MLT-FSM901 Esnek Kablo Kıvırma Makinesi
FL-1 Fiş kablosu esnekliği test cihazı, dakikada 60 esnetme olmak üzere toplamda 10000 esnetme hareketinin yapılmasını gerekli kılan TS IEC 60884-1 Şekil 21 şartlarına uygun şekilde tasarlanıp imal edilmiştir. Aynı anda altı adet kablo veya fiş kablosu test edilebilir.
Kablolar bir prize bağlanır; kablonun kuyruğu ise test cihazına bağlanarak kablo tellerinde veya aksesuar bağlantılarında dahili arızlalar olup olmadığı test edilir. Cihaz başlangıçta dikey yönde konumlanmıştır daha sonra ise toplamda 90 derece olmak üzere her iki yönde 45 derecelik esnetme hareketi gerçekleştirir. Dakika 60 esnetme hareketi standart değer olarak kullanılır ancak istenildiği takdirde daha düşük hızlar kullanılabilir.
Müşteri tarafından belirlenen bir ağırlık seti cihaza dahil edilmiştir; bu sayede test esnasında kablo üzerinde uygun kuvvet değerleri uygulanabilir.
Test başına esnetme sayısı 1-999999 (seçilebilir)
Test İstasyonu Sayısı 6, 6 set of sabitleme cihazı
Esnetme Hızı 10 ~ 60/dak (seçilebilir) her istasyon için ayrı ayrı sayım yapılır.
Esnetme açısı Her iki tarafa doğru 45°, 60°, veya 90° ile esnetme yapılabilir (veya 180°) (seçilebilir)
Ağırlık 10 N/20 N * 6 (UL113g ve 284g ağırlıkları kullanılabilir)
Ebatlar W*L*H=500mm *1000mm* 1100mm
Standarda uygunluk TS IEC 60884-1 Şekil 21 ve Madde 23.4, IEC 320-1, VDE 0620
Mekanik teori Redüksiyon dişlisindeki krank bloğu, karşılıklı hareket elde etmek için elektrikli motor ile tahrik edilir.
Test numunesi, numune noktasına yerleştirilir ve devre tamamlanır. Diğer tarafta ise gerekli ağırlık takılır ve esnetme açısı, test sayısı ve gerekli hız ayarlanır. Daha sonra ekipman çalıştırılır.
Numune kırıldığında ilgili sayaç duracak ve gösterge ışığı sönecektir. Bu anda sayaçta gösterilen değer numunelerin kaç kere test edildiği belirtir. Toplam test sayısına ulaşıldığında ekipman duracaktır. Bu test makinesi, yüklü testler için güç hattı test cihazına ait yüklerle birlikte kullanılabilir.