Lovibond RYBN renk endeksi
(AOCS Cc 13e, AOCS Cc 13j,ISO 15305, MS 252: Bölüm 16, IP17 Metot A)
Aralık: 0 - 70 Kırmızı, 0-70 Sarı, 0 - 40 Mavi, 0-3,9 Nötr
Tabaka derinliği: 1 - 153 mm (1/16" - 6") [5¼" dahil yükseltme]
The Tintometer Ltd.'nin kurucusu Joseph Lovibond, 1890'larda, bir dizi kırmızı, sarı, mavi ve nötr camı temel alan orijinal Lovibond® skalasını geliştirdi.
The Tintometer Ltd, yüzyıldan uzun bir süre sonra, Lovibond® birimlerinde görsel renk ölçümü için cam filtreler üretmeye devam etmektedir. Bu rakipsiz teknik bilgi ve bu deneyim, Lovibond® cihazları PFX ve PFXi 880, 950 ve 995'te mevcuttur.
Diğerleri tarafından Lovibond® skalası olarak tanımlanan skala, test edilmiş Lovibond® renk ölçüm değerleri garanti etmez ve muhtemelen Lovibond® renk endeksi için kullanılan görsel cihazlarla uyumlu değildir.
Bunun tersine The Tintometer Ltd, kendi otomatik cihazlarında ve görsel Lovibond® cihazlarında bulunan Lovibond® değerleri arasındaki ilişki hakkında test raporları hazırlayabilir.
Ayrıca sadece bizim cihazlarımız, tabaka derinliği 6 inçe kadar olan küvetlerin sığdığı ve cihazın doğrudan Lovibond® renk ölçüm değerlerini 5-¼ inç küvetlerle, çarpım hatası olmadan belirleyebilmesini sağlayan uzun ölçüm haznelerine sahiptir.
Lovibond® skalası, doymamış ve tamamen doymuş arasında sınıflandırılan macenta (kırmızı), sarı, mavi ve nötr renklere ait farklı optik yoğunluklara sahip camdan üretilen 84 adet kalibre edilmiş renk standardını temel alır. Üç temel renk ve nötr filtre, numunenin rengiyle aynı olana kadar birbirleriyle kombine edilir; sonuçta, rengi tanımlayan Lovibond® RYBN camlarından (RYBN birimleri) oluşan bir set elde edilir.
Milyonlarda kombinasyon mümkün olduğundan, bu şekilde neredeyse her numunenin rengi tespit edilebilir; kullanım alanları esasen yağlar, gresler, kimyasal maddeler, farmasötik ürünler ve şurupların renk ölçümüdür.
Bir çalışan herhangi bir nedenle metodu veya bir standart uygulamayı değiştirirse, çalışanın sonuçlar kaydedilirken bunu belirtmesi önemlidir, aksi takdirde karışıklıklar oluşabilir.
Örneğin gözlemciler, parlak bir numuneyi soluklaştırmak için nötr filtreler kullanır, fakat bunu belirtmeyi unutabilir. Başka durumlarda, gerekli oldukları halde nötr değerleri belirtmeden en uygun rengi bulmaya çalışabilir veya farklı renkleri, rastgele bir standart uygulamaya uygun olarak sadece belirlenen bir orandaki kombinasyonla kullanabilirler.
Lovibond® skalası, dil sorunlarını ortadan kaldırmak için, her rengin görünümünün mümkün olduğunca az sayıda sözcük ve sayıyla eksiksiz olarak tanımlanabildiği kendi basit renk dilini kullanıma sunar. Laboratuar kayıtlarını kolaylaştırmak amacıyla veya ölçüm değerlerinin laboratuarlar arasında aktarılması sırasında birçok branş kendi sonuçlarını iç rengi temel alarak kaydeder ve cihaz değerlerini Kırmızı, Sarı ve Mavi renkleri için belirtir.
Bazı branşlara, bu terimleri basitleştirmek ve ışık spektrumunun altı aralığını kullanmak daha kolay gelir.
turuncu - Kırmızı ve sarıdan oluşan kombinasyon.
yeşil - Sarı ve maviden oluşan kombinasyon.
mor - Kırmızı ve maviden oluşan kombinasyon.
Bu altı terim, "parlak" ve "soluk" sözcükleriyle birlikte kullanılır.
Bir numune, mümkün olan en yakın uygun renk nispeten daha soluk görünüyorsa parlak olarak tanımlanır. Bu durum söz konusu ise, nötr değerler kullanılır ve numune parlaklığı olarak kaydedilir.
Bir numune, eşitlemek için kırmızı, sarı ve mavi gerekirse soluk olarak tanımlanır. En zayıf rengin değeri solukluk olarak ifade edilir.