2D 3D Otomatik Ölçüm Sistemleri Hareket / Işıklandırma Kontrol Cihazı CE Sertifikası
Model numarası: UWC 4000i
Yalıtılmış USB veya ethernet (isteğe bağlı)
Doğrusal Ölçekli Sayım Eksenleri:
XYZ eksen kontrol modu:
Darbe + yön RS422
Darbe frekansı çözünürlüğü:
Yazılım limit anahtarı:
2D 3D Otomatik Vision Ölçüm Makinesi Hareket ve Aydınlatma Kontrol Cihazı
UWC-4000i, ikinci nesil gelişmiş UWC teknolojisini kullanan bağımsız bir denetleyicidir. CNC video ölçme makinesi ve koordinatlar ölçme makinesi için uzman bir kontrolördür. UC-4000i, 4 eksenli hareket kontrolü, 3 eksenli doğrusal transdüser sayımı, 10 terminal aydınlatma kontrolü, kumanda çubuğu veri toplama işlem kartı ve prob fonksiyonu ile gömülüdür ve ileri teknoloji CNC VMM ve genel CNC için SIC (System In Case) çözümü sunar CMM.
1. Donanım fazındaki tam yakın çevrim kontrolü (Hız Besleme İlerlemesi ve ölü bant kontrolü, servo yenileme frekansı 2.5KHz olan PID kapatma döngüsü kontrol protokolü), motor devrinin gerçek zamanlı olarak ayarlanması Doğrusal transdüser konum geribildirimi, hareket planlaması sona erdiğinde konum belirleme işleminin tamamlanmasını sağlamak için (belirlenen yer tespit doğruluğu içinde). Her seferinde bir iletim yapısı ile bir kerelik hızlı bir yer tespiti söz konusudur ve sertlik daha yüksek olduğunda daha verimli olur. Bu, zaman kazandırmayı optimize eder ve çok yüksek verim elde eder.
2. Lineer tahrik, bilyalı vida, senkron kemer, çok kutuplu kemer, tel halat ve çelik kemer gibi çoklu transmisyon yapısı desteklenmektedir. Hız eğrisi, istikrarı sağlayan yüksek dereceli fonksiyon ile planlanmaktadır. (Dişliler gibi yüksek boşluklu transmisyon yapısı desteklenmemektedir)
3. 3 eksenli motor devri, analog voltaj kontrolünün boş sürüklenmesini ortadan kaldırarak + Pulse ayar modu yönünü kullanıyor. Yazılım, görüntü yakalandığında makine tam statik durumda, iletim cihazının tek taraflı sürüşünden kaynaklanan abbe hatasını azaltarak ölçüm doğruluğunu garanti ediyor.
4. 10 terminal 3200 seviye ayarlanabilir sabit akım kontrolü doğrudan LED'e bağlanır, 8 terminal yüzey ışığı için, 1'i kontur ışığı için, 1'i de koaksiyel ışık için kullanılır. Büyük ve dengesiz normal aydınlatma kontrolörü için en iyi yedektir. Yüzey ışığının daha fazla kısmı gerekiyorsa lütfen aydınlatma kılavuzuna başvurun.
5. UWC-4000i, geleneksel USB kumanda çubuğunun veri gecikme durumunu ortadan kaldıran ve programlama, tek parça ölçümü ve prob ölçüm işlemi operasyon performansını geliştiren doğrudan kumanda arabirimi ile gömülmüştür. Prob otomatik arama, otomatik geribildirim, hata koruma işlevi çarpıcı riski ortadan kaldırır ve PC yazılım programlamasının zorluğunu azaltır.
6. UWC4000i'nin uyumlu kumanda çubuğunda PCB yoktur ancak sadece birkaç kablo gerekir. Böylece kullanıcılar görünüm ve stil tasarlayabilirler. Bileşenlerin ana şemasını ve parametrelerini sunacağız. Acil durum anahtarı ve hız ayarı düğmesi gömülüdür.
7. UWC-4000i, PC'yi bağlamak için yalnızca tek bir USB kablosu kullanır ve PCI yuvasına gerek yoktur. Bu, kablolamayı çok daha kolay ve akıllı yapar ve kararlılığı artırır.
8. MOF fonksiyonu (anında ölçün), sahne hareketli işlemi sırasında görüntüyü yakalamak, böylece ölçüm işleminin zaman alıcılığını azaltacak ve verimliliği artıracaktır.
9. Eksen kontrolü, DC servo / AC servo / akıllı motorların (SMART motorları, UWC'den Coolmuscle motorları) sinyallerini bağlayabilen, yön + darbe çıkış hareket kontrol modu, RS422 seviye çıkışı kullanıyor. Enkoder geri beslemeli veya kademeli motorlu motorlar için uygundur.
10. Tüm API fonksiyonları çok satırlı programlamayı destekler, tek bir API işlevi için yürütme süresi 3.2-3.8ms'dir.
11. Hareket kontrol programlaması, kullanıcı dostu programlama ve çalışma arabirimi sunan 2D / 3D ölçüm özelliklerini ve kullanıcıyı ele alıyor.
12. UWC4000i-R ve UWC4000i-S, 3 eksenli lineer dönüştürücü sayımı için isteğe bağlıdır. Konektörler, tek uçlu ve farklı kare dalga sinyallerini destekleyen tüm lineer dönüştürücüler markalarıyla doğrudan uyumludur.
4000i denetleyicisi bir CNC otomatik görme ölçüm makinesinde uygulandı.
YOK HAYIR. şartname UWC4000i-V1.5
6 Servo yenileme sıklığı 2.5KHz
21 Doğrusal dönüştürücü sayma frekansı 6MHz / (A veya B Fazı)
27 Joystick sinyal toplama kartı gömülü 12 bit çözünürlük, 0-5V analog gerilim girişi, 3 basma düğmesi ve 3 LED, acil durdurma anahtarı dahildir, hız ayarlama topuzu dahil (karşılıklı olarak 3 # düğmesiyle kullanılır)