümü Alan/hacim tuşuna basınız. Ekranda sembolü görünecektir. İlk uzunluk ölçümünü almak için MEAS butonuna basınız. Tekrar MEAS butonuna ikinci uzunluk ölçümünü almak için basınız. Alan ölçümünün sonucu ekranın 3. Satırında görüntülenecektir, bireysel olarak ölçülen değerler 1 ve 2. Satırda görüntülenecektir. Hacim ölçümü Hacim ölçümü için, Area/Volume tuşuna 2 kez, hacim ölçüm göstergesi ekranda görünene kadar basınız. Ardından
7 (MEAS) İlk mesafe ölçümünü almak için basınız.(örn. uzunluk) (MEAS) ikinci mesafe ölçümünü almak için basınız.(ör.genişlik) Önceden ölçülen değerlerden alan ölçüm sonuçları özet satırında görüntülenecektir.(örn.yükseklik) Değer ikinci satırda görüntülenir. Alan ölçüm sonuçları üçüncü satırda görüntülenir. İki önceki ölçüm değerleri 1 ve 2. Satırda görüntülenir. Dolaylı Ölçme Dolaylı ölçme bir mesafeyi 2 yardımcı ölçüm kullanarak belirler. Örneğin, bir binanın yüksekliği ölçülürken, aşağıdaki adımlar takip edilir: Tuşuna bir kere basınız. Ekranda işareti görünecektir. Ölçülen mesafe sembolde yanıp sönecektir. (MEAS) En üst noktaya doğrultun ve ölçmeyi başlatın bu hipotenüs uzunluğu kabul edilir. (MEAS) Yatay noktadaki mesafe sonucunu ölçmek için basınız. Fonksiyon sonucu özet satırında görüntülenecektir. Dolaylı Ölçme, 3 ölçüm kullanarak bir mesafe belirleme butona 2 kez basınız; ekran sembolünü gösterecektir. Ölçülen mesafe sembolde yanıp sönecektir. (MEAS) En düşük noktaya doğrultup ölçmeyi başlatın. İlk ölçüm sonrasındaki değer kabul edilir. Mümkün olduğunca cihazı yatay tutunuz. (MEAS) 2. Yatay noktadaki mesafe sonucunu ölçmek için basınız.
8 (MEAS) 3. En üst noktadaki mesafe sonucunu ölçmek için basınız. İşlem sonucu özet satırında görüntülenecektir. Tarihsel Bellek Tuşu önceki 20 kaydı ( ölçümler veya hesaplanan sonuçlar) ters sıra halinde gösterir. Bu kayıtlar arasında geçiş yapmak için + /- tuşlarını kullanınız. Tüm kayıtları tarihsel modda iken aynı anda Bellek ve Temizle tuşuna basarak silebilirsiniz. Zamanlayıcı (TİMER) Beş saniyelik bir erteleme için bu tuşa basınız. İstenilen zaman ertelemesine ulaşılana kadar basın ve basılı tutun(maksimum 60 saniye) veya erteleme süresini değiştirmek için + tuşlarını kullanın. (MEAS) Bu tuşa basın, ölçüme kadar olan saniyeler geri sayım ekranında görüntülenecektir. Son iki saniye yanıp sönecek ve bip sesi daha hızlanacaktır. Son bip sesinden sonra, ölçüm alınır ve değer görüntülenir. Bluetooth Açma / Ölçümleri Gönderme ( TİMER) Ekranda Bluetooth sembolü görünene kadar basılı tutunuz. Sonra bu cihazla bağlantı kurmak için telefonunuza bizim Meterbox APP yükleyerek kullanabilirsiniz. Telefon/pc ile Lazer mesafe ölçer arasında ilk bağlantı kurulurken, Cihazın pin kodunu içeren bir istek görüntülenebilir. Bu durumda telefon ve bilgisayarınıza 0000 kodunu giriniz. (TİMER) Ekranda Bluetooth sembolü kaybolana kadar tuşa basılı tutun. Cihaz kapanır kapanmaz Bluetooth kapanacaktır. Stake Out Fonksiyonu İki farklı mesafe( a ve b) cihaza girilebilir ve tanımlı ölçüm uzunluğu olarak işaretlenip kullanılabilir. Örn.Tahta çerçevelerin yapısında.
9 Stake out mesafelerini girme: Bu tuşa uzun basın ve seri ölçüm fonksiyonu ekranda görünecektir. (a) değeri, ve eş değer orta satır yanıp sönecektir. +, - tuşlarını kullanarak, istenilen seri ölçüm mesafelerine uydurmak için önce a sonra b değerlerini ayarlayabilirsiniz. Tuşlara basılı tutarak değerlerin değişme oranını arttırılır. İstenilen değere(a) ulaşıldığında, tuşu ile doğrulanabilir.(b) değer ve orta satır yanıp söner.( tanımlı a değeri otomatik olarak kabul edilir.)+,- eksi tuşları kullanılarak b değeri de girilebilir. Tanımlı b değeri tuşu ile doğrulanır. (MEAS) tuşuna basmak lazer ölçümünü başlatır. Ekran özet satırında son ölçüm mesafesini gösterir. Sonra Stake out satırında ilerledikçe görüntülenen mesafe azalır. Cihaz bir sonraki stake out noktasından 0.01m lik bir mesafede biplemeye başlar. Cihazın hangi yönde olduğunu gösteren ekrandaki okların tanımlı mesafeye ulaşabilmesi için hareket ettirilmesi gerekir. Stake out noktasına ulaşır ulaşmaz, bip sesi değişir ve orta satır yanıp sönmeye başlar. Fonksiyon istenildiği zaman CLR ve MEAS tuşlarına basılarak durdurulabilir. Eğim ölçme Eğim sensörü ±65 derece arasındaki eğimleri ölçer. Eğim ölçümü boyunca, cihaz çapraz bir eğim olmadan tutulmalıdır.(±10) Bu tuşa eğim sensörünü aktif etmek için bir kez basınız. Ekranda sembol görünecektir. Eğim değeri orta 1. Satırda görüntülenecektir. Eğim ve mesafeyi ölçmek için basınız. L mesafesi özet satırında gösterilir, α ve L ile hesaplanan A ve B mesafesi orta 2.ve 3. Satırda gösterilir. 6. TEKNİK BİLGİLER Teknik Özellikler Ölçüm mesafesi 0.05 den 70m ye*( 0.16 feet den 229,6 feet *e)
10 Ölçüm doğruluğu ±1.5mm (±0.006in) Ölçüm birimleri m, inç, feet Lazer sınıfı Class II Lazer türü 635 nm, 1mW Görüntülenen en küçük birim 1mm Eğim ölçümleri: ±65 Eğim ölçüm mesafesi doğruluğu ±0,5 Eğim sen. kullanarak dolaylı ölçme Eğim sensörü kullanarak açı ölçme Alan, Hacim hesaplamaları Pisagor kullanarak dolaylı ölçüm Ekleme/Çıkarma Sürekli Ölçüm Min/Max mesafe izleme Çok satırlı ekran ve aydınlatma Uyarı göstergesi Zamanlayıcı Lazer sürekliliği Stake out fonksiyonu Çok fonksiyonlu uç kenar Tripod vidası SPP destekli Bluetooth Bluetooth 3.0 edr Apple destekli Bluetooth Toza koruma/ darbe dayanıklılığı IP 54 Ölçüm hafızası 20 Tuş takımı tipi süper yumuşak dokunuşlu (uzun ömürlü) Çalışma sıcaklığı 0 santigrat dereceden 40 santigrat arası Hafıza sıcaklığı -10 ile 60 arası Pil ömrü ölçüme kadar Piller AA 1.5V (2 adet) Otomatik lazer kapama 30 saniye sonra Otomatik cihaz kapama 3 dakika sonra Boyutlar 135*53*30 mm Ağırlık 160g Gün ışığı fazla ise veya hedefin zayıf yansıtma özelliği var ise bir hedef plakası kullanın. Elverişli şartlarda (iyi hedef yüzeyi, oda sıcaklığı) 10 metrenin üzerinde, yoğun güneş ışığı, yetersiz yansıtıan hedef yüzeyi veya yüksek sıcaklık değişkenliği gibi elverişsiz şartlarda, 10m üzerindeki mesafe sapmaları ±0.15mm/m arasında artabilir. 7. HATA KODLARI ve ÇÖZÜMLEMELERİ Kod Sebebi Önlem 204 hesaplama hatası işlem tekrarı
11 208 sinyal alma zayıf, ölçüm hedef plakası kullanın süresi çok uzun, mesafe 50 m büyük 209 sinyal çok güçlü alındı hedef çok yansıtıcı(plaka kullanın) 252 sıcaklık çok yüksek cihazı soğutun 253 sıcaklık çok düşük cihazı ısıtın 255 donanım hatası cihazı birkaç kez açıp kapatın. Sembol hala görünüyorsa, teknik servisle irtibata geçin 8. ÖLÇÜM ŞARTLARI Ölçme Mesafesi Mesafe 35 metre ile sınırlıdır. Gece veya akşam karanlığında ve eğer hedef gölgede ise, hedef plakasız ölçme mesafesi artar. Gün ışığı süresince veya hedefin yetersiz yansıtma özelliği varsa, ölçme mesafesini arttırmak için hedef plakası kullanın. Hedef Yüzeyleri Su gibi renksiz sıvı veya tozsuz cama doğru ölçüm yaptığınızda ölçme hatası oluşabilir. Yüksek parlaklığı olan yüzeylere doğrultmak lazer ışınlarını kırabilir ve ölçme hatasına sebep olur. Yansıtıcı olmayan ve karanlık yüzeyler ölçüm süresini arttırabilir. Bakım Cihazı suya daldırmayınız. Yumuşak ve nemli bir bez ile tozlarından arındırın. Ağır temizlik malzemesi ve yoğun çözücüler kullanmayınız. Cihazı bir teleskop veya bir kamera gibi taşıyınız. 9. SINIFLANDIRMA
Leica DISTO A2 The original laser distance meter Kullanıcı Kılavuzu Türkçe Leica DISTO ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız. Güvenlik talimatları, işbu kullanıcı kılavuzu ekinde verilen broşürde
Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter Genel bakış 2 Teknik veriler 3 Cihazın Kurulumu 5 İşlemler 11 Mesaj Kodları 14 Bakım 15 Garanti 16 Emniyet talimatları 17 Leica DISTO D1 1 Genel bakış
Gün Simülasyonlu Akvaryum Kontrol Sistemi. Zed M4.... Kullanım Kılavuzu
Gün Simülasyonlu Akvaryum Kontrol Sistemi Zed M4... Kullanım Kılavuzu Tr 1 Zed M4 Kontrol Sistemi Hakkında Led Kontrol Sistemi Nedir? Led kontrol sistemi, led lerin istenilen zamanda istenilen parlaklıkta