Elde taşınanabilen bu portatif cihaz, çeşitli yüzey hasarlarını ölçer.
Taber Optik Mikrometre cihazı, eğimli veya düz farketmeksizin, herhangi bir yüzeyde temassız ölçüm yapabilir. Bu cihaz, cam, akrilik gibi saydam malzemelerin taşıdığı çiziklerin, kırıkların, çatlamaların, gömülü boşlukların derinlik ve kalınlıklarının ölçümü için tasarlanmıştır. İlaveten çatlak, oyuk, korozyon, leke ve ezilme gibi diğer kusurları da ölçebilir. 966A Model'inde opsiyonel göstergeli mercek kullanılarak, 0.040 inçe kadar genişlik ölçümleri yapılabilir. Bu portatif cihaz, ön camlar, ön kenarlar, türbin kanatları, uçak gövdesi, pervane kanatları, rotor kanatları, türbin kanatları, kaplamalı yüzeyler gibi birçok saha uygulaması gerektiren ölçüm için idealdir.
Taber Optik Mikrometre cihazı, sağlam bir gövde ve okunması kolay sürmeli bir skala ile tasarlanmıştır. Model 966, 0.665 inçe kadar 100 kat büyütücülü derinlik ölçümü sağlar. Model 966A ise, 0.260 inçe kadar 200 kat büyütücülük derinlik öçümü sağlar. Her iki modelde de düz veya eğimli yüzeylerde kullanılabilecek standart bir tripod tabanı bulunur.
Yüzey ölçümü yapmak için, kullanıcı Optik Mikrometreyi incelenecek alanın üzerine yerleştirmelidir. Doğru odaklamanın ardından, ölçüm yapılacak alanın en yüksek yüzeyinden bir okuma alır. Akabinde alanın en düşük yüzeyinden bir okuma daha alınıp, iki okuma arasındaki fark hesaplanarak sonuç elde edilir.
Optik Mikrometre Özellikleri
Optik Çalışma Mesafesi (derinlik ölçümü)
0.665 inç 0
Mikrometre Çalışma Mesafesi
Malzeme Kalınlığı (saydam)
Görüntü Odak Düzlemi
Göstergeli mercek ile (P/N 966AR)
0.040 inçe kadar
Cihazın dışbükey, içbükey veya bileşik yüzeylerin üzerine yerleştirilebilmesi için 6 adet değiştirilebilir montaj tabanı mevcuttur. Numuneyi aydınlatma ve dolayısıyla daha kolay bir okuma yapabilme için bir mikrometre ışık adaptörü de kullanılabilir.
Tripod Tabanı - Düz, basit ve bileşik kavisli yüzeyler için kullanılır
Quadpod Tabanı - İçbükey / dışbükey kavisli yüzeyler için kullanılır
ÇıkmalıTripod Tabanı - Tripod tabanının kullanılmasını engelleyen çıkıntılı yüzeylerde kullanılır.
Takozlu Bipod Tabanı - 80° açıyla kesişen yüzeylerde kullanılır
Yarı Saydam V-Block Tabanı - Boru gibi yuvarlak yüzeylerde kullanılır
BüyükTripod Tabanı - Tripod tabanı tarafından sağlanandan daha büyük bir destek alanı gerektiren uygulamalar için kullanılır; öncelikle küçük parçaların incelenmesinde kullanılır
Değiştirilebilir altı ünite, mikrometre ışığı ve ayarlanabilir braketlerle birlikte Model 966A1 Optik Mikrometre Kitinde mevcuttur.