Beton ve Ahşap Nem Ölçer T510
1.926,20 TL KDV dahil
ayda 235,58 TL 'den başlayan taksitlerle
Beton ve ahşap nem ölçer T510 malzeme ve ahşap nemini direnç yöntemine göre hassas olarak ölçen profesyonel el tipi ölçüm cihazıdır.
"Made in Germany" kalitesine sahip beton ve ahşap nem ölçer T510 , sınıfındaki hiç bir cihazın yapamayacağı alçı veya sıva gibi yumuşak inşaat maddelerdeki nem tespiti yanısıra, orman işletmesi, hızar fabrikası ve tüm ahşap işlenen alanlarda kullanılabilir.
Çünkü T510 beton ve ahşap nem ölçer özellikle ahşapların nemini tespit etmek için yüzlerce ahşap çeşitlerinin seçimini sunan bir menü opsiyonuna sahiptir.
Bunun için ise cihazın yazılımında kayıtlı olan sayısız geçerli malzeme eğrisi bulunuyor. Burada teslimat kapsamına dahil olan T510 ahşap türü tablosunda gerekli malzeme numarasını seçebiliyorsunuz.
Teslimat kapsamına dahil olan ve 170 sayfanın üzerindeki ahşap türü fihristi, piyasada bulunan en kapsamlı malzeme eğrisi kitapçıklarındandır.
Gerçek zamanda tespit edilen ahşap nem değeri ve sıcaklığı ölçüm sırasında aynı anda okunaklı renkli ekran üzerinden gösterilir. Ekran; güneş ışığına maruz kaldığında dahi kontrast ölçüm değer göstergesi garantileyen bir Blanview özel camın arkasında bulunuyor.
T510 bir USB kablosu aracılığı ile bilgisayara takılabilir. Opsiyonel olarak elde edilebilen MultiMeasure Studio yazılımı (trotec.com.tr servis/download kısmında ücretsiz indirilebilir) sayesinde T510' un ölçtüğü veriler online ve doğrudan gerçek zamanda bilgisayara aktarılabilir ve daha sonraki analiz veya raporlar için kaydedilebilir.
Online kayıt fonksiyonu sayesinde bilgisayarda örn. bodrum katı duvarının inşaat nemi ölçümünde olduğu gibi kare ölçümleri yapılabilmektedir.
Standart teslimat kapsamında T510 nem ölçer yanısıra, iki adet kavrama somunu, on ölçüm ucu (uzunluk 20 mm, ø 1,5mm), elektrot koruma başlığı, batarya, kullanma kılavuzu ve 170 sayfalık ahşap türü indeksi bulunuyor.
Ayrıca T510 nem ölçerin kullanım olanaklarını opsiyonel olarak elde edilebilen TS adaptör seti ve TC 25 bağlantı kablosu çifti ile genişletebilir ve MultiMeasure serisindeki tüm elektrotları T510' a takabilirsiniz.
Yüksek kalite standartlarına uygun olarak Almanya'da geliştirilen ve üretilen ölçüm cihazı
IP54 koruma sınıfına sahip sağlam ve kaliteli iki bileşen tasarımında Alman sanayi dizaynı
Güneş ışığına maruz kaldığında dahi güçlü kontrast ölçüm değer göstergesi için çizilmez Blanview özel camdan oluşan kolay temizlenebilen, aralıksız cam yüzeyi
Ahşap nem ölçümünde sıcaklık kompansasyonu için özel fonksiyon
Yüzlerce farklı ahşap türü için entegre malzeme tanımlama çizgileri
Kapsamlı malzeme eğrisi kitapçığı dahil
Opsiyonel TS adaptör seti ile farklı nem elektrotların takılabilmesi sayesinde genişletilmiş kullanım çeşitliliği
Ölçüm veri yönetim yazılımı MultiMeasure Studio (Download standart versiyonu)
İnşaat nemi ölçüm aralığı
Ölçüm aralığı: 0 ila 100 dijit
Çözünürlük: 0,1 dijit
Ahşap nemi ölçüm aralığı:
Ölçü aralığı: %0 ila %100
Tolerans (ölçüm prensibi baz alınarak): 0 ila %5 M: ± %0,8 M; %5 ila %30 M: ± %0,2 M; %30 ila %100 M: ± %0,1 M
Çalışma sıcaklığı: <%90 veya < 20 g/m³' de 0°C ila +50°C (yoğuşmamış)</li> <li> Depolama sıcaklığı: <%90 veya < 20 g/m³' de 0°C ila +50°C (yoğuşmamış)</li>
Batarya: 4x Alkaline LR6 AA 1,5 V veya NiMH-Akku (> 2500 mAh)
Opsiyonel enerji beslemesi: 5 V USB
Çektiği akım, aktif: yakl. 80 mA
Çektiği akım, pasif: yakl. 70 µA
Batarya ömür süresi, aktif: > 30 saat
Ebat (U x G x Y): 174 x 63 x 35 mm
Ağırlık: yakl. 300 g
Ahşap nemi [%]
min. sıcaklık kompanzasyonu [%]
maks. sıcaklık kompanzasyonu [%]
Malzeme nemi [%]
Malzeme nemi [rakam]
min. ölçüm aralığı basamak] [Digit]
maks. ölçüm aralığı basamak] [Digit]
yaklaşık penetrasyon derinliği (bağlantı) [mm]
Dokunmatik tuş ekranı
Elektrot uçları (1,5 x 20 mm)
2x Başlıklı somun
Ahşap türü dizini
Elektrot uçları (2,2 x 8 mm)
Sensör karakteristik alan seçimi (Sens)
Ahşap karakteristik alan seçimi (Mat)
manüel sıcaklık ayarı
Otomatik fonksiyon testi
Otomatik pil testi
tahribatsız ölçüm yöntemi
Mod seçim sürgüsü