KOI Fazla K2cr207'in ölçümü
Konu, 'Mesleki Deneyimleriniz' kısmında cevreciyiz tarafından paylaşıldı.
KOİ Tayininde Normalite seçiminde iki önemli husus oksidasyon gücü ve duyarlılık ile hesaplama kolaylılığıdır. Yapılan testler açık refluks metodunda 0.25 M FAS titrantı ve 0.0417 M K2Cr2O7 standardının yeterli duyarlılığı sağladığı ve. Aynı şekilde kapalı refluks metodnda ise 0.0167 M K2Cr2O7 standardı ve 0.1 M FAS Titrantı yeterli olduğunu göstermektedir. Düşük KOİ numuneleri için kullanılan standart ve titrasyon çözeltilerinin normalitelerini düşürerek tayin yapınız.
Örneğin 0.0417 M K2Cr2O7 standardını 0.00417 M K2Cr2O7 standardı olarak değiştirerek deney yapın ve 0.25 M FAS titrantınıda 0.025 M FAS titrantı olarak değiştiriniz.Yalnız bu seyreltme işlemlerni yaptıktan sonra cam malzemeden veyahutta atmosferden numuneye geçebilecek organik madde sebebebiyle çalışma sonuçlarına büyük değişiklikler meydana gelebilir.Bu bakımdan bu yöntemle çalışırken aşırı derecede itina gösterilmelidir. Hassasiyetin daha fazla olması isteniyorsa açık refluks metodunda daha fazla numune alınarak çürütme işleminden konsantre ediniz. 50 ml'den daha fazla olan numuneye bütün reaktifleri ilave edin ve toplam hacmi 150 ml'ye kondenser takılmadan atmosfere açık bir konumda numuneyi kaynatın.
KOI Fazla K2cr207'in ölçümü konusuna benzer içeriklerimiz
Daha fazla sığa ile ne yapılabilir?
endüstri sanayilerindeki atıksu arıtma (agır metal yoğunluğu fazla)
başlıktada belirttiğim gibi bir endüstri sanayisinde çalışıyorum ve bir arıza var hala sebebini çözebilmiş değilim sizce ne olabilir.?
yaklaşık günde 20 m3/gün olarak asidik - bazik/siyanürlü - alçılı su gelmektedir. ve bunlar ayrı havuzlarda dengelendiktesen sonra genel dengeleme havuzuna geliyor. ordan kogalasyon- nötr. - flok. - gelmekte ve burdan da çöktürme havuzuna geliyor....
İşletmedeki birden fazla kazanın ısıl gücü ve emsiyon izni
işletmemizde birden fazla (5) ısınma ve su ısıtma kazanları mevcut. Emiyon izni için kazanların toplam ısıl güçleri baz alındığını biliyorum. Ancak hangi yönetmeliğin neresinde yazıyor onu bulamadım.
Arıtmada fazla yağ ve Fazla KOI
Arkadaşlar fabrikamız taşınacak ve yeni taşınacağım OSB'de ki fabrikamıza kimyasal+biyolojik arıtma tesisi kuruldu. Arıtma tesisi kurulurken eski fabrikadan alınan numunelere göre tasarlanmış( ben yoktum o dönemde). Yeni fabrikada makinalardan çıkan yağlar direk arıtmaya gitsin isteniyor ve makinalarda yağ toplama işinin yapılması istenmiyor(eski fabrikada toplanıyordu) Lakin arıtma kurulurken...
Bir ağ mühendisine göre ‘fazla güzel’ :))
İş dünyasının sosyal medya platformu Linkedin kendini cinsiyet ayrımcılığı suçlamalarının hedefinde buldu. Suçlamaların nedeni ise geliştirici ağı platformu Toptal’ın, internet ağı mühendisliği sektörüne yönelik Linkedin’e verdiği reklamda kullanılan bir kadın fotoğrafı. Linkedin fotoğrafın bir ağ mühendisine göre ‘fazla güzel’ olduğu ve gerçek hayatı yansıtmadığı gerekçesiyle reklamı geri...