2000 kHz Örnekleme Hızına Sahip Modüler Veri Toplama Ünitesi
Sistem başına maksimum 2000 ks/s veri aktarım hızı
Yeni bir test ortamı ile karşı karşıyasınız. Daha evvel yaptığınız testlere benzer olmakla beraber, sinyaller farklı ve bu defa daha fazla sayıda kanal mevcut. Uygulanacak en iyi yöntem nedir?
imc CRONOSflex kullandığınızdan dolayı, hızlı, uyumlu ve hesaplı bir çözüm mevcuttur: sadece ekipman odasından ilave bir imc CRONOSflex modülü alın, diğer modüller üzerine klikleyin ve böylece sekiz yeni üniversal giriş kanalını sisteminize eklemiş olacaksınız. Daha kolayı olamazdı!
imc STUDIO işletim yazılımı donanım değişikliklerini otomatik olarak tanıyacağından dolayı, önceki test konfigürasyonundan gelen tüm ayarlarınız kurtarılmış olacaktır. Birkaç fare tıklaması sonrasında yeni veri otomatik olarak depolanacaktır.
Sanal olarak mekanik ve elektromekanik ölçümler için mevcut her sensör imc CRONOSflex tarafından desteklenmektedir. Çok kanallı karışık sinyaller, ister analog ya da dijital girişler, ister CAN, GMLAN, LIN ya da Flexray gibi endüstriyel veriyolları olsun, imc CRONOSflex tarafından ölçülebilir.
imc CRONOSflex size testleriniz ve ölçüm enstrümanlarınızın benzersiz kontrolünü verir ve sabit ön tespitleri kullanılmaz hale getirir: merkezi veya dağılmış, büyük veya küçük, portatif veya raflı, dört veya dört yüz kanallı. Hepsine birden sahip olabilirsiniz, her zaman!
CRFX-2000/2000G/2000G-I temel birimi, imc CRONOSflex sisteminin kalbidir:
• Çıkartılabilir flash media ve opsiyonel hard drive üzerinde onboard veri depolama
• GPs (zaman ve/veya konum bilgisi için) ve harici gösterge bağlantısı
• Birkaç batarya seçeneği dahil, stand-alone başlatımı ve güç düşüklüğü kontrol mantığı
İki hız derecesi ve zaman seçeneği
imc CRONOSflex CRFX-2000/2000G/2000G-I, 2,000 ksample/s toplam veri toplama hızına sahiptir. İlave olarak, temel bir birim, CAN veya diğer fieldbus arayüz uzanımları, dijital I/O, sayaç ve analog çıkış uzanımları ile konfigüre edilebilir. Bu ürünler temel birim seçenekleri sistemin genel fonksiyonelliğini artırmaktadır.
Kanal başına 100 ksample/s düzeyine kadar çıkabilen hız, entegre sinyal kaydı ve sensör güç kaynakları ile CRONOSflex modülleri en zorlu veri edinim problemlerini aşarken, aynı zamanda istenilen çevre şartlarında performans gösterirler. imc cronosflex giriş modülleri, virtüel olarak tüm fiziksel sensör ve sinyal tipleri ile uyumludur, ve sadece sensör sinyal kaydedilmesi ile değil, ayrıca tek, kompakt, alan değiştirebilir bir birim içerisinde filtreleme ve sayısallaştırma ile de entegredir.
Test sistemlerinin tamamlanması söz konusu olduğunda, analog girişlerin kaydedilmesi hikayenin sadece bir kısmıdır. Tüm imc veri edinim sistemleri gibi, imc CRONOSflex de test ortamları ile etkileşim içine girebilmeye uygun olup, farklı dijital giriş ve çıkışlar, ve bunun yanında analog çıkışlar (örn. orantılı kontrol) ve CAN I/O dahildir.
CF Kart Yuvası –
CRFX-2000 2000 kHz Maksimum Sistem Örnekleme Hızı100 MBit Ethernet TCP/IP
CRFX-2000-ET Genişletilmiş Çevresel Çalışma Şartları
CRFX-2000G 2000 kHz Maksimum Sistem Örnekleme Hızı1 GBit Ethernet TCP/IP
CRFX-2000G-ET Genişletilmiş Çevresel Çalışma Şartları
CRFX-2000G-I 2000 kHz Maksimum Sistem Örnekleme Hızı1 GBit Ethernet TCP/IPİzole DC besleme girişi (20 … 50 VDC)
CRFX-2000G-I-ET Genişletilmiş Çevresel Çalışma Şartları
CRONOSflex CRFX-2000/2000G/2000G-I Teknik Dokümanı
PC Bağlantısı (RJ45) Ethernet TCP/IP
IEEE 802.3 standardına göre 100 Mbit ethernet bağlantısı için onaylı kablo uzunluğu maks. 100 metredir.
imc flex Modülleri için Sistem Veriyolu (EtherCAT)
RJ45, iki modül arası kablo uzunluğu maksimum 100 metredir.
Alternatif olarak, geçmeli doğrudan modül konnektörü kullanılabilir.
Taşınabilir Depolama Birimleri
Harici depolama ünitesi için tek port
Harici depolama ünitesi için çift port
Birden Çok Cihazın Senkronizasyonu
İzole Sistem Devresi
Çoklu kodlanmış LEMO.EGE.1B.302 (dişi) FGG.1B.302 (Standart) ve FGE.1B.302 (E-kodlu) konnektörlerine uygun (standart)
2x 20-pin, modüller arası doğrudan bağlantı (geçmeli): besleme ve sistem veriyolu
Uzaktan Bağlantı Açık/Kapalı:
CRONOSflex CRFX-2000/2000G/2000G-I Teknik Dokümanı CRONOSflex 2000/2000G/2000G-I Kullanıcı Kılavuzu