Otomatik Dijital CBR Deney Cihazı - CBR Deney Cihazları - Utest Malzeme Test Cihazları
CBR Deney Cihazları ›
Otomatik Dijital CBR Deney Cihazı ›
UTS- 0860 Otomatik Dijital CBR Deney Cihazı, 220-240 V 50-60 Hz
TS EN 13286-47; BS 1377:4; ASTM D1883; AASHTO T193; NF P94-078; UNI CNR 10009
UTS-0860, yol yapımında kullanılan, 19 mm (¾ in) den daha küçük tane boyutlu temel ve alt temel malzemelerine ait CBR değerlerinin ve kohezyonlu malzemelere ait dayanım değerlerinin bulunması için tasarlanmıştır.
Rijit çift kolon gövdeli ve yüksekliği ayarlanabilir üst kirişli, elektomekanik piston hareketli cihaz, 50 kN kapasiteli ve veri toplama ve kontrol ünitelidir.
CBR (taşıma Oranı) deneyi, penetrasyon pistonunun tanımlı bir deplasman hızında toprak numunesine yük uygulanmasını, yük ve penetrasyon miktarının düzenli aralıklarla ölçülmesini gerektirir. Dijital veri toplama ve kontrol ünitesi kullanılarak, piston hızı, 0.5 ile 5 mm/dakika arası ayarlanabilir. Bu ana özellik sayesinde aynı cihaz ile BS, TS EN, ASTM veya AASHTO standardlarına uygun deneyler yapılabilir.
Ön panel üzerindeki aşağı/yukarı düğmeleri kullanılarak, pistonun numuneye temas mesafesi hızlı bir şekilde ayarlanabilir.
The UTS-0860 CBR cihazı, 50 kN kapasiteli yük hücresi, penetrasyon pistonu, Lineer Potansiyometrik Deplasman Sensörü (25 mm x 0,001 mm) bilgisayar yazılımı ve bağlantı kablosu il birlikte verilmektedir. Bilgisayar opsiyoneldir.
BC 100 Otomatik Kontrol Ünitesi kolay kullanımlı menü seçeneklerine sahiptir. Tüm menü seçeneklerini birlikte göstererek kullanıcının gerekli seçeneği aktif hale getirmesini veya sayısal verileri girerek, deney parametrelerini ayarlamasını sağlar. BC 100 Dijital ekranında, yük-zaman, yük-deplasman veya gerilme-zaman grafikleri gerçek zamanlı olarak görüntülebilir.
Standart özelliklerinin yansıra günümüz teknolojisini kullanıcılarının hizmetine sunan BC 100 Otomatik Kontrol ve Veri Toplama Ünitesi’nin benzersiz özeliklerinden bazıları şunlardır. 10 000 adete kadar deney sonucunu hafızasında kayıtlı olarak tutabilir. Piyasada bulunan pek çok inkjet ve laser yazıcıya direk olarak USB bağlantısı ile bağlanıp çıktı alınabilir. (Uygun model için Utest ile irtibata geçiniz.) Okuma ünitesine bağlanacak bir kamera yardımı ile deneylerinizi görüntülerini kaydedebilirsiniz. İnternet bağlantısı sayesinde dünyanın herhangi bir yerinden cihaza bağlanıp , deney cihazı kontrol edilebilir. Kontrol ünitesine herhangi bir android işletim sistemli tablet ile bağlanabilir, deney ekipmanınızı uzaktan kontrol edilebilir ve deney sonuçları incelenebilir.
2.5mm ve 5 mm’lik penetrasyonlar için düzeltilmiş CBR değeri otomatik olarak hesaplanır.
Dijital Ünite; 0.625, 1.25, 1.875, 2.5, 3.75, 5, 7.5, 10, 12.5 mm lik penetrasyonlardaki yük değerlerini hafızasına kaydeder
Yük-Deplasman eğrisinin en dik bölümünün ofseti kadar ötelenmiş yük değerlerini de kaydeder.
2.5 mm ve 5 mm’ lik % CBR değerleri, otomatik olarak hesaplanır ve kaydedilir.
10.000 deney sonucuna kadar kalıcı depolama kapasitesi
Dört analog kanal (CBR için iki kanal aktiftir.)
CBR Deney Yazılımı, EN/ASTM/AASHTO/BS e uygun CBR deneyleri için geliştirilmiştir. Cihazın kontrolü, yük ve deplasman verilerinin toplanması, kaydedilmesi ve deney raporlarının hazırlanması yazılım tarafından sağlanır. Yazılım, 0.625, 1.25, 2.5 ve 5 mm, v.b. penetrasyonlara karşı gelen yük değerlerini dikkate alarak, kullanıcı için deney sonucu özeti hazırlar. Yazılım, yük, gerilim ve penetrasyon değerlerini, deney sonuna kadar sürekli olarak kaydeder. Deney tamamlandığında, yük-penetrasyon eğrisinin en dik eğimi hesaplanır. Eğri başlangıç kısmının iç bükey olması halinde, 2.5 ve 5 mm lik penetrasyonlara karşı gelen ötelenmiş yük değerleri kullanılalarak 2,5 ve 5,0 mm lik CBR değeri otomatik olarak hesaplanır. Kuru yoğunluk, genel bilgi sayfasında, kolayca hesaplanabilir. Bu sonuçlar 3 nokta CBR grafiğinde kullanılır. Yazılımda; metrik, SI ve İngiliz ölçü birimi sitemi seçenekleri bulunmaktadır.
Otomatik Dijital CBR Deney Cihazı, aşağıdakiler ile birlikte verilmektedir.
Lineer Potansiyometrik Deplasman Sensörü, 25 x0.001 mm, bağlantı aparatları ile birlikte