MicroR/MacroR - Sysmex Turkey
Mikrositik (MicroR*) ve makrositik (MacroR*) eritrosit popülasyonları
Eritrositler (RBC) ve trombositler (PLT) RBC/PLT kanalı içinde kılıf akışı DC (doğru akım) tespit yönteminden yararlanılarak sayılır. Dedektörden sadece tek bir hücrenin geçmesi ve elde edilen RBC boyut dağılımının yaklaşık bir Gauss dağılımı göstermesi için hidrodinamik odaklanma kullanılır. MicroR ve MacroR parametre değerleri RBC histogramının her iki ucundan elde edilir. Mikrositik RBC'ye sahip örneklerin RBC histogramları sola kaydırılır ve küçük RBC artışına bağlı olarak sol tarafta bir sırt sergiler. Makrositik RBC'ye sahip örnekler bunun tersine sağda uzun bir eğim sergileyen histogramlar oluştururlar. Histogramın üst ve alt alanlarında iki farklı diskriminatör uygulamak suretiyle eritrositlerin mikrositik ve makrositik popülasyonu belirlenebilir ve elde edilen parametreler mikrositik (MicroR) ve makrositik RBC'yi (MacroR) tüm eritrositlerin yüzdesi olarak yansıtır.
Belirli hastalıklarda (örneğin miyelodisplastik sendromda), hastalar yüksek MicroR veya MacroR değerlerine sahip olmalarına rağmen MVC değerleri referans aralık içinde kalabilir. Dolayısıyla MicroR ve MacroR parametreleri aneminin olası nedenlerini daraltma konusunda fayda sağlayabilir.
Şekil: RBC histogramında Mikrositik RBC (MicroR, üst panel) ve makrositik RBC (MacroR, alt panel)
*MicroR ve MacroR parametreleri XN Serisi analizörlerde araştırma parametreleridir ve tam kan sayımının (CBC) parçasıdır. X Sınıfı analizörleri XT-4000i ve XE-5000'de bu parametrelerin adı %MicroR ve %MacroR'dir. Araştırma parametreleri in vitro tanı işlemlerinde kullanılmamalıdır.
Oranı – IPF
eşdeğeri – RET-He
Hipokromik ve hiperkromik