Sayaç Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? – S-METER SAYAÇ OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
SIVININ KİMYASAL YAPISI
Sayacın ıslak parçalarının (sıvı ile temas eden parçaların) tamamı kullanılacağı sıvıya uygun olmalıdır.
Bu ya tecrübe ile, yani sayacın daha önceden aynı sıvıda kullanıldığının bilinmesi, ya sayacın uygunluğunun kimyasal uygunluk cetvellerinden teyit edilmesi ile veya üretici firmadan teyit alınarak ya da müşterinin onayı ile mümkündür.
SIVININ VİSKOZİTESİ / AKIŞKANLIĞI
Sayaçların viskozite limitleri çalışma sistemlerine ve ebatlarına , hammaddelerine ve marklarına göre değişir. Sıcaklık ile viskozite ters orantılıdır. Bu yüzden yüksek viskoziteli sıvılar için sayaç seçerken dikkat edilmelidir. Örneğin yazın sıcağında açık havadaki bir depodan gelen viskoz bir sıvı sayaçtan geçerken aynı sıvı havalar soğuduğu zaman sayaçtan geçmeyebilir.
Türbin tip sayaçlar düşük viskozitedeki sıvılarda kullanılabilir.Disk tipi sayaçlar düşük ve orta viskozitedeki sıvılarda kullanılabilir.Oval dişli, paletli, ring piston, helix rotor tip sayaçlar düşük orta ve yüksek viskoziteli sıvılarda kullanılabilir.
Minimum Basınç; Her sayacın çalışabilmesi için min. bir basınç gereklidir.Bu miktar basınç kaybı değerlerinin üstünde olmalıdır. Özellikler sayaçların, sıvının kendi akışı ile çalıştığı hatlarda önemlidir.
Maksimum Basınç; Bu sayacın dizaynına göre belirlenmiş bir üst limittir. Bu limitin aşılması sayaca zarar verir. Bu değer sayacın çalışma prensibine, kullanılan malzemelere ve üretim amacına göre değişir.
NOT: Sayaçların max. çalışma basınç değerleri, uygun boru tesisatının yapıldığı durumlarda geçerlidir!
ÇALIŞMA VE ORTAM SICAKLIĞI
Ortam sıcaklığı; Sayacın çalıştığı ortamın sıcaklığını ifade eder. Daha çok kazan daireleri gibi sıcak ortamlarda ve çok sıcak bölgelerde dikkat edilmesi gereken bir değerdir.
Çalışma Sıcaklığı; Sayaçtan geçecek sıvının sıcaklığıdır. Sayaçta kullanılan materyallere ve gösterge tiplerine göre değişir. Max. ve min. ve minimum sınırlarının bilinmesi gereklidir.
VERİM ARALIĞI (MİN – MAX DEBİ)
Sayaç seçiminin doğru yapılabilmesi için özellikle de debisi değişken hatlarda , min ve max akış,yaklaşık da olsa tespit edilmeli ve seçilen sayacın ölçüm değerlerinin buna uygun olmasına dikkat edilmelidir.
İSTENİLEN ÖLÇÜM DOĞRULUĞU
GÖSTERGE VE PULSER SEÇENEKLERİ
SAYACIN BAĞLANACAĞI TESİSATIN ŞEKLİ