Hasta Yatak Başı Ünitesi ST 2 Kişilik 300 cm. 3 Gazlı BS Norm
Stok kodu: BHU.01.23.2300
Hasta Yatak Başı Ünitesi Standart Tip 2 Kişilik 300 cm. 3 Gazlı BS Norm (Duvar Montajlı, Alüminyum)
1 705,00 TL
Hasta Yatak Başı Ünitelerimiz; hasta odaları ve benzer mahallerde kullanılmak üzere, endirekt ve direkt aydınlatma elemanları, telefon, data, hemşire çağrı sistemi vb. sistemleriyle hastaya, hemde diğer fonksiyonlarıyla teşhis ve tedavi ekipmanlarının hastane personelince verimli ve emniyetli kullanılabilmesi için tasarlanmış ünitelerdir.
Ünitelerimiz ilgili amaçla toz ve kir birikimini en aza indirgeyerek, kolay temizlenebilir yüzeyleri ve köşeleriyle hastanın ve ilgili personelin kolay kullanımı için gereken ergonomik uygunluklar, güvenlik ve hijyen kriterleri dikkate alınarak duvara monte edilecek şekilde yatay tipte imal edilmektedir.
Hasta Yatak Başı Ünitelerimiz; TS EN ISO 11197, TS EN 60601-1 standartlarına uygun olarak üretilmektedir.
Ünitelerimizin; gövde ve kapakları ekstrüzyon ile çekilmiş ısıl işleme tabi tutulmuş, 1. kalite alüminyum profilden imal edilmiştir.
Ünitelerimiz; 3 adet bölmeden oluşmaktadır, medikal gaz ve elektrik tesisatları ilgili 3 kanal vasıtasıyla birbirinden ayrılmaktadır. 3 kanala haiz ana gövde profili yatak başında duvara monte edildiği şekliyle alt, üst ve ön kapaklarla tamamlanmaktadır. Ön kapak profili medikal gaz tesisatına ayrılmış orta bölmeyi kapatmaktadır. üst ve alt kanallarda aydınlatma elemanları ve diğer elektrik armatürleri yer almaktadır. Alt ve üst kapakların aydınlatma armatürlerine isabet eden kısımları da ekstrüzyonla çekilmiş şeffaf polikarbonat (prizmatik ışık dağıtıcı) malzemeden imal edilmiştir.
Ünitelerimiz; 2 Kişilik olarak en az 300 cm. tasarlanmıştır. Ünitelerimizin boyu isteğe bağlı olarak büyütülebilmektedir.
Ön, üst ve alt kapakları servis esnasında herhangi bir vida vb. malzeme sökülmesine gerek olmaksızın açılıp kapatılabilmektedir.
Aydınlatma armatürlerinde elektronik balast kullanılmaktadır.
Ünitelerimizin üzerinde kullanılan medikal gaz prizlerinin bağlantı şekli DIN 13260-2 standardına uygun olarak hazırlanmıştır.
Ünitelerimizin üzerine monte edilebilecek hemşire/görevli çağrı sistemi komponentleriyle birlikte okuma ve genel aydınlatma armatürlerini de kontrol edebilecek bir çağrı el seti ünitesi temin edilmesi ve/veya talep edilmesi durumunda paralel çalışmayı sağlayabilmek için aydınlatma armatürleri gerekli tesisata uygun bir şekilde bağlanabilmekte ve/veya provizyonları bırakılabilmektedir.
Ünite üzerinde kullanılan tüm elektrik kabloları halojen ihtiva etmeyen türden olup gerektiği bölmelerde kablo dağıtımları kablo kanalları içinden geçirilerek yapılmaktadır. Ünite elektrik servislerinin tamamı imalat sonrası mutlaka test edilmektedir.
2 Adet Medikal Gaz Prizi BS (İngiliz) Norm Oksijen,
2 Adet Medikal Gaz Prizi BS (İngiliz) Norm Medikal Hava (Basınçlı Hava 5 Bar),
2 Adet Medikal Gaz Prizi BS (İngiliz) Norm Vakum,
2 Adet Genel (Endirekt) Aydınlatma Lambası 36 Watt,
2 Adet Okuma - Vizite (Endirekt) Aydınlatma Lambası 18 Watt,
2 Adet Genel Aydınlatma Lambası Anahtarı,
2 Adet Okuma Aydınlatma Lambası Anahtarı,
2 Adet Hemşire Çağrı Sistemi El Seti Provizyonu,
2 Adet RJ 45 Data - RJ 11 Telefon Prizi Provizyonu,
Hasta Yatak Başı Ünitelerimizin Bakım - Onarım, Montaj ve Kullanma kılavuzları ünitelerimizle birlikte verilmektedir. Bu kılavuzlarda;
*** Ünitelerimizin üzerinde kullanılacak olan Hemşire Çağrı Sitemi, Data, Telefon Komponentleri opsiyonel olup fiyata dahil edilmemiştir.
Medikal Gaz Vana Kutusu, 4 Gaz İçin
Medikal Gaz Vana Kutusu, 5 Gaz İçin
Bölgesel Kontrol Panosu, 1 Gaz İçin
Bölgesel Kontrol Panosu, 2 Gaz İçin
Bölgesel Kontrol Panosu, 3 Gaz İçin
Bölgesel Kontrol Panosu, 4 Gaz İçin
Bölgesel Kontrol Panosu, 5 Gaz İçin
Medikal Bakır Boru Ø 8 x 1 mm.
Medikal Bakır Boru Ø 10 x 0,6 mm.
Medikal Bakır Boru Ø 10 x 1 mm.
Medikal Bakır Boru Ø 12 x 0,6 mm.
Medikal Bakır Boru Ø 12 x 1 mm.
Medikal Bakır Boru Ø 15 x 0,7 mm.
Medikal Bakır Boru Ø 15 x 1 mm.
Medikal Bakır Boru Ø 22 x 1 mm.
Medikal Bakır Boru Ø 28 x 1 mm.
Medikal Bakır Boru Ø 28 x 1,5 mm.
Medikal Bakır Boru Ø 35 x 1 mm.
Medikal Bakır Boru Ø 35 x 1,5 mm.
Medikal Bakır Boru Ø 42 x 1 mm.
Medikal Bakır Boru Ø 42 x 1,5 mm.
Medikal Bakır Boru Ø 54 x 1,5 mm.
Medikal Bakır Boru Ø 54 x 2 mm.
Medikal Bakır Boru Ø 76 x 1,5 mm.
Medikal Bakır Boru Ø 76 x 2 mm.
Medikal Bakır Boru Ø 108 x 2,5 mm.
Vakum Regülatörü DIN Norm
Vakum Regülatörü BS Norm
Vakum Regülatörü NFNor
Medikal Gaz Jakı DIN Norm Oksijen