RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ - PDF
Download "RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"
1 RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu teknik şartname, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Anabilim Dalı na alınacak olan bir adet üst düzey dijital renkli Doppler ultrasonografi cihazını tanımlamaktadır. Sistem firmanın ürettiği halen üretimde olan üst düzey ve en son versiyon ultrasonografi cihazı olmalıdır. VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER Bu bölümde yer alan maddeler, ihaleye katılan firmaların teklif edecekleri cihazda kesinlikle bulunması gereken teknik özellikleri tanımlamaktadır. Firmalar, teklif ettikleri cihazda bu bölümde belirtilen özelliklerin tümünün var olduğunu üretici firmanın orijinal teknik dökümanları ile belgelemek zorundadır. Dökümanlar ile belgelenmemiş teknik özellikler sunan teklifler değerlendirmeye alınmayacak ve teklif ihale kapsamı dışında bırakılacaktır. Ancak istenen bazı özelliklerin firmaların mevcut kataloglarında bulunmaması durumunda, firma antetli ve kaşeli resmi evrakı ile belgelenen özellikler kabul edilebilecektir. Teklif edilen renkli doppler ultrasonografı sistemi yüksek duyarlılıkta görüntü kalitesinde, ilerde gerçekleşebilecek teknolojik ilerlemelerin sisteme kolayca adapte edilmesini sağlayacak, tümüyle dijital tasarıma sahip ve %100 digital beamformer lı bir sistem olmalıdır. Sistemin digital beamformer a sahip olduğu orijinal teknik dokümantasyonla ispat edilecektir. Orjinal olmayan dokümanlar kabul edilmeyecektir. 1. Sistemin B-Mod görüntülemesi en az 256 (ikiyüzellialtı) gri skalaya sahip olmalıdır. 2. Sistem ile abdominal, obstetrik, jinekolojik, mammosonografi, kas-iskelet, ortopedik, vasküler, ürolojik, pediatrik, neonatal, transkranial ve yüzeyel organ uygulamaları yapılabilmelidir. 3. Sistemin dynamic range i en az 160 db düzeyinde olmalıdır. 4. B-Mod çalışmalarda çerçeve hızı en az 500 çerçeve/saniye olmalıdır. 5. Sisteme en az 3 adet prob aktif olarak bağlanabilmelidir. 6. Sisteme bağlanabilen tüm problar multifrekans veya wideband (broadband) teknolojiye sahip olmalıdır. 7. Sistem, bağlanabilen problar ile en az Mhz arasındaki frekansları destekleyebilmelidir. 8. Sisteme takılan tüm problar ile PW Doppler, renk akışı (CFM), Power Doppler Imaging (PDI-Color Angio) çalışmalar yapılmalıdır. 9. Sistem ile elektronik konveks, elektronik lineer ve elektronik sektör taramalar yapılmalıdır. Sistem ile birlikte yeni teknolojiye sahip problar teklif edilmelidir.
2 10. Sisteme bağlanan tüm problar ile doku harmonik görüntüleme yapılabilmelidir. Doku harmonik görüntüleme pulse subtraction, phase inversion, pulse inversion ya da coded harmonics teknikleri ile yapılmalıdır. Bunun dışında filtreleme yolu ile yapılan doku harmonik görüntüleme kabul edilmeyecektir. 11. Sistemde değişik kullanıcıların, hastalar üzerindeki farklı tarama bölgelerinde değişik problarla yapacağı çalışmalarda, tetkik türüne göre optimum rezolüsyonu sağlayabilecek preset fonksiyonu bulunmalıdır. Ayrıca kullanıcı kendine özgü yeni presetler oluşturabilmelidir. 12. Sistemin en az 19 inch, yüksek rezolüsyonlu, LCD veya TFT, her yöne hareketli monitörü olmalıdır. 13. Sistemin cine hafızası en az 200 MB olmalıdır. Sine hafızadaki görüntüler üzerinde post process inceleme ve ölçüm yapılabilmelidir. 14. Sistemde ekranda seçilen herhangi bir bölgenin real time, frame rate değerinde ve rezolüsyonunda kayıba neden olmadan büyütülmesini sağlayan zoom özelliği bulunmalıdır. Zoom fonksiyonu görüntü dondurulduktan sonra da kullanılabilmelidir. 15. Konvansiyonel prob teknolojisine ek olarak, X Matriks, Dynamic microslice, Hanefy Lens, Low-Loss Lens, XBT, Multi-D, matrix array, Pinless vb. özelliklerinden birine sahip olan problar da sisteme mutlaka takılmalıdır, takılamayan sistemler kabul edilmeyecektir. 16. Sistemde aşağıda listelenen görüntüleme modları bulunacaktır: a. Real-time B Mod b. B+B Mod c. B+M Mod d. M-Mod e. Pulsed-wave Doppler f. Renkli Doppler g. Power Doppler (Color Doppler Energy Imaging-Color Angio vb). 17. Sistem ile uygun konveks problarla en az 36 (otuzaltı) cm. derinliğe kadar görüntü alınmalıdır.
3 18. Teklif edilen sistem uluslar arası DICOM 3.0 görüntü transfer sistemi standartlarına sahip olmalı ve hastane otomasyon sistemine bağlanabilmesi için gerekli tüm opsiyoneller sistemde bulunmalıdır. Uyumluluk, en az aşağıda listelenen fonksiyonları kapsayacak, cihazın hastanemizde bulunan PACS sistemine bağlanabilmesi için, PACS firmasının cihaza ücretsiz olarak IP numarası tahsis etmesi ve worklist için gerekli logları sağlaması koşuluyla, gerekli çalışmalar yapılacak ve bağlantısı ücretsiz olarak yapılacaktır. a. Görüntü Gönderme b. Görüntü Alma c. Alınan Görüntü Üzerinde Ölçüm İşlemleri Yapma d. HIS/RIS tan Hasta Listesi 'Worklist' Alabilme e. Query/Retrieve işlemleri yapılabilmelidir. 19. Sistemede elastografi özelliği bulunmalıdır (bu özellik sistem ile birlikte teklif edilen lineer prob ile kullanılabilmelidir). Elastografi görüntüsü ile B Mod görüntüsü yanyana aynı ekranda eş zamanlı olarak izlenebilmelidir. Sistemde kantifiye analiz (quantification) programı bulunmalıdır. 20. Sistemin real time tripleks mod özelliği olmalıdır. B-Mod, renk akışı ve spectral Doppler (veya Power Doppler) aynı anda gerçek zamanlı olarak görüntülenebilmelidir. Sisteme bağlanan bütün problar (kalem problar hariç) ile real time triplex mode çalışma yapılmalıdır. 21. Sistemde çalışılan dokuya değişik açılarda ve sayılarda ses sinyali gönderimini ve böylelikle doku detaylarını daha net elde etmeyi sağlayan CrossXBeam, Advanced Sieclear, Aplipure, SonoCT, M view ya da MultiVision v.b teknolojilerinden biri bulunmalıdır. 22. Sistemde görüntüdeki artefaktları elimine edip speckle gürültüsünü azaltarak rezolüsyonu arttıran özellik bulunmalıdır. (Xres, SRI-HD, Precision Imaging, Clearvision, Speckle Reduction Imaging, Advanced Vascular Clarify v.b) 23. Sistemde Continous Dynamic Receive Focusing-sürekli dinamik fokus özelliği olmalı ve en az 8 adet fokus noktası bulunmalıdır. 24. Sistemde oluşturulan görüntüler üzerinde rezolüsyonun maksimum kaliteye ulaşabilmesi için gereken tüm parametrelerde (dynamic range, lateral gain. v.b) tek bir tuşla otomatik olarak görüntü optimizasyonu yapılabilecektir. Bu özellik hem B Mod da hemde Spectral Doppler modunda kullanılabilmelidir.
4 25. Sistemde B Modda akım hemodinamiğinin görüntülenmesini sağlayan özellik veya yön bilgisi içeren color power angio özelliği bulunmalı sistemle beraber teklif edilmelidir. (Advanced Dynamic Flow, Sieflow, B Flow Vb.) 26. Trapezoid Görüntüleme özelliği olmalıdır. Bu özellik teklif edilen lineer problar yanında cihaza bağlanabilen tüm lineer problarla da yapılabilmelidir. Ayrıca lineer probta B mod çalışmalarında ultrason dalgasına açı verilebilmelidir. 27. Sistemde panaromik görüntüleme (birleştirilmiş alan görüntüsü) özelliği olmalıdır. 28. Sistem gerçek zamanlı otomatik doppler ölçüm yapabilmelidir. 29. Sisteme entegre DVD read/write sürücüsü olmalı ve entegre en az 250 GB kapasitesinde arşivleme amaçlı hard-disk bulunmalıdır. 30. Sistemde kolay kullanımı sağlayan en az dokunmatik ekran bulunmalıdır. 31. Sistemin PW değeri 1-28 KHz değerlerini desteklemelidir. 32. Cihaz için aşağıda belirtilen sayıda prob, aksesuar verilecektir. a. 1 tane wideband veya multifrekans genel abdominal amaçlı elektronik konveks prob (en az 1-5 MHz frekans bant aralığını kapsamalıdır.) b. 1 tane wideband veya multifrekans muskuloskeletal amaçlı elektronik lineer prob (en az 7-18 MHz frekans bant aralığını kapsamalıdır.) c. 1 tane siyah beyaz videoprinter verilecektir. d. 1 tane 2 kwa Ups verilecektir. 33. Cihaza istenildiğinde ileride ücreti mukabili aşağıdaki ünitelerden en az bir tanesi eklenebilmelidir. a) Cihaza istenildiğinde opsiyonel olarak CT/MR cihazından alınan görüntü ile ultrasondaki görüntüyü senkronize ederek girişimsel işlem yapılabilmesini sağlayan füzyon görüntüleme özelliği. b) Çok düşük akımları dedekte etmek için klinik bilgiyi kaybetmeden, B Modu baskılayarak artifaktları elimine eden bir mikro vasküler görüntüleme modu (SMI vb.) özelliği. Bu teknoloji gerektiğinde renk koduna sahip olmalıdır. TEKNİK SERVİS VE GARANTİ 33. Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazının her bir parçası üretim ve işçilik hatalarına karşı ücretsiz 2 (iki) yıl bakım ve onarım garantili olmalıdır. Bu
5 garanti üretici, satıcı ve distribütör firma tarafından ayrı ayrı taahhüt edilecektir. 34. Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazının teslimatından itibaren üretici firma tarafından 8 (sekiz) yıl boyunca ücreti mukabilinde yedek parça ve teknik servis sağlama garantisi verilmelidir. 35. Yukarıda belirtilen garantilerle ilgili taahhütnameler teklifle birlikte verilmelidir.