ORTHOLOC 3Di AYAK REKONSTRÜKSİYONU ORTA AYAK/DÜZTABAN SİSTEMİ
Download "ORTHOLOC 3Di AYAK REKONSTRÜKSİYONU ORTA AYAK/DÜZTABAN SİSTEMİ 148680-0"
1 TK Türkçe (tk) ORTHOLOC 3Di AYAK REKONSTRÜKSİYONU ORTA AYAK/DÜZTABAN SİSTEMİ Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Ek diller için, adresindeki web sitemizi ziyaret edin. Ardından Prescribing Information (Reçeteleme Bilgisi) seçeneğine tıklayın. Ek bilgi ve tercümeler için lütfen üretici veya yerel dağıtımcı ile irtibat kurun. M C 0086* P Wright Medical Technology, Inc Wright Medical EMEA 5677 Airline Road Hoogoorddreef 5 Arlington, TN BA Amsterdam U.S.A The Netherlands * CE Uygunluk İşareti, her katalog numarasına uygulanır ve mevcutsa dıştaki etikette görülür. Ağustos 2012 ABD'de basılmıştır.
2 Ameliyatı Yapan Cerrahın Dikkatine ÖNEMLİ TIBBİ BİLGİLER WRIGHT MEDICAL ORTHOLOC 3Di AYAK REKONSTRÜKSİYONU ( ) İÇİNDEKİLER: I. ÜRÜNE AİT GENEL BİLGİLER A. HASTA SEÇİMİ B. OLASI KOMPLİKASYONLAR VE ADVERS REAKSİYONLAR C. ÖNLEMLER D. GENEL KONTRENDİKASYONLAR E. KULLANIM VE STERİLİZASYON F. SAKLAMA KOŞULLARI II. ÜRÜNE AİT ÖZEL BİLGİLER A. ORTHOLOC 3Di ORTA AYAK/DÜZTABAN SİSTEMİ 1
3 TANIMLAR Ambalaj etiketinde semboller ve kısaltmalar kullanılabilir. Bu sembollerin ve kısaltmaların tanımları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 1. Sembollerin ve Kısaltmaların Tanımları 2 Sembol g h D Y i H l p Tanım Parti kodu Katalog numarası Tekrar kullanmayın Dikkat, birlikte gelen belgelere bakın Kullanım talimatlarına bakın Son kullanım tarihi Sıcaklık sınırları Kuru tutun
4 N M P I K J Güneş ışığından uzak tutun Üretim tarihi Üretici Avrupa Topluluğundaki Yetkili AT Temsilcisi Etilen oksitle sterilize edilmiştir Radyasyonla sterilize edilmiştir Gaz plazma ile sterilize edilmiştir Aseptik işleme teknikleri kullanılarak sterilize edilmiştir Sadece reçeteyle kullanılır Ambalaj yırtılmış veya hasarlı ise kullanmayın 3
5 Kısaltma Ti Ti6Al4V CoCr SS UHMWPE Malzeme Titanyum Titanyum Alaşımı Kobalt Krom Alaşımı Paslanmaz Çelik Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen I. ÜRÜNE AİT GENEL BİLGİLER Cerrahi füzyon donanımındaki gelişmeler sayesinde, cerraha birçok hastada deformiteyi düzeltme ve ağrıyı azaltmanın bir yolu sunulmuştur. Kullanılan implantların bu hedefleri yakalamada büyük ölçüde başarılı olmasına rağmen, bunların metalden yapıldığı ve bu nedenle füzyondan sonra hiçbir implanttan normal, sağlıklı kemikten beklenen aktivite seviyeleri ve yüklere dayanmasının beklenemeyeceği unutulmamalıdır. Her hasta, risk/fayda ilişkisini belirlemek üzere cerrah tarafından değerlendirilmelidir. Füzyon implantlarını kullanırken, cerrah aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir: İmplantın doğru seçilmesi ve boyutunun doğru belirlenmesi son derece önemlidir. Uygun büyüklük, şekil ve tasarıma sahip implantın seçilmesi, başarı oranını artıracaktır. İmplantlar, dikkatli yerleştirme ve yeterli kemik desteği gerektirir. Cerrahi müdahale için hasta seçiminde, aşağıdaki faktörler prosedürün nihai başarısı açısından kritik öneme sahip olabilir: 1. Hastanın mesleği veya faaliyeti. Hasta, büyük oranda kaldırma veya kas gücü isteyen bir meslek veya faaliyetle uğraşıyorsa, ortaya çıkan kuvvetler fiksasyonun, cihazın veya her ikisinin bozulmasına neden olabilir. İmplant, işlevi normal bir sağlıklı kemikten beklenen seviyeye çıkaramaz ve hasta bu konuda gerçekçi olmayan işlevsel beklentilere kapılmamalıdır. 4
6 2. Yaşlılık, zihinsel hastalık veya alkolizm durumları. Bu durumlar ve diğerleri, hastanın implantın kullanımında gerekli olan kısıtlamalar ve önlemleri ihmal etmesine ve sonuçta implantın başarısız olmasına veya başka komplikasyonlara yol açabilir. 3. Yabancı cisim hassasiyeti. Malzemeye karşı hassasiyet beklendiği durumlarda, malzemenin seçimi veya implantasyon öncesinde uygun testler yapılmalıdır. A. HASTA SEÇİMİ Cerrahi füzyon donanımının kullanılması için aşağıdaki genel endikasyonların göz önünde bulundurulması gerekir: Hastanın durumunun iyi olması İyi nörovasküler durum Yeterli cilt kapsamı Fonksiyonel muskülotendinoz sistem olasılığı İmplant alımı için yeterli kemik stoğu Ameliyat sonrası tedavinin kullanılabilirliği Yardıma istekli hasta Özel ürün bilgileri için Bölüm II ye bakın. B. OLASI KOMPLİKASYONLAR VE ADVERS REAKSİYONLAR Her cerrahi prosedürde komplikasyon olasılığı vardır. Bu implantlara ilişkin riskler ve komplikasyonlar şunları içerir: Enfeksiyon veya ağrılı, şiş veya kızarık implant bölgesi İmplantın kırılması İmplantın revizyon cerrahisi gerektirecek şekilde gevşemesi veya yerinden çıkması Kemik rezorpsiyonu veya fazla üretimi İmplant malzemesine/malzemelerine karşı alerjik reaksiyon(lar) Makrofajlar ve/veya fibroblastlar içerebilen uygunsuz histolojik tepkiler 5
7 Parçacık aşınma kalıntılarının yer değiştirmesi ve bir vücut tepkisine yol açması Emboli Özel ürün bilgileri için Bölüm II ye bakın. C. ÖNLEMLER Ürün literatüründe verilen kullanma talimatının uygulanması, herhangi bir implantın komplikasyon veya advers reaksiyon yaratma olasılığını en aza indirebilir. İmplantları kullanan her cerrah, her hastanın klinik ve tıbbi durumunu değerlendirmek ve implant prosedürünün tüm unsurları ile ortaya çıkabilecek olası komplikasyonlar hakkında bilgi sahibi olmakla sorumludur. İmplant cerrahisinden elde edilen faydalar hastanın beklentilerini karşılamaz veya zamanla azalırsa, implantı değiştirmek veya alternatif prosedürler uygulamak üzere revizyon cerrahisi gerekli olabilir. İmplantlarda revizyon cerrahileri yaygındır. Hastanın ruhsal durumu da göz önüne alınmalıdır. Ameliyat sonrası talimatları uygulama isteği ve/ veya kabiliyeti de cerrahi sonucu etkileyebilir. Cerrahlar, hastalarda en iyi sonuca ulaşmak için pek çok unsuru dengelemek zorundadır. AŞIRI YÜKLEME ÖNLENEMEZSE, İMPLANT KULLANILMAMALIDIR. Bu implant ile yapılacak cerrahi işlemin ana amacı, kemik füzyonu oluşturmaktır. Anormal veya aşırı güçler, implantta gecikmiş kaynama, kaynamama veya başarısızlığa neden olabilir. Anormal güç yüklemesi ve müteakip aşınma şunlardan kaynaklanabilir: Düzeltilmemiş instabilite Uygun büyüklükte olmayan implant Yetersiz yumuşak doku desteği İmplant malpozisyonu Aşırı hareket Düzeltilmemiş veya yineleyen deformite Hastanın hatalı kullanımı veya aşırı faaliyeti 6
8 Prosedürün başarısı için cerrahi müdahale sırasında uygun fiksasyonun sağlanması kritik öneme sahiptir. Kemik stoğu, cihazı desteklemek için yeterli olmalıdır. Komplikasyon olasılığını en aza indirmek üzere ele alınacak bazı önlemler: Yukarıda verilen endikasyonlar ve kontrendikasyonlara yönelik yönergeleri uygulayın Önceki patolojiyi tespit edin Kolaps deformitelerini stabilize edin Önceden mevcut kistlere kemik grefti yapın Uygun büyüklükte implant kullanın Erken yorulma arızası olasılığını en aza indirmek için implant yüzeylerine zarar vermekten kaçının. Komplikasyon ortaya çıkması halinde, olası düzeltici prosedürler şunları içerir: İmplantın çıkarılması Kistlere kemik grefti yapılması İmplantın değiştirilmesi Zamanla metal implantlarda gevşeme, kırılma veya kemik kırığı veya osteotomi iyileşmesi sonrasında ağrı görülebilir. Metal implantların çıkarılması cerrahın takdirine bağlıdır ve seçilen prosedürün uygunluğu cerrahın tıbbi eğitimine ve tecrübesine dayanacaktır. Cerrah tarafından ameliyat sonrası uygun bakım ve korumanın sağlanması önemlidir. Cihaz Parçalarıyla İlgili Tavsiyeler 1. Tıbbi cihazları, özellikle takma ve çıkarma işlemi sırasında, etiketlerinde yer alan endikasyonlara ve üreticinin kullanım talimatlarına uygun olarak kullanın. 2. Cihazları kullanmadan önce inceleyerek, nakliye veya saklama sırasında veya prosedür esnasında fragmantasyon olasılığını artırabilecek herhangi bir hasar veya kusur olup olmadığına bakın. 3. Cihazları, hastadan çıkarıldıktan hemen sonra inceleyerek, herhangi bir kırılma veya fragmantasyon belirtisi olup olmadığına bakın. 7
9 4. Cihaz hasar görmüşse, bunu üreticinin olayı incelemesine yardımcı olmak üzere saklayın. 5. Parçanın hastadan alınmasına veya hastada bırakılmasına ilişkin riskleri ve yararları dikkatle değerlendirin ve (mümkünse) hastayla görüşün. 6. Aşağıdaki bilgiler dahil olmak üzere, çıkarılmayan cihaz parçalarının niteliği ve güvenliği hakkında hastaya tavsiyelerde bulunun: a. Parçanın malzeme bileşimi (biliniyorsa); b. Parçanın boyutu (biliniyorsa); c. Parçanın konumu; d. Olası zarar görme mekanizmaları, ör. yer değiştirme, enfeksiyon; e. Parçaların metal olması durumunda, MRG tetkikleri gibi kaçınılması gereken prosedürler veya tedaviler. Bu, parça nedeniyle ciddi zarar görme olasılığının azaltılmasına yardımcı olabilir. Klinik sonuçlar, cerrah ve kullanılan teknik, ameliyat öncesi ve sonrası bakım, implant, hasta patolojisi ve günlük faaliyete bağlıdır. Her cerrahi işlem öncesinde, cerrahların hastadan bilgilendirilmiş olur alması ve olası komplikasyonları tartışması önemlidir. Bu, yumuşak doku rekonstrüksiyonu veya artrodez gibi implant dışı alternatif prosedürlerin gözden geçirilmesini içerebilir. Manyetik Rezonans Ortamları Hakkında Bu prospektüste tanımlanan cihazlar MR ortamında güvenlik ve uyumluluk açısından değerlendirilmemiştir. Bu prospektüste tanımlanan cihazlar MR ortamında ısınma veya yer değiştirme açısından test edilmemiştir. Özel ürün bilgileri için Bölüm II ye bakın. D. GENEL CERRAHİ KONTRENDİKASYONLARI Aktif enfeksiyon Konservatif tedavi olasılığı Açık epifizleri olan büyümekte olan hastalar 8
10 Artrodez stabilizasyonuna izin veren yetersiz kemik miktarı veya kalitesi Şüpheli veya kanıtlanmış metal alerjisi veya intoleransı E. KULLANIM VE STERİLİZASYON İMPLANTLAR Bu sistemdeki implantlar steril ve steril olmayan halde sağlanır; her ürün etiketinde steril ambalajlama olup olmadığı konusunda bilgilendirme bulunur. Alet tepsilerinde sunulan implantlar steril olmayan halde temin edilir. Steril ambalajdaki implantlar, ambalajın hasar görmediği veya önceden açılmadığından emin olmak üzere kontrol edilmelidir. İmplantlar aseptik ameliyathane tekniği kullanarak açılmalıdır; ancak doğru boyutun tespit edilmesinden sonra açılmalıdır. Bir implant vücut dokularıyla veya sıvılarıyla temas ettikten sonra asla tekrar sterilize edilmemelidir. Sadece tek kullanımlık olarak etiketlenmiş cihazlar asla tekrar kullanılmamalıdır. Bu cihazların tekrar kullanılması hastanın ciddi şekilde zarar görmesiyle sonuçlanabilir. Bu cihazların tekrar kullanılmasına ilişkin tehlikeler arasında cihaz performansında önemli ölçüde bozulma, çapraz enfeksiyon ve kontaminasyon bulunmakta olup, bunlarla sınırlı değildir. Steril olmayan halde temin edilen implantlar, cihazlar için önerilen parametrelere (aşağıdaki) göre işlenmelidir. ALETLER Cerrahi aletler (steril olmayan implantlar), aşağıdaki parametrelere göre temizlenmeli ve sterilize edilmelidir: Temizlik 1. Üreticinin talimatlarına göre (uygunsa) parçalarına ayırın. 2. Kaba kontaminasyonu gidermek için soğuk musluk suyuyla durulayın. 3. Üretici talimatına göre hazırlanmış bir enzimatik deterjan solüsyonuna 5 dakika süreyle batırın. 4. Yumuşak bir fırça ve/veya tüp temizleyici ile iyice fırçalayın; varsa çok dar lümenlerden bir şırınga kullanarak tekrar tekrar enzimatik deterjan solüsyonu geçirin. 9
11 5. En az bir dakika soğuk musluk suyuyla durulayın; varsa çok dar lümenlerden tekrar tekrar sıvı geçirmek için bir şırınga kullanın. 6. Üretici talimatına göre hazırlanmış bir deterjan solüsyonuna 5 dakika süreyle batırın. 7. Yumuşak bir fırça ve/veya tüp temizleyici ile iyice fırçalayın; varsa çok dar lümenlerden bir şırınga kullanarak tekrar tekrar deterjan solüsyonu geçirin. 8. Ters ozmoz/deiyonize (RO/DI) su ile iyice durulayın/çalkalayın. 9. Üreticinin talimatına göre hazırlanmış bir enzimatik deterjan solüsyonu içerisinde en az 10 dakika boyunca sonikasyona tabi tutun. 10. Ters ozmoz/deiyonize (RO/DI) su ile iyice durulayın/çalkalayın. 11. Temiz, yumuşak, emici, tek kullanımlık bir bezle kurulayın. 12. Temizlik açısından görsel olarak inceleyin. İç ve dış tüm görünür yüzeyler görsel olarak incelenmelidir. Gerekirse, gözle görülebilir şekilde temiz olana kadar tekrar temizleyin. Not: Fırçalar (yani tüp temizleyicileri), çoğu lümeni temizlemek için kullanılabilir, ancak çapları 1,04 mm veya altında olan dar lümenlerden sıvı geçirmek için bir şırınga kullanılması önerilir. Sterilizasyon 1. Bileşeni, onaylı sterilizasyon sargısı veya benzer tipte dokuma olmayan tıbbi sınıf sargı materyaliyle iki kat sarın. 2. Aşağıdaki parametrelere uygun olarak otoklavlayın: Buharlı Sterilizasyon Döngü Türü Parametre Minimum Ayar Noktası Ön vakum Uygulama Sıcaklığı 132 C (270 F) 132 C (270 C) Uygulama Süresi 4 dakika Kuruma Süresi 20 dakika 10
12 II. 3. Sterilizasyon sonrasında, bileşeni pudralı olmayan eldivenlerle kabul gören steril tekniği kullanarak ambalajından çıkarın. İmplantasyondan önce implantların oda sıcaklığında olduğundan emin olun. Hasara yol açabilecek sert nesnelerle temas etmesini önleyin. Bu öneriler, AAMI ST79:2010 ve A1:2010 Tablo 5 Satır 1 kılavuz bilgileriyle uyumludur ve özel ekipman kullanılarak geliştirilmiş ve doğrulanmıştır. Ortam ve ekipmandaki farklılıklar nedeniyle, bu tavsiyelerin sizin ortamınızda sterilite sağladığı gösterilmelidir. İşleme koşulları, sargı malzemeleri veya ekipman değişiklikleri söz konusu olduğunda, sterilizasyon sürecinin etkinliği gösterilmelidir. Daha fazla bilgi almak için, Wright ın Wright Aletlerinin Temizlenmesi ve Kullanılması belgesine bakın. F. SAKLAMA KOŞULLARI Tüm implantlar temiz ve kuru bir ortamda saklanmalı ve güneş ışığı ve aşırı sıcaklıklardan korunmalıdır. ÜRÜNE AİT ÖZEL BİLGİLER A. ORTHOLOC 3Di ORTA AYAK/DÜZTABAN SİSTEMİ TANIM Sistem, her biri özel bir anatomi için konturlanmış ve özel işlemler için tasarlanmış çeşitli stiller, boyutlar ve opsiyonlara sahip plakalardan oluşmaktadır. Tüm plakalarda poliaksiyel kilitleme vidası delikleri ile k-teli delikleri bulunmakta olup, bazı plakaların kilitlenmeyen yuvaları veya baskı yuvaları bulunmaktadır. Plakalar, ASTM F136 veya ISO 'e uygun titanyum alaşımdan üretilmiş olup, ORTHOLOC 3Di 2,7 mm ve 3,5 mm kilitleme vidaları ile ORTHOLOC 2,7 mm ve 3,5 mm kemik vidalarına uygundur. 11
13 ENDİKASYONLAR ORTHOLOC 3Di Orta Ayak/Düztaban Sistemi, yeni kırıkların stabilizasyonunda, revizyon işlemlerinde, eklem füzyonunda ve ayağın küçük kemiklerinin rekonstrüksiyonunda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Spesifik örnekler şunlardır: Düztaban Osteotomileri Lateral Kolon Uzatma (Evans Osteotomisi) Mediyal Kuneiform Plantar Fleksiyon Açık Kama Osteotomisi (Cotton Osteotomisi) Mediyal Displasman Kalkaneal Osteotomisi (MDCO) Orta Ayak/Düztaban Füzyonları LisFranc Artrodezi ve/veya Stabilizasyonu 1. (Lapidus), 2., 3., 4. ve 5. Tarsometatarsal (TMT) Füzyonları İnterkuneiform Füzyonlar Naviküler-Kuneiform (NC) Füzyon Talo-Naviküler (TN) Füzyon Kalkaneo-Kuboid (CC) Füzyon Mediyal Kolon Füzyonu KONTRENDİKASYONLAR Ürüne özgü kontrendikasyon bulunmamaktadır. Genel cerrahi kontrendikasyonları için Bölüm I.D.'ye bakın. Ticari Markalar ve Tescilli Ticari Markalar Wright Medical Technology, Inc. firmasına aittir veya lisansları bu firma tarafından alınmıştır. 12