ÇOK FONSİYONLU OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ / Oxylance™ 220V
330 - 990 W
Oksijen Akış Miktarı 0 - 10 lt / dk
En Yüksek Akış Basıncı 6 bar
Nebulizatör Akış Hızı 8 lt / dk
Nebulizatör Basıncı 3 bar
Nebulizatör Oranı 0.70 ml / mm
En Yüksek Vakum Gücü 600 mmHg / dk (± 10)
Kavanoz Hacmi 1000 cc (graduated)
Ses Seviyesi < 52 dB
Ebatları ( E x B x Y ) 600 x 600 x 750 mm
Sahra Tipi Çok Fonksiyonlu Oksijen Konsantratörü
Oxylance™ 220 V, Çok Amaçlı Oksijen Konsantratörü, kendi merkezi oksijen sistemleri olmayan sağlık birimlerinin kliniklerinde oksijen ihtiyacını karşılamak, oksijen ikmalinin zor veya pahalı olduğu durumlarda kendi kendine yetmek amacıyla geliştirilmiş, kesintisiz oksijen üretimi sağlayan dolum ve ilave hammadde gerektirmeyen klinik tipi oksijen konsantratörüdür. Aynı cihaz üzerinde hem Vakum hem de Nebülizasyon imkanı sağlayan donanım da mevcuttur.
Cihazın temel olarak üç ana görevi vardır;
Oksijen konsantratörü olarak yüksek saflık ile hastaya oksijen solutmak,
Nebulizatör olarak sıvıyı parçacıklarına ayırmak (Pulvarize etmek) ve hastaya ilaç solutmak,
İstenmeyen sıvıları hastadan emilerek ortamdan uzaklaştırılmasını sağlamak (Aspire etmek)
Oxylance™ 220, çalışması için gerekli enerjiyi hastane ortamında şehir şebekesinden alır. Cihaz, Oksijen kaynağı olarak atmosferik havayı alır, moleküler eleklerden geçirerek Oksijeni başta Azot olmak üzere diğer gazlardan ayırır ve ortam havasında bulunan % 21 oranındaki Oksijeni, Oksijen tedavisi için gereken yüksek yoğunlukta (% 95 +/- 3) konsantre eder ve bu işlem, cihaz çalıştığı sürece kesintisiz devam eder. Bu özelliğinden dolayı da dolum gerektirmemektedir. “Ayrıca cihazın içerisinde bulunan bakteri filtresi polypropilene, hidrofobik yapıya sahip ve %99,9 bakteri ve virüs tutucu özelliğe sahiptir.”
Cihaza entegre edilmiş bir adet dışarıdan doldurulan 420 litrelik (2 lt su kapasiteli) alüminyum oksijen tüpü bulunmaktadır. Tüple birlikte çift manometreli regülatör kullanılmakta olup, bu manometrelerden birisi tüp içindeki oksijen miktarını, diğeri ise 0-10 bar arası derecelendirilmiş olarak oksijen çıkış basıncını göstermektedir.
Oksijen üretimine ek olarak, Oxylance™ 220 sahip olduğu diğer bir özellik de, (deniz seviyesi ölçüm değeri olarak) 760 mmHg vakum gücü olan bir cerrahi aspiratör bulunmasıdır. Aspiratörün 1000 ml hacminde bir toplama kabı bulunmakta olup, uygulanan vakum gücü, vakum göstergesinden izlenebilmektedir. Ayar düğmesinden de vakum gücü ihtiyaca bağlı olarak azaltılıp arttırılabilmektedir.
Cihaza entegre halde bulunan çıkış basıncı ayarlanabilir nebülizatör, sıvı formdaki ilacı aerosol hale getirmek üzere parçalayabilmektedir. Kesintisiz şekilde hastaya aerosol halinde ilaç uyuglanması için idealdir.
Patentli bir sistem ile inovatif bir cihazdır.
Klinik içinde kesintisiz oksijen kaynağıdır.
Oksijen ikmalinin zor veya pahalı olduğu durumlarda kendi kendine yeten bir cihazdır.
Tüp dolumu gerektirmez.
Anlık olarak oksijen yüzdesini gösterir.
Yoğun şekilde nebulizsyon yapabilir.
Dehili bir cerrahi aspiratöre sahiptir.
Bu fonksiyonların tümü birbirinden bağımsız sistemler üzerinden çalıştığı için aynı anda hepsi birden kullanılabilmektedir.
Sesli ve görsel alarm sistemi mevcuttur.
İçerisinde bulunan mikro işlemci, tüm kontrolleri otomatik olarak yapar ve cihaz açıldığında kendini kontrol ederek sesli ve görsel olarak bunu kullanıcıya bildirir.
Dış kutusu hastane ortamına da uygun olarak paslanmaz ve de sarsıntı ve darbelere dayanıklı malzemeden üretilmiştir.
Hızlı olarak bir noktadan diğer ihtiyaç duyulan noktaya istendiğinde kilitlenebilir tekerleri üzerinde hızlıca nakledilebilir.
Aşağıdaki durumlarda uyarıları sesli ve görsel olarak ikaz ederek bildirmektedir.: