Anasayfa » Ürün Grupları » Ölçü Ve Test Cihazları » AKÜ TEST CİHAZLARI » HIOKI 3554
Batarya/Akü Test Cihazı
Tek Bir Cihazla UPS Bataryalarının Komple Teşhisi
· 060 V Akülerin Ölçümü
· %0,08 Ölçüm Doğruluğu
· 3 Ohm a Kadar Empedans Ölçümü
· Otomatik Durdurma ve Otomatik Veri Kaydı İmkanı
· Gürültülerden Etkilenmeme Özelliği
· 4800 Adet Veri Kaydı
· Karşılaştırma özelliği (Geçti/Kaldı Testi)
· PC Arayüzü, Otomatik Kapanma
· Hızlı ve Güvenilir Ölçüm
· Ergonomik ve Kompakt Dizayn
· Sıcaklık Ölçümü Özelliği(Opsiyonel)
· Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Prob Tipleri
· Japon Teknolojisi, 3 Yıl Garanti
Bataryaların sürekli olarak şarj edilmesi ile iç empedanslarında bozulma durumu gözlenebilir. İç hücrelerde gözlenebilecek bir kısa devre durumunda gerilim düşmesi, fazla ısınma veya bataryanın komple kullanılamaz hale gelmesi gözlenebilir. Bunların en kötüsü, bu problemler insan sağlığını tehlikeye atacak yangın veya diğer kazalara neden olabilir.
Kurşun Asit Bataryaların Ömürlerinin Tayininde Yeni Standart
Hioki 3554 Batarya Test Cihazı ile UPS lerinizin içerisindeki bataryaları veya herhangi benzer tipteki bataryaları test edebilirsiniz. Bataryanızın mevcut gerilim seviyesi ile iç empedanslarının, etiket veya yeni bataryaların değerleri ile karşılaştırması yapılarak bataryanın ömrü hakkında teşhis yapılabilirsiniz.
Otomatik Sonuç Durdurma ve Otomatik Kaydetme özelliği ile hiçbir tuşa basmadan sonuçları cihazın hafızasına kaydedebilirsiniz. Bu özellik UPS lerin içerisinde bulunan çok sayıdaki bataryayı hızlı bir şekilde test etmenizi sağlayacaktır.
UPS Bataryalarını Test Ederken Bataryayı Sökmeli miyim?
Hioki 3554 ün ortalama metodu ile ölçüm yapması sayesinde anlık olarak oluşabilecek piklerden etkilenmeme özelliği sayesinde direk olarak UPS in içinde bataryalar bağlı iken ölçüm yapabilirsiniz. Bu özelliği ile Hioki 3554 Batarya Test Cihazı Gürültülerden Etkilenmemektedir.
Bataryaların Teşhisini Yaparken Neye Göre Karar Vereceğim?
Bataryaların ömürleri onların kullanım sıklığı ile ilgilidir. Yandaki grafik bataryanın şarj süresi ve şarj kapasitesi ile iç empedansı arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Grafikten görülebileceği gibi bataryanın iç empedans arttıkça şarj olma süresi ve şarj kapasitesi düşmektedir. Batarya testi bir yük üzerinde tüm şarj boşaltılarak ne kadar sürede bataryanın boşaldığına bakılarak yapılabilir. Ancak bu method çok zaman almakla beraber bataryaların sökülmesine ihtiyaç duyar. Başka bir method ise bataryaların iç empedansını ölçerek yeni bataryaların verileri ile veya bataryanın etiket değeri ile karşılaştırmaktır. Bu yöntem çok daha hızlı, kolay ve güvenilir bir yöntemdir.
İç Empedans ölçümü basit bir direnç ölçümü müdür?
Bataryalar içyapıları itibariyle yalnızca dirençlerden oluşan sistemler değildir. Yandaki şekilde görüldüğü gibi içlerinde direnç, indüktans ve kapasitans bulundurmaktadırlar. Dolayısı ile yalnızca direnç ölçümü yapılarak batarya hakkında fikir sahibi olunamaz.