DNA/DNR-AI-224 Yüksek Hızlı Strain Gauge Kartı | Marmatek
UEI Ürünleri için Strain Gauge Ölçüm Modülü
4 strain gauge giriş kanalı
18-bit çözünürlük ve 100 kHz örnekleme hızı
Tüm kanallarda eşzamanlı örnekleme fonksiyonu
Tümleşik anti-aliasing filtresi
Tam, yarım ve çeyrek köprü girişleri
100, 350 ve 1000 Ω ile köprü tamamlama
Tümleşik germe, sıkıştırma paralelliği kalibrasyon direnci
DNA-AI-224 ve DNR-AI-224 sırasıyla küp ve raf şasileri için tasarlanmış yüksek hızlı, 4 kanallı strain gauge girişi kartlarıdır. Bu kartlar yüksek hız, doğruluk ve bağlantı esnekliğinin ideal bir kombinasyonunu sunmakla beraber çok çeşitli uygulamalarda sorunsuzca kullanılmaya uygundurlar.
Analog girişler 100 kHz’e kadar örnekleme hızlarında 18-bit çözünürlüğe sahiptir. Her kanal bir analog-dijital çeviriciye sahip olup 4 kanalın tümü eşzamanlı örneklenmektedir. Kartın otomatik ofset sıfırlama ve kazanç kalibrasyonu ile 18-bitlik çözünürlüğün kombinasyonu ölçümlerin en üst seviyede doğrulukta gerçekleştirileceğini garanti eder. Ayrıca, her kanalda örnekleme hızıyla eşlenmesi için yapılandırılmış anti-aliasing filtresi bulunmaktadır.
DNA/DNR-AI-224 yük hücreleri ve tam, yarım, çeyrek köprü devrelerinden girişleri kabul etmektedir. Köprü tamamlama dirençleri 120, 350 ve 1000 Ω’luk ölçerle beraber kullanılacak şekilde kartlarla tümleşik olarak gelmektedir. Bunların dışında tüm direnç değerlerinin tam köprü ölçerleri de ölçülebilmektedir. Her kanal 0 … ±10 VDC aralığında 65535 adımda programlanabilir bağımsız uyarım çıkışına sahiptir. Uyarım çıkışlarının her biri 50 mA’e kadar sürülebilirken, 1 k Ω’luk köprülerin ±10 VDC’de, 350 Ω’luk köprülerin ±8.75 VDC’de ve 120 Ω’luk köprülerin de ±3.5 VDC’ye kadar sürülmesine izin vermektedir.
DNA/DNR-AI-224, I/O bağlantıları ile küp/raf şasileri arasında 350 Vrms seviyesinde izolasyon sunmaktadır. Ayrıca en zorlu ortam koşullarında çalışabilmesi için tasarlanmıştır. Bu kartların 5g titreşim, 50g şok, – 40… +85 °C arası sıcaklık ve 23,336 metreye kadar rakım şartlarında çalışabildiği test edilmiştir.
Bu kartlarla beraber sunulan yazılım tüm popüler Windows yazılım dillerinin yanı sıra Linux, QNX, RTX, RT Linux gibi çoğu gerçek zamanlı işletim sistemlerine destek vermektedir. Son olarak, bu yazılım ile LabVIEW, MATLAB/Simulink, DASYLab ya da ActiveX veya OPC sunucu desteği olan herhangi bir yazılım içerisinde uygulama geliştirmek mümkündür.
DNA/DNR-AI-224 Teknik Dokümanı
Tam, Yarım, ya da Çeyrek Köprü
Maks. 100 kHz
120, 350 ya da 1000 Ω
6.0 W + 1.5x sağlanan uyarma gücü
DNA/DNR-AI-224 Teknik Dokümanı DNA/DNR-AI-224 Kullanıcı Kılavuzu