KUVÖZLER 1. KUVÖZ CİHAZLARINI SEÇMEK Kuvöz Tanımı Kuvözler prematüre olarak ya da sorunlu olarak doğan bebeklerin hayatı fonksiyonlarını yardım. - ppt indir
... konulu sunumlar: "KUVÖZLER 1. KUVÖZ CİHAZLARINI SEÇMEK. 1.1. Kuvöz Tanımı Kuvözler prematüre olarak ya da sorunlu olarak doğan bebeklerin hayatı fonksiyonlarını yardım."— Sunum transkripti:
KUVÖZLER 1. KUVÖZ CİHAZLARINI SEÇMEK
1.1. Kuvöz Tanımı Kuvözler prematüre olarak ya da sorunlu olarak doğan bebeklerin hayatı fonksiyonlarını yardım almaksızın devam ettirebilecek duruma gelmelerine yardımcı olan, bebeklerin anne karnında alıştıkları sıcaklığı, nem ortamını, antibakteriyel filtreden geçirilmiş temiz ve gerekli havayı girilen parametreler doğrultusunda sağlayan bebeğin izlenmesi ve bakımın olanak verecek şekilde dizayn edilmiş ses izalosyonuna sahip genellikle şeffaf, steril, elektronik donanıma sahip özel kutucuk olarak tanımlanabilir
ÖRNEK BİR KUVÖZ
KUVÖZLERLE NELER YAPILABİLİR Solunum problemi olan bebeklerin bakımı Riskli gebeliklerden doğan (şeker hastası, yüksek tansiyonlu, böbrek yetmezliği, kan uyuşmazlığı veya gebelik zehirlenmesi gibi) bebeklerin bakımı Doğumda oksijensiz kalan (asfiktik) bebeklerin takip tedavisi Akciğeri henüz olgunlaşmamış bebeklere akciğer geliştirici maddenin (surfaktan) solunum cihazı desteği uygulanması Enfeksiyonlu bebeklerin takip ve tedavisi İleri yaşta veya çok genç annelerin bebeklerinin takip ve tedavisi Sarılıklı bebeklerin fototerapisi/takibi ve kan değişimi gibi hastalıklar kuvözlerde tedavi edilmektedir.
1.2. Çeşitleri Kuvözler ilk olarak sabit ve transport kuvöz olarak ikiye ayrılmaktadır. Daha sonra koruma, bakım, izleme ve tedavi kuvözleri olarak çeşitlere ayrılmaktadır. Koruma: Bazı durumlarda yeni doğanı sadece dış etkilerden korumak amacıyla steril bir ortam gerekmektedir. Gelişim sürecinde dış yardım gerekmeden bu cihazlarda belirli bir süre tutulur. Bakım: Bu kuvözlerde yeni doğanların bakımları ve gelişimleri sağlanmaktadır.
İzleme: Bu kuvözlerde yeni doğanların hayati fonksiyonları izlenmekte vücut ısısı, kalp atışları, solunum durumları ve nabız atışları kuvöze entegre edilmiş diğer tıbbi aletlerle sürekli olarak kaydedilerek izlenmekte ve gerekli görülen durumlarda müdahale edilmektedir.
Gözlem penceresinden yeni doğanın izlenmesi
Tedavi: Bu kuvözlerde yeni doğanların solunumlarına yardımcı olmak için oksijen desteği, fizyolojik sarılık durumlarında fototerapi diye adlandırılan özel floresan ya da yeni nesil LED ışığıyla tedavileri yapılmaktadır. Bunların dışında yeni doğanların vücut ısılarını sabit tutmak veya yükseltmek için ısı yatakları diye adlandırılan üzerleri açık bebek yatakları da mevcuttur. Bu yataklarda fototerapi işlemi de yapılabilmektedir.
Gelişmiş izleme ve tedavi üniteleri ile donatılmış modern kuvöz
İyi dizayn edilmiş kuvöz odası
Kuvözler ve ortam aydınlatması
Lohusa odasında kuvöz Pencere yanına yerleşiminin yanlış olduğuna dikkat ediniz.
Kuvöz cihazında fototerapi
Transport Kuvöz Transport kuvöz taşıma sistemi standart olarak bir tane O2 silindiri, bir tane hava silindiri, bir adet serum askısı ve opsiyonel olarak yan silindir koruma rayı, resimde gösterildiği gibi diğer ilave cihazlar için taşıma tepsisinden oluşur. Sistem, darbe ve diğer sarsıntıların emilimi için dört adet amortisöre sahip olup kullanıcının pozisyonuna göre üç farklı kademede konumlandırılabilir. Çalışmalara ve teknik analiz uygunluğuna bağlı olarak kuvöze, diğer aksesuar modelleri ve ilave parçalar bağlanabilir
Transport kuvözün donanımları ve Gösterge Tablosu
Gösterge Tablosu Mikro işlemci kontrol paneli üzerinde ; Geniş LED göstergeler ile Ortam ısısı ve bebek cilt ısısı takibi, 60 dBA’nın altında ses seviyesi, Düşük ve yüksek hava ısısı, Hava sirkülasyonu arızası, enerji arızası, güç indikatörü, batarya şarjı, ısıtma seviyesi vb. için alarmlar bulunur.
Transport kuvözün besleme ünitesi Otomatik batarya şarjlı yaşam modülü ile 4 saate kadar kesintisiz nakliye vardır. AC 110 / 220 Volt çıkışı ve DC12 Volt, bataryalara zarar vermeden her iki voltajda da çalışmasını sağlar.
1.2.1. Ambulanslar İçin Taşıma Sistemi Ambulanslarda transport kuvözün bağlama sitemi iki şekilde mümkündür: 1.) Ambulanslar için kaldırılabilir bağlanma sistemi vardır. Bu bağlantı da kuvözün kilitlenerek güvenli bir şekilde taşınmasının sağlanması için geçici olarak araç zemine bağlanır.
2.) Sedye bağlantı da ise kuvöz, standart bir sedyeye geçici olarak bağlanır. Yeni doğan bebek taşındıktan sonra kuvöz sedyeden ayrılabilir. Ambulans infüzyon pompası, monitör gibi aksesuarlarla donatılmıştır.
Transport kuvözün uçakta taşınması için hazırlığı ve uçağa yerleştirilmesi
ISI YATAKLARI Bunların dışında yeni doğanların vücut ısılarını sabit tutmak veya yükseltmek için ısı yatakları diye adlandırılan üzerleri açık bebek yatakları mevcuttur. Bu yataklarda fototerapi işlemi de yapılabilmektedir. Bu yataklar, antibakteriyel temizleme kolaylığına sahip şeffaf malzemelerden üretilmişlerdir. Bebek, bu yataklarda annesinin yanında bulunabilir. Besleme ve bakımını yapmak için bu yataklardan bebeklerden alınabilmesi oldukça pratiktir.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 1. ( ) Kuvözler, sorunlu veya erken doğan bebeklerin tedavilerinin ve bakımlarının yapıldığı özel donanımlı cihazlardır. 2. ( ) Kuvözler, yeni doğan ünitelerinde bulunan sabit cihazlardır. 3. ( ) Kuvözler, sadece tedavi amacı ile kullanılan cihazlardır. 4. ( ) Yeni doğanların bazı durumlarda açık yoğun bakım yataklarında bakımları ve tedavileri yapılır.
5. ( ) Kuvözlerde yeni doğanın yattığı bölüm steril şeffaf malzemeden imal edilmiştir. 6. ( ) Kuvözler, sadece şehir şebekesinden çalıştırılabilir. 7. ( ) Yeni doğanın doğumhaneden yoğun bakım bölümüne ya da hastaneden hastaneye taşınmasını sağlayan kuvözler de mevcuttur. 8. ( ) Transport kuvözler ambulansta ve uçakta taşınabilecek şekilde dizayn edilmişlerdir. 9. ( ) Kuvöz cihazlarında fototerapi üniteleri de mevcuttur. 10. ( ) Kuvöz cihazları fabrika ayarları ile ömürlerinin sonuna kadar kullanılabilir. 11. ( ) Kuvöz cihazlarının bakımı ve kalibrasyonu iyi yetişmiş teknik ekipler tarafından yapılmaktadır. 12. ( ) Kuvöz cihazlarını kullanan sağlık ekibi, kullanılan kuvözle ilgili teknik eğitimden geçirilmelidir.
"KUVÖZLER 1. KUVÖZ CİHAZLARINI SEÇMEK. 1.1. Kuvöz Tanımı Kuvözler prematüre olarak ya da sorunlu olarak doğan bebeklerin hayatı fonksiyonlarını yardım." indir ppt
Benzer bir sunumlar TRANSPORT KÜVÖZ. Kuvözler, prematüre ya da sorunlu olarak doğan bebeklerin izlenmesi ve bakımına olanak verecek şekilde dizayn edilmiş şeffaf, ısıtıcılı,
KAL İ BRASYON C İ HAZLARI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Test Ve Kalibrasyon Laboratuvarı.