Instron » Test Çözümleri » Standarda göre » Diğer » EN 12089
EN12089 Termal Yalıtım Ürünlerinin Katlama Davranışının Belirlenmesi
Bu Avrupa Standardı; tam boyutlu ürünlerin (metot A) ve test numunelerinin (metot B) üç nokta yüklemesine maruz bırakılması durumunda bükülme davranışlarının belirlenmesine yönelik ekipman ve prosedürleri belirtmektedir. Bina uygulamalarında kullanılan ısı yalıtım ürünlerine de uygulanabilmektedir.
Test; ürünlerin verilen yük değeri altındaki bükülme dayanımlarının ve yön değiştirmelerinin belirlenmesi için tasarlanmıştır. Bu yöntem; taşıma ve uygulama sırasında ürünün maruz kalacağı bükülme gerilmelerine karşı olan dayanımının da belirlenmesinde kullanılabilmektedir.
Temel olarak test numunesi; birbirine paralel ve aynı yatay düzleme yerleştirilmiş olan iki adet ayarlanabilir silindirik destek kenarlarına desteklenmektedir. Test numunesinin yükleme kenarlarıyla, destek kenarları aynı şekil ve boyutlara sahiptir. Yükleme kenarı (kuvvetin uygulandığı); destek kenarlarına paralel ve ortasına doğru merkezi olarak konumlandırılmıştır. Maksimum bükülme kuvveti, gerilme ve yön değiştirme değerleri kaydedilmektedir. Yükleme ve destek kenarları tarafından bölgesel ezilmeye maruz kalacak ürünler için, çelik yük dağıtım plakaları kullanılmaktadır.
Metot A - Numune Boyutu: (U) 1300mm (G) 300mm (K) 100mm
Metot B - Numune Boyutu : (U) 550mm (G) 150mm (K) 100mm
Test standardına uygun olan 3 nokta eğme yükü fikstürüne sahip çift-kolon tasarımlı çekme testi sistemini kullanmanızı öneriyoruz. Test numunesi; yükleme yönünün numunenin boylamasına olan eksenine dik olması açısından simetrik olarak destek kenarlarının üstüne yerleştirilmiştir. Numunede mevcut olabilecek gevşemelerin önlenmesi için ön yükleme için test metodunu çalıştırın, yer değiştirme ölçü aletini dengeleyin ve sonrasında testi sabit 10 mm/dakika çaprazkafa hızında başlatın ve kopma oluşuna dek devam edin. Bu test için maksimum eğme dayanımı değerinin yakalanması ve kaydedilmesi için 100 Hz test veri toplama hızına sahip yüksek-hız akıllı bilgisayara sahip olunması önem taşımaktadır.
Numune parametrelerinin girilmesi, istenilen hız kontrollerinin ayarlanması, arzu edilen sonuçların ve istatistiksel değerlerin hesaplanması ve en sonunda test raporunun hazırlanması ya da ağ veri tabanına gönderilmesi için Bluehill test yazılım paketinin kullanılmasını önermekteyiz.
Herhangi bir testin gerçekleştirilmesine yönelik olarak test fikstürünün ve sonuçlara dair gerekliliklerin tam olarak anlaşılabilmesi açısından EN 12089 standardını incelemenizi önermekteyiz.