Bio Sistemleri : WTW-OXITOP IS 6/12
OxiTop® sistemi, oksijen basıncının azaltılması ve numune şişesinde üretilen CO₂'nin NaOH ile emilmesi suretiyle kirlenmemiş atıksu numunelerinden BOD ölçümü için tasarlanmıştır.
Seyreltme serisi olmadan kolay taşıma, yerleşik ölçüm değer belleğiyle veri güvenliği ve derhal kullanım için uygundur.
Rutin ölçümler için 6 veya 12 ölçüm noktası için komple paketler:
OxiTop® ile BOD ölçümü, kapalı bir sistemdeki basınç ölçümüne dayanır: Numunedeki mikroorganizmalar oksijeni tüketir ve işlem sırasında CO2 üretir. NaOH ile emilir. Bu, vakum basıncına neden olur; bu basınç, mg / l BOD'de ölçülen bir değer olarak saptanabilir.
Kullanılan numune hacmi, tam BOD'nin çalışması için ne kadar oksijen bulunduracağını düzenler. Farklı hacimlerde, 4000 mg / l BOD'a kadar ölçüm aralıkları ölçülebilir.
OxiTop® kafaları (besleme ve çıktı arasında ayırt etmek için yeşil ve sarı) AutoTemp fonksiyonuna sahiptir: Numune sıcaklığı hala çok soğuksa, ölçümün başlangıcı, sabit bir sıcaklığa ulaşılana kadar otomatik olarak ertelenir, ancak en az 1 saat süreyle gecikir .
5 ölçüm değerinin otomatik olarak kaydedilmesine (günde 1 değer) ek olarak, kontrol değerleri veya ölçümlerinin zamanla izlenebilmesi için (uzun vadeli), bu 5 gün geçtikten sonra diğer ölçülen değerleri elle de okuyabilirsiniz.
OxiTop® IS, kullanıma hazırdır, çünkü her zaman aksesuar dahil olmak üzere ürün setleri size sağlayacaktır.
Ölçüm aralığı 0 ... 40 digits (Görüntüleme Birimleri)
Ölçekleme faktörü ile dönüşümden sonra eşittir
Geri dön: Bio Sistemleri