çevre test odası (56)
Büyük resim : Dayanıklı Yangın Test Cihazları UL 790 Yanma Markalı Test Cihazı Solar Hücre Spreadi İçin
Alev ve Yanan Marka Test Cihazının Güneş Pili Yayımı
7,000 (W) × 4,000 (D) × 4,000 (H)
19 ± 8 km / s
UL1730 UL 790 Yangın Test Cihazları Alevli ve Yanan Marka Test Eden Solar Hücre
Bu ekipman, A 1.82m, B 2.4m ve C 3.9 olması durumunda, alev yayılım deneylerine (A ~ C sınıfı) hak kazanmak için, çatı ve diğer fiziksel elemanların direncini değerlendirmek için neredeyse dış bir yangını taklit eder m. Test malzemesinin yer değiştirmesi ve çatı yapısının maruz kalması ve düşürülmesi için bir cihazdır.
UL 1730: Çok Dayanıklı Konutlar ve Otel / Motel Odaları'nın Bireysel Yaşam Biçimleri için Duman Dedektörü Monitörleri ve Aksesuarları: Konut tipi duman dedektörleri için elektrikle çalışan göstergeler.
UL 790: Çatı Kaplamalarının Yangın Testleri için Standart Test Yöntemleri
IEC 61730-2 Ek A.: Yangın Testleri, Ateşi Yayan ve Yanan Marka Testleri
ASTM E 108-04: Çatı Kaplamaları Yangın Testleri için Standart Test Yöntemleri
KS C IEC 61730-2 Ek A.: Yangına Dayanıklılık Testi, Ateş Yayımı ve Yanma Marka Testi.
Ekipmanı kurmak için bir Test Odası
- Malzeme, yangına dayanıklı üretan içeren sandviç panelli az ateşe dayanıklı materyalden oluşmalıdır (Cam Yünü içeren bir sandviç paneli önermektedir)
- Tedbirler: 7,000 (G) × 4,000 (D) × 4,000 (H) veya daha büyük.
Saçaklar ve kornişler
7-Segment zamanlayıcı işareti
Hız Ölçüm Sistemi
DAQ Kontrol Birimi
PC Çalışması • Sıkıştırılmış hava veya azot gazı içindeki nemin alınması için yeterli.
Güç Voltajı: 220 V-60 Hz
Güverte Plakasının Eğimi, Hava Silindiriyle kolay kontrol edilebilir.
Yangın Dayanım Panosu Test Deck'in saçaklarını bağlar.
Sıcaklık durumunun Sınıf tarafından ayarlanması için otomatik kontrol valfinin kullanılması.
- Sınıf A, B: 760 ± 28 ° C (1400 ± 50 ° F) - 21.000 - 22.000 Btu / dak (369 - 387 kWh)
- Sınıf C: 704 ± 28 ° C (1300 ± 50 ° F) - 18.000 - 19.000 Btu / dak (316 - 334 kWh)
Brülör'e verilen her gaz farklı ölçme ve kontrol yolunu izler.
- LNG: MFM'yi kullanarak doğruluk akış ölçümü (Akış kontrolü Otomatik Kontrol Valfi ile kontrol edilir)
- LPG: MFC kullanarak hassas akış ölçümü ve kontrolü.
Inverter Sistemi Hava Debisi: Test Güverte üzerinde 19 ± 8 km / s (5.5 m / sn) sürer.
Otomatik ateşleme yolu test ve ateşleme için aynı zamanda uyarlanmıştır.
Test Plakası, Test Deck'e verilen akış türbülansının korunması nedeniyle Hava Kanalı'na tutturulmuştur.
Hava Akışı Yönünü ayarlamak için eğim ayarlama paneli Hava Kanalı'na monte edilmiştir.
Yakıcı marka testi için bireysel brülör kuruldu.
Termokupl, yakma markalı brülörün üstünden 58.7mm üzerine monte edilir, sıcaklık için 888 ± 28 ° C ölçer.
Otomatik kontrol ve ölçüm için DAQ sisteminin kullanılması programlanmıştır.
Test sonucu :
1) Alev Yayılmasının Genel Performans Kriterleri.
Çatı kaplama malzemesinin (Modül veya Panel) herhangi bir kısmı ateşleme veya parlayan kutular şeklinde Test Güverte dışına atılabilir veya düşebilir
Çatı güvertesi, çatı kaplama kasalarının kırılması, kayması, çatlaması veya çarpması ile açığa çıkartılmalıdır.
Yangın güvenliği Sınıf A durumunda: Alev yayma aralığı 1.82M, yangın güvenliği Sınıf B durumda: Alev yayılım aralığı 2.4M,
yangın güvenliği Sınıf C durumunda: Alev yayılımı 3.9M, alev yayılımı numunenin ön kenarından ölçülür.
Test esnasında alevi yaymanın her iki tarafı test alevi üzerindeki doğrudan maruz kalma yolundan oluşur. Alev yayılımı, üst yan alevi (dış alevle yüzey teması) ve alev alevini veya herhangi bir alev yol ortasını içerir.
2) Yakma markasının genel performans kriterleri.
Modülün veya panelin herhangi bir kısmı yanan veya parlayan marka kılıfı biçiminde test güverte dışına atılabilir veya düşebilir.
Tavan güverte bölümleri veya binanın çatı yapısının bir parçasını oluşturan veya bunların bir parçasını oluşturan montaj için tasarlanmış bir modül veya pano bölümleri parlayan parçacıklar şeklinde kaybolur.
Alev modül veya panel yapmaya devam ediyoruz.
Laboratuvar Yangın Test Cihazları ISO 871 Plastik Ateşleme Sıcaklığı Test Cihazı