Parlaklık - Gloss / Pus - Haze / İmaj Keskinliği - DOI
Pdf Datasheet Kullanma Kılavuzu IQ Teknik Bilgiler
Rhopoint IQ, standard bir glossmetre'nin göremediği yüzey kalite problemlerini matematiksel ifadeye dönüştürür. Bu inanılmaz gelişmiş cihaz: 20/60° ya da 20/60/85° Parlaklık, Pus (haze) DOI (yansıma keskinliği) ve Rspec (Spekülar Reflektans) değerlerini ölçer.
Gloss: Yüzey parlaklığı,
Pus / Haze: yüzeydeki mikroskopik doku ya da yüzey üzerinde kalıntı sebebiyle oluşan optik bir efekt,
DOI: Yansıtıcı bir yüzeyden yansıyan görüntünün ne kadar berrak ve keskin olduğuna dair bir ölçüm,
RIQ : Portakal kabuğu ve yüzey dalgalılığını kantifiye etmek için kullanılır. Bu yeni parametre DOI'ye nazaran daha geniş bir çözünürlüğe sahiptir ve insan gözünün özellikle oto boyası gibi yüksek kaliteli finişlerde yüzey dokusunu algılayışını daha iyi şekilde taklit etmektedir,
Rspec: çok dar bir açıda ölçülen parlaklık pik noktası değerlerini ifade eder.
DOI sonuçları portakal kabuğu (orange peel) gibi uygulama problemlerini de matematiksel olarak ifade etmede kullanılabilir. Orange Peel ve diğer yüzey dokuları DOI kullanılarak direk olarak ölçülebilir ve bu değerin ölçülmesi laboratuvar denemelerinde yüzey akışı (flow) ve yayılma (leveling) hakkında bize bilgi verebilir.
Çok Renkli, okunması kolay ekran
Cihaz üzerinde istatistiksel veriler ve grafikler
USB üzerinden sonuçların PC'ye aktarılma imkanı
Kullanıcı tarafından isimlendirilebilen parti ölçümleri
Cep tipi cihaz ve entegre kalibrasyon seramiği tutucusu
Hızlı Ölçüm, 2 sn'nin altında
Tüm parametrelerin hızlı ve eşzamanlı ölçümü, Seramik tanıma ve onaylama ile birlikte tam otomatik kalibrasyon.
Ölçüm değerlerinin bluetooth ile seri aktarımı
ISO 17025 UKAS kalibrasyon sertifikası
Gelişmiş Standart onaylama sistemi ile hatasız kalibrasyon garantisi için kalibrasyon karosu algılamalı tam otomatik kalibrasyon
Gloss: Çözünürlük 0,1GU / Tekrarlanabilirlik 0,2GU / Tekrar üretilebilirlik 0,5GU
Rspec: Pik spekülar reflektans @ 20° +/- 0.09375°
Pus (haze): Çözünürlük 0,1HU Tekrarlanabilirlik 0,2HU Tekrar üretilebilirlik 0,5HU
DOI: Çözünürlük 0,1 - Tekrarlanabilirlik 0,2 - Tekrar üretilebilirlik 0,5
Güç: USB ya da şebece cereyanından şarj edilebilir (4,5 ya da 2,5 saatte)
Pil ömrü: 17 saatten fazla ya da 20.000 ölçümden fazla
Hafıza: Cihaz üzerinde 999+ okumanın tam gonifotometrik profili ile birlikte
Boyutlar: 65x140x50mm (Y x G x D)
Rhopoint IQ 20/60/85º
Rhopoint IQ 20/60º