FLIR SC450 ve SC650 Ar-Ge Modeller
640x480 piksel yüksek çözünürlüklü dedektörü ile FLIR T650sc görüntüleri berrak ve anlaşılır biçimde alarak kolay anlaşılmasını ve bu sayede sonuçların çok daha yüksek doğrulukla yorumlanması sağlar. Eğer daha düşük çözünürlüklü modellere ihtiyaç duyulursa kullanıcılar 320 x 240 piksel T450sc tercih edebilirler.
T650sc 0.03°C ye kadar olan sıcaklık farklılıklarını görmenizi sağlar.
Üstün ölçüm hassasiyeti
+/- 1ºC or +/- 1% lik yüksek doğruluk derecesiyle termal görüntü üzerindeki duyarlılığınızı artırır
Esnek IR birim
Esnek IR birimi ile size büyük esneklik ve ölçümleriniz sırasında en rahat pozisyonu alabilmenize imkan sağlar.
Geniş ve parlak LCD ekran
Yüksel kalite LCD ekranı net ve anlaşılır görüntü imkanı sağlar.
Yüksek kalite görsel kamera
Yerleşik görsel kamera her koşul altında berrak gerçek görüntüler sağlar.Görüş alanı IR-lenslere uyum sağlar.
Radyometrik IR video aktarımı
FLIR yazılımı kullanılarak 16 bit radyometrik video PC'ye aktarılabilir
Infrared görüntü üzerindeki sıcak noktayı alandaki gerçek fiziksel hedefle ilişkilendirmenize yardımcı olur.
Digital video arayüzüne kolayca erişim, Harici cihazlar için USB bağlantısı, PC ile iletişim için USB2 bağlantısı ve kamera üzerinden pili sarj edebilmek için direk bağlantı imkanı.
Gerçek ve radyometrik olmayan termal görüntüyü MPEG-4 video dosyası halinde kayıt eder.
FLIR Termal birleşme
Daha iyi analizler yapabilmek için görsel ve infrared resimleri birleştirir.
Gerçek görüntü üzerinde termal görüntü alanı oluşturu. Bu alan hem hareket ettirilebilir hem de yeniden boyutlandıralabilir.
LCD dokunmatik ekran, etkileşim ve kullanıcı konforunu yeni bir düzeye yükseltir. Arkadan aydınlatmalı büyük düğmeler ve joystick sayesinde kullanımı çok kolay.
Sadece dokunmatik ekrana çizerek, denetlenen nesnenin termal görüntüsüne çizim ekleyebilirsiniz.
Metin yorumları bir liste üzerinden seçilebilir. Bluetooth kulaklık ile sesli kaydı yapılabilir
FLIR T450sc ve T650sc 1-8x digital yakınlaştırmaya sahiptir.
FLIR ResearchIR her SC-seti ile beraber gönderilen standart bir yazılımdır
FLIR'a özgü özellikler
Multi Spektral Dinamik Görünteleme (MSX)
MSX görüntüleme modu ile daha önce hiç olmadığı kadar detaylı görüntüleme imkanı yakalayın.
Görüntü üzerine çizim
Termal görüntü üzerinde, problemli alanları direkt olarak işaretleyin..
Araştırma yaptığınız nesne üzerinde sürekli otomatik odaklama yapar.
FLIR T450sc FLIR T650 sc
Dedektör / IR çözünürlük
Görüntü frekansı 60 Hz 30 Hz
Odak Mekanizması Otomatik (tek tuş) veya manuel Sürekli, tek tuşla ve manuel
Sıcaklık aralığı -20°C +1500°C -40°C +2000°C
Termal Duyarlılık <40 mK @ 30 °C <30 mK @ 30 °C
Görüş Alanı (FOV) / Min odak mesafesi 25º x 19º / 0.40m 25º x 19º / 0.25m
Spektral Aralık 7.5 to 13 µm 7.5 to 14 µm
Uzamsal Çözünürlük 1.39 mrad 0.69 mrad
Ekran 3.5" parlak dokunmatik LCD 320x240 piksel 4.3" parlak dokunmatik LCD 800x480 piksel
Ölçüm fonksiyonları 5 adet spotmetre, 5 adet Alan ( Maks./Min./Ort.) otomatik olarak sıcak-soğuk yerleri gösteren noktalar 10 adet spotmetre, 5 adet Alan ( Maks./Min./Ort.) kutu, daire veya çizgi içindeki maks./min. değerleri ve yerlerini gösteren
Arayüz / video çıkışı USB-mini, USB-A, Bluetooth, Wi-Fi, komposite video USB-mini, USB-A, Bluetooth, Wi-Fi, Digital Video Çıkışı, HDMI compatible
Ağırlık / Boyut 0.88 kg / 106 x 201 x 125 mm 1.3 kg / 143 x 195 x 95 mm
Digital yakınlaştırma 1-8x sürekli
Görüntü modları Termal (Seçilen renk skalasıyla), Gerçek, Resim içinde resim (Boyutlandırılabilir ve hareket ettirilebilir), Termal birleştirme(set değerinin üzeri / altı / aralık), küçük resim galerisi, MSX
Alarm Sesli/Renkli alarm
Palet seçenekleri Kutup, Gri, Demir, Lav, Gök kuşağı ve Gökkuşağı HC
Doğruluk ±1°C veya ±1%
Görüntü Depolama Termal / Gerçek görüntü birlikte, Standart JPEG olarak, 24 saat süresince 7 sn. aralıklarla sadece termal, 14 sn. aralıklarla termal/gerçek görüntü kaydı
Açıklamalar Görüntü başına 60 sn. (bluetooth ile), Yazılı veya Çizimle ( Dokunmatik ekran üzerinden)
Video Kaydı Radyometrik olm. MPEG-4 formatında SD karta, Radmetrik video USB ile PC'ye, sıkştırlmamış renkli olarak Termal/Gerçek video MPEG-4 formatında Wi-Fi ile ya da USB ile
Pil / Pil ömrü Lityum - İyon / T450sc - 4 saat, T650sc - 2,5 saat
Koruma sınıfı / Darbe / Titreşim IP 54 / 25g / 2g
Çalışma sıcaklık aralığı 15°C - +50°C
Depolama Sıcaklık aralığı 40°C - +70°C
FLIR SC5000 serisi en küçük sıcaklık farklılıklarının algılanması için soğutmalı İndiyum-Antimon dedektöre sahiptir. 2.5 - 5.1 µm dalga boyunca çalışır. Civa-Kadmiyum Tellür dedektör seçeneği de mevcut olup, 3.7 - 4.8 µm dalga boyunda çalışır.
SC5000 serisinin 640 x 512 piksellik modeli berrak görüntüler elde edilmesine olanak tanır. Uygulamalara göre eğer bu çözünürlük seviyesi çok fazla ise 320x256 piksel opsiyonu da bulunur.
20 mk termal hassasiyetle görüntü üzerindeki en küçük detay ve sıcaklık farklılıklarını yakalayın
Ultra yüksek yakalama hızı
Modele ve dedektör tipine bağlı olarak FLIR SC5000 serisi 31.7 kHz'lik termal görüntü aktarımına sahiptir
Entegrasyon zamanı nanosaniyeler mertebesinde ayarlanabilir. Akıllı harici tetikleme anlık görüntülerin dedekte edilebilmesi için entegrasyon zamanı ile senkronizasyon imkanı sağlar.
Sıcaklık aralığını genişletme (TRE  Temperature Range Extension)
SC5000 kameralar dört ayrı tanımlı sıcaklık aralığından veri toplayabilir. Dört farlı sıcaklık aralığından toplanan veriler, gerçek zamanlı tek bir veri altında birleştirilebilir ve bu veri kayıt altına alınabilir ya da gösterilebilir. Ayrıca görüntünün dinamik aralığı da 14-bit ile 16 bit arasında arttırılabilir.
FLIR SC5000 serisi standart çıkarılabilir, motorize 4 döner filtresi bulunur. Bu sayede elektro manyetik spekturumun çok dar bir kısmında kalan etkilerin dedekte edilmesini sağlar.
FLIR SC5000 serisi çoklu vdeo çıkışı fonksiyonlarına sahiptir.
 Analog  Komposite (BNC)
 Dijital  CameraLink
 Dijital  Gigabit Ethernet
SC5000 kameraya yerleştirilmiş IRIG zamanlıyıcı kamera başlık bilgisinde zamanı doğrular. IRIG bilinen bir referans zamanına göre senkronize edilebilen standart zaman kodlayıcı olup son versiyon olan IRIG-B 1KHz taşıyıcı frekansında yıl, saat, dakika, saniye verilerini her saniye güncelleyerek şifreler.
SC5000 serisi motorize odaklamaya sahiptir. Sadece otomatik odaklama değiğl ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere hızlı manuel odaklama seçeneğine sahiptir.
FLIR SC5000 serisi modeler Ar-Ge faaliyetlerinde rahatça kullanılabilmesi için kompakt ve hafiftir.
CNUC net görüntü ve doğru ölçüm sağlayan özel bir kalibrasyon prosesidir.CNUC, tek tip olmayan düzeltmeleri yapmaya ihtiyaç duymadan esnek entegrasyon zamanını ayarlama imkanı verir. Ayrıca CNUC kalibrasyonu ile ortam sıcaklık değişimlerinden etkilenmeden istikrarlı bir şekilde doğru ölçüm almaya devam eder.
DRX  Dinamik Aralığı Genişletme (DRX - Dynamic Range Extension)
DRX dört farklı kullanıcı tarafından rastgele tanımlanmış sıcaklık aralıklarından termal verilerin alınmasını sağlar, ardından dört sıcaklık aralığından elde edilen verileri gerçek zamanlı tek bir veri de birleştirir.Dinamik aralığı 14-bit ten 16-bit e genişletir.
FLIR SC5200 FLIR SC5500 FLIR SC5600/5650
170Hz (windowing ile 11kHz)
183 Hz (windowing ile 31.7 kHz) 100 Hz (windowing ile 3.425 kHz)
Piksel boyutu 30µm 30µm 15µm
FPA windowing 160x128 / 64x120 / 64x8 Keyfi boyut ve konum
Keyfi boyut ve konum
Optik seçenekler 27mm (dahili) - 20°x 16°
12mm - 45°x 36°
54mm - 10°x 8°
100mm - 5.5°x 4.4°
0.5X Mikroskop - 60µ
1X Mikroskop - 30µ
3X Mikroskop - 10µ 27mm (dahili ) - 20°x 16°
0.5X Mikroskop - 30µ
1X Mikroskop - 15µ
3X Mikroskop- 5µ
Odaklama mekanizması Motorize ve otomatik
Termal Hassasiyet (NETD) <20mK
Dalgaboyu / Dinamik Aralık / Spektral tepki Kızılötesi spektrumda orta bölgede / DRX ile16 bit / 2.5-5.1 µm
Arayüz GigE, Camera Link, Komposite ve S-Video
Standart Kamera 5ºC 300ºC
Opsiyonel Kamera -20ºC'den 50ºC'e / -280ºC'den 1500ºC'e
Fonksiyonlar Dahili IRIG - B zamanlayıcı, Tetikleme opsiyonları, Lab View Uyumluluğu, Mat Lab Desteği
Modele ve dedektör tipine bağlı olarak FLIR SC7000 serisi 62,000 Hz'lik termal görüntü aktarımına sahiptir
SC7200-7500 / SC7300 SC7300L / SC7900VL SC7600-7650 /SC7700 SC7750L
Kızılötesi spekturumdaki dalgaboyu Orta dalga Uzun dalga Orta dalga Uzun dalga
InSb / MCT MCT InSb (SC7650) / MCT MCT
Piksel Çözünürlüğü 320x256 320x256 640x512 640x512
Piksel boyutu 30µm
30μm 15μm 16μm
Spektral Aralığı 1.5 - 5.1 µm (InSb için) 3.7 - 4.8 µm (MCT için) 7.7 - 9.3 µm (SC7300L için) 7.7 - 11.5 µm (SC7900VL için) 1.5 - 5.1 µm (InSb için) 3.7 - 4.8 µm (MCT için) 8.0 - 9.4 µm
Termal hassasiyet ( NETD) <20mk - InSb / <25mk - MCT <20mK / <25mK <20mK / <25mK <30mK
Standart Kamera Kalibrasyon aralığı 5ºC 300ºC InSb
5ºC 150ºC MCT 5ºC 300ºC InSb
5ºC 150ºC MCT 5ºC 150ºC MCT
Opsiyonel kamera Kalibrasyon aralığı -20°C 300ºC / -20ºC 150ºC
5ºC 1500ºC / 5ºC 500ºC
2500ºC'e kadar / 1500°C'e kadar
3000ºC'e kadar (sadece InSb) -20ºC 150ºC
SC7900VL ile -80°C'nin altına -20°C 300ºC / -20ºC 150ºC
5ºC 1500ºC / 5ºC 150ºC
Digital görüntü yakalama hızı
InSb: 170 Hz - 380 Hz
( 11 kHz - 31.8 kHz windowing ile)
MCT: 230 Hz
( 25 kHz kHz windowing ile)
( 25 kHz windowing ile)
InSb: 100 Hz
( 3.425 kHz windowing ile)
MCT: 120 Hz
( 3.0 kHz windowing ile )
(62 kHz windowing ile)
Kontrol ve Digital veri çıkışı GigE, Camera Link GigE, Camera Link
( SC7650E hariç)
Optik seçenekler 12mm - 44°x 36° (SWB hariç)
25mm - 22°x 17°
27mm - 20°x 16° in SWB
50mm - 11°x 8.8°
200mm - 2.75°x 2.2°
Yaklaştırma x1 - 9.6x7.7mm (SWB hariç)
Yaklaştırma x3 - 3.2x2.6mm ( SWB hariç)
Close up x1 - 9.6x7.7mm WD 300mm (SWB hariç) 12mm - 44°x 36°
Yaklaştırma x1 - 9.6x7.7mm
Yaklaştırma x3 - 3.2x2.6mm 12mm - 44°x 36° (SWB hariç)
Yaklaştırma x1 - 9.6x7.7mm WD 300mm (SWB hariç) 12mm - 44°x 36°
Yaklaştırma x3 - 3.2x2.6mm
Doğruluk +/-1% veya +/-1°C
Dinamik aralık / Analog video 14 bit, 16 bit DRX ile / Analog veri girişi / Kompozite veya analog
Odaklama Tetikleme seçenekleri, SDK desteği, Lab View uyumluluğu, MatLab desteği
Opsiyonel seçenekler Motorize odak/ Otomatik odak/ Dahili IRIG - B Zamanlayıcı