İyon Kromatografi Cihazı
Ürün Kodu: IC 590 PLUS
IC 590 Plus Model İyon Kromatografisi
GIBNIK, Anyon ve Katyon adanmış İyon Kromatografi Analizörleri olarak optimize edilmiş bir dizi inert İyon Kromatografi modülleri,
bileşenleri ve alt sistemleri (pompa, iyon bastırma, özel kolonlar ve mobil fazların yanı sıra iletkenlik, elektrokimyasal detektörler ve diğer ...) sunmaktadır.
Lütfen hedef anyonlar ve ilgilendiğiniz katyonlar için yapılan son gelişmeleri öğrenin. Kataloğu indirmek için lütfen kayıt olun.
KROMATOGRAFİ GİBNİK'İN ÇALIŞMA KUVVETİNDE YENİLİK, FOCUS VE UZMANLIK TUTKUSU!
GIBNIK-KONIK cihaz geliştirme programının arkasındaki ekip, kılcal kromatografi için özel olarak tasarlanmış olan KONIK 2000 A GC'nin
piyasaya sürüldüğü 1978 yılından beri Kromatografide aktif olmuştur.
1985 yılında aynı ekip, ilk düşük basınç karıştırma, diğer seçenekler arasında, zamanla sınırlamalar,
İyon analizi ile gerçekleştirebilen gradyan oluşturan HPLC'yi geliştirdi.
1997 yılında GC (HS, P & T, SPmE; ...) ve HPLC için ilk multimodal robotik ve otomatik örnekleyicileri geliştirdi.
2002 yılında EI / CI GC-MS ve ESI / APCI HPLC-MS için optimize edilmiş değiştirilebilir kaynaklara sahip ilk çok modlu Quadrupole MS
GIBNIK IC LINE, MÜKEMMELLİK, KALİTE VE PERFORMANS İLE SÜRÜYOR
Aslında modern IC'ye entegre edilen birkaç teknoloji var. GIBNIK, 40 yılı aşkın süredir sahip olduğu gelişmiş analitik ekipmanların uzun ömürlü deneyimlerine dayanarak her seviyede optimize etmeye özen gösteriyor.
Bu teknolojiler arasında pompa ve akışkan parçalar kilit bir rol oynamaktadır, çok sayıda mevcut kolon ve kolon fırın bölmesi de, iletkenlik, elektrokimyasal ve fotometrik detektörlerin yanı sıra isteğe bağlı bastırma teknolojileri de iyon kromatografisinde önemli rol oynamaktadır.
KONIK IC 590 Plus'da, bir kullanıcının bakış açısıyla en önemli olanları entegre ettik:
PERFORMANS, ROBUSTNESS VE GÜVENİLİRLİK: Sıkı kalite kontrollerinden elde edilmiştir
ESNEKLİK, MODÜLERİTE VE KULLANIMI KOLAY: Yapılan yenilikçi tasarımlardan akıyor
DUYARLILIK VE DÜŞÜK ALGILAMA SINIRLARI: Geliştirilen patentli teknolojilerin sonucu
GARANTİ VE MEMNUNİYETİN GARANTİSİ: Sistemlerin teslim edilmesinden önce Barcelona'da son kullanıcıların eğitilmesi ve fabrikad
kalifiye mühendisler tarafından devreye alınması dahil olmak üzere benzersiz
“Anahtar Teslim Sıfır Risk” politikamıza dayanmaktadır.
KONIK IC 590 PLUS PEEK POMPASI
ION Kromatografisi için özel olarak tasarlanmış tüm ıslanmış malzemeler tamamen kimyasal olarak inerttir.
Pompa kafası ve akış yolu, PEEK ve metalik olmayan malzemelerden üretilmiştir.
Tüm sistem, tüm pH aralığı boyunca inert ve dirençlidir: 0-14
0,01 ila 5,00 ml / dak akış hızında. ve 35 MPa'lık bir basınç limiti
(5.000 psi) bu pompa, İyon Kromatografisindeki optimal uygulamalar için uygundur.
1985 yılında, 1/8 ”piston çapıyla patentli olan KONIK HPLC 500
İzokinetik Akış Teslim Sisteminin ardından seri halde bağlı ana ve yardımcı pompa kafaları ile tasarlanmıştır.
Bu yeni sofistike pompa ünitesi, en üst düzeyde güvenilirlik, güvenlik ve hassasiyet ile hassas ve tekrarlanabilir izokratik akışlara ulaşır.
Pistonların geri yıkanması standarttır (Piston temizliği: sürekli otomatik temizleme ile çift piston).
Contalar, rondelalar ve pistonların sökülmesi kolay olduğu için pompa bakımı da artık çok kolay.
Kabarcık oluşumunu önlemek için gaz alma dahildir (Tek veya Çift isteğe bağlı, otomatik çevrimiçi)
KONIK IC 590 Pompa, KONIKROM PLUS yazılımı tarafından desteklenir,
Ancak kendi ekranı ve zarif klavye ve imleci ile pompa ön paneli tarafından da bağımsız olarak kontrol edilebilir.
KONIK IC 590 PUMPA Özellikleri:
Akış hızının doğruluğu (1ml / dak. 12MPa H2O) ±% 2,5
Akış hızının tekrarlanabilirliği (1ml / dk. 12MPa H2O) ±% 0.2 RSD
Basınç ölçüm doğruluğu ±% 2
Alttan ayarlanabilir düşük basınç limiti 0.0 - 35.0 MPa (koruma)
Ayarlanabilir üst basınç sınırı 1.0 - 40.0 MPa
Limit üst sınırdan daha düşük bir değere ayarlanabilir.
Ayarlanan sınırı aşarsa, pompa otomatik olarak durur.
Bileşen konsantrasyonlarının ayarlanması *% 0.0 - 100.0.
İletişim RS485, İsteğe Bağlı USB.
KONİK TÜMÜNÜ ENTEGRE SIVI, ELUENT VE KOLON FIRINI
Büyük bir bölme odasına sahip ısıtma / soğutma sütunu fırını, 2 kolon ve baskılayıcı (anyon ve / veya katyon) barındırabilir.
Birim tuş takımı veya RS232 ile kontrol edilir.
Hassas sıcaklık kontrolü, analiz kalitesini geliştirirken ayrımı ve tekrarlanabilirliği artırır.
Peltier teknolojisi, üniteyi oda sıcaklığındaki değişikliklerden korumak için ısıtma ve soğutma imkanı sunar.
KONİK IC ELEKTRO KİMYASAL SUPRESSOR
Bastırma modu: geri dönüşüm
Engelleme miktarı: Anyonik 100mmol NaOH
Dengeleme süresi: <15 dk
Anyon baskılayıcı akım kontrolü: 1mA artışlarla 0-200mA.
KONİK IC ELUENT JENERATÖRÜ
Eluent konsantrasyon aralığı: 0.1-50mM
Eluent türler: OH-, CO3, 2- / HCO3, -, MSA
Artımlı konsantrasyonlar: 0.1mmol / L
Akış hızı aralığı: 0.5-3 .0mL / dak
Çalışma sıcaklığı: -40 ºC sıcaklık
Çalışma Nemi:% 5 -% 85 bağıl nem, yoğuşmasız
KONIK IC 590 PLUS DEDEKTÖRLERİ
YÜKSEK DUYARLILIK KONIK IC 590 İLETKEN DEDEKTÖRÜ
KONIK IC 590 İletkenlik Dedektörü, entegre bir dijital, micorprocessor kontrollü, detecotr. İletkenlik hücresi, 10 kHz'ye kadar çalıştırılabilir. 0 ila 15000μS arasında geniş bir dinamik ve ölçüm aralığı sunar.
İletkenlik hücre sıcaklığı, kullanıcı tarafından oda sıcaklığı ila 60 ° C arasında herhangi bir yerde ayarlanabilir. T
Sıcaklık Stabilitesi ≤ 0.005 60ºC'dir.
Küçük hacimli (<1μL) iletkenlik hücresi, benzer şekilde KONIK 590 IC Plus'ın akışkan parçalarının geri kalanı PEEK'in bütünüyle üretilmiştir.
KONIK IC 580 UV-VIS PEEK
Bu klasik HPLC dedektörün IC PEEK versiyonu sürekli değişken dalga boyuna sahip olup 190 600 nm aralığında ve gürültü seviyesi ± 3 • 10-6 AU'dur.
Kullanımı kolaydır; Referans ve örnek kanallar için ışık yoğunlukları, dedektör diyagnostikleri ve lamba çalışma saatleri hakkında bilgi için kullanılabilir.
Dedektör, lamba açıldıktan sonra otomatik dalga boyu kalibrasyonu gerçekleştirir.
Özel bir prizdeki yüksek standart döteryum lambası, kolay değişim sağlar.
Çıkış sinyali hem dijital hem de analog olarak mevcuttur.
Dedektör, KONIKROM PLUS yazılımı ile RS232 veya Ethernet arayüzü üzerinden kontrol edilebilir, programlanabilir ve kullanılabilir.
Hücre, ünitenin önünden kolayca çıkarılabilir.
Tüm akışkan parçalar maksimum kimyasal inertlik için PEEK'dir.
KONİK İYON KROMATOGRAFİ ELEKTROKİMYASAL DEDEKTÖRÜ
Düşük seviyeli bir hacimlerin hücre ayırmanın verimliliğini korurken, ayna cilalı hücre hidrodinamik rahatsızlıkları önler.
Düşük gürültülü elec tronics, pikogram aralığında hassas ve seçici bir tespit sağlar.
Elektrot ve çözelti içindeki bileşik arasındaki elektronik transfer, ancak çalışma potansiyeli, bileşiği oksitlemek veya azaltmak için doğru değerde tutulursa oluşur;
Bileşenler bu değerin üzerine çıktığında dedektör kördür.
Dijital ekran, verimli yorumlama için tüm önemli parametreleri gösterir: volt veya nA / V, çıkış verileri, volt veya nA / V, ofset, potansiyel, zaman sabiti, temel çizgi bozulması, duyarlılık, kromatogram vb.