HART® iletişimli akım döngüleri için alan göstergesi - DIH50, DIH52 - WIKA Türkiye
Veri sayfası AC 80.10
HART® iletişim aracılığıyla HART®master ve transmitter arasında otomatik ölçüm aralığı konfigürasyonu
-9999 .... 99999 / bar grafik gösterge aralığı
Birimler ve çeşitli durum mesajları için gösterge
- model DIHxx-B: kendinden emniyetli
- model DIH5x-F: aleve dayanıklı muhafaza
HART®: İkincil master fonksiyonu ve çok bağlantı kapasitesi (DIH52, DIH62 modelleri)
DIH serisi alan göstergeleri, ilave olarak, bağlanmış transmitter ile kontrol odası arasında birleştirilmiş bir HART® iletişim de sunabilen 4 ... 20 mA akım döngüsü göstergeleridir. Dolayısıyla gösterge aralığı ve birimler bağlı olan HART® transmitter ayarlarına bağlı olarak otomatik bir şekilde elde edilmektedir.
Sıcaklık ve basınç için yaygın birimler fabrikada ayarlanır. İlave olarak “kullanıcı birimi” de serbestçe programlanabilir.
Bu alan göstergesi ile MIN ve MAKS. Değerler ile beraber aralık alarmlarını görüntülemek te mümkün olmaktadır. Ayrıca bağlı transmitterlerden akım hata sinyalleri de tespit edilip görüntülenebilmektedir. Gösterge her türlü 4 ... 20 mA transmitter ile bağlantılı olarak kullanılabilir.
Alan göstergeleri sonuçta 3 V’dan daha az bir voltaj kaybı ile doğrudan 4 ... 20 mA akım döngüsünden enerjilenmektedir
Alan göstergeleri doğrudan bir duvar üzerine monte edilebilirler. 1 ... 2" çapında borulara bağlantı için opsiyonlu olarak boru montaj kiti de mevcut bulunmaktadır.
Ayrıca diğer uygun mahfazalara montaj için DIHxx-B, DIHxx-Z modelleri temel modüller de ayrı ayrı mevcut bulunmaktadır.
DIH5x modeli alan göstergeleri bir alüminyum arazi kutusu ile yerleşik temel modülden oluşmaktadır.
DIH62 modeli dijital göstergeleri plastik, paslanmaz çelik ve alüminyum gibi çeşitli kutu malzemeleri ile mevcut bulunmaktadır.
Model DIH50 ve DIH52, alüminyum gövde