EPİLASYON CİHAZI KULLANIM KILAVUZU - PDF
Download "EPİLASYON CİHAZI KULLANIM KILAVUZU"
1 EPİLASYON CİHAZI KULLANIM KILAVUZU Model : EPIGOLD Classic Blend Sayın kullanıcı ; Öncelikle cihazımızı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazımızı kullanmadan önce kullanım kitapçığını okumanız sizin açınızdan faydalıdır.
2 Aksesuarlar : - İğne probu - Ayak pedalı - Blend probu ( opsiyonel bileklik) - 220V güç kablosu Cihazın ve Aksesuarların fotoğrafları
3 Taşıma ve Nakliye : Ürün ambalajlı olarak elinize ulaşır, Nakliye esnasında veya bir yerden başka bir yere taşınmasında cihaz dikey olarak taşınmalı ve sert yüzeylere çarpması önlenmelidir. Islak ve Nemli zeminlerden aşırı sıcak ve soğuk ortamlardan koruyunuz. Kullanım Alanları :
4 Hastaneler, Poliklinikler, Güzellik Merkezleri, Güzellik Salonları, Kuaför v.b. işyerlerinde kullanılabilir. Kullanım Ömrü : Sanayi Bakanlığının ilgili yönetmelik gereği kullanım ömrü 10 yıldır. Çevre koruma : EEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR Paketlemede kullanılan materyaller çevre koruma düzenine göre düzenlenmiştir. Kullanmadığınız materyaller olduğunda lütfen geri dönüşüm noktalarına ulaştırınız. Periyodik Bakım : Cihazı kullanmadan önce Ayak pedalı ve İğne probunun çalıştığından emin olunuz. Cihaz için periyodik bakım gerekmemektedir. Cihaz da herhangi bir sorun oluştuğunda servise haber veriniz. Yetkisiz kişilere cihazınızı elletirmeyiniz. Bakım Temizlik : Cihazınızın fişe takılı olmadığından emin olunuz. Cihazınızı hafif nemli bir bezle siliniz. Cihazınızın temizliğinde kimyasal maddeler kullanılmamalı, ön panele alkol veya türevi maddelerle temas ettirilmemelidir.
5 GÖSTERGE TABLOSU On-Off anahtarı. Cihazı açmak ve kapamak için kullanılır. ( Cihazın arka tarafındadır.) 1- DISPLAY ekran. Çalışma süresini görmenize yarayan ekrandır. 2- START butonu. Cihazı hazır posizyona getirir ve DISPLAY ekranındaki saati devreye sokar. 3- PAUSE butonu. Çalışan saati dondurur.cihazın çıkışını keser. 4- RESET butonu. Çalışan saati sıfırlar.cihazın çıkışını keser. 5- TIMER Otomatik pedal kullanım süresini ayarlar. 6- POWER Çıkış gücünü minumum ve maximum arasında ayarlar. 7- BLEND LEDİ. Blend sürekli aktiftir.çıkış gücüne bağlı olarak azalır veya artar. NÖTR elektrot yuvası hemen altındadır. 8- ÇIKIŞ LEDİ. Verilen gücün şiddetine bağlı olarak yanar. İĞNE PROBU yuvası hemen altındadır. 9- PEDAL LEDİ. Pedal yuvası hemen altındadır CLASSIC BLEND (İĞNELİ EPİLASYON ) CİHAZININ ÇALIŞMA TALİMATI Bu cihaz iğneli klasik epilasyon cihazı olarak imal edilmiştir. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI :
6 1- Cihazın fişi prize, pedal uygun konnektöre, iğne veya cımbız probu da çıkış konnektörüne takılır. 2- Cihazın arkasındaki anahtar ON durumuna alınır. 3- Her iki dokunmatik anahtar RESET ve PAUSE durumundan START durumuna getirildiğinde, zaman saati çalışmaya başlar ve cihaz çıkış verir. Zaman ilerledikçe TIMER dakika olarak çalışma zamanını saymaya başlar. Çalışmaya herhangi bir sebeple ara vermek gerekirse ; sağdaki anahtar PAUSE durumuna getirilir. Böylece TIMER durur, cihaz çıkış vermez tekrar START a alındığında, zaman kaldığı yerden devam eder.çalışmayı durdurmak için RESET anahtarına basılır.cihaz çıkış vermez. 4- MANUEL ÇALIŞMA: Pedala basıldığı müddetçe çıkış ışığı yanar ve çıkışa bağlı prob ucundaki iğneye veya cımbıza yüksek frekanslı ( Radyo Dalgalı ) akım gelir. Pedaldan ayak kaldırılınca akım kesilir, tekrar basıldığında akım geri gelir ve işlem böylece yapılmış olur. Yalnız iğneli çalışmada, ayak pedalının kullanımında zaman alışkanlığını sağlamak veya periyodik olarak ayak pedalına basıldığında akımı kesmek için cihaza otomatik bölümü eklenmiştir. 5- OTOMATİK ÇALIŞMA : TIMER ayarı ile istenilen zaman, saniye üzerine getirilip ayak pedalına basıldığında, ayak pedalından ayak kaldırılmadığı halde akım ayarlanan saniye kadar çıkışa akım verir ( çıkış lambası yanar ) ve zaman bittiğinde akım kesilir ( lamba söner ). Devam etmek için ayak,pedaldan kaldırılıp tekrar pedala basıldığında aynı çalışma ayarlanılan zamana göre devam eder ve yine akım kesilir. Tekrar tekrar bu işleme devam edilir. 6- BLEND : Galvanik akımın karışımıdır. Çıkışa bağlı olarak artar azalır.blend aktif olabilmesi için nötr probu kullanılması gerekmektedir.nötr probu uygulama yapılan kişinin avuç içinde tutulması gerekmektedir. NOT: Otomatik kullanımda ayarlanılacak süre, tecrübe kazanıldıkça tam olarak tesbit edilir. RESET anahtarı TIMER displayını sıfırlar. PAUSE anahtarına basıldığında TIMER ekranı zamanı durdurur, start tarafına getirildiğinde zaman çalışır. DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 1. Cihazın takılacağı priz tam topraklı olmalıdır. Gerekirse bir elektrik teknisyeni tarafından toprak hattınızı kontrol ettiriniz. Cihazın fişi ıslak elle prize takılmamalıdır. 2. Cihaz ön paneli alkolle veya alkol içeren solüsyonlarla silinmemelidir. 3. Cihaz üstüne sıvı veya katı herhangi bir madde konulmamalı veya bulundurulmamalıdır.
7 4. Cihaz açıldıktan sonra bütün göstergeler kontrol edilmeli aksi takdirde teknik servise arıza bildirilmelidir. 5. İğne probu ve pedalı uygulama öncesi test etmek gerekir. 6. Epilasyon yapılacak bölgelerde veya hastanın üzerinde metal eşya veya takı bulundurulmamalıdır. 7. Hekim kontrolünde kullanılması tavsiye edilir. 8. Nötr çıkışı kalp pili olan insanlarda kesinlikle kullanılmamalıdır. 9. Vücudun da Metal, Protez veya platin olan insanlarda ağızda bakır tadı hissedilebilir. 10. Cihazla uygulamanız bittiğinde cihazın arkasındaki anahtardan cihazınızı kapatınız Cihazın bakanlıkça tespit edilen ve ilan edilen yedek parça bulundurma süresi 10 yıldır. Buna paralel olarak tavsiye edilen kullanım ömrü de 10 yıldır.