NÜVE | GC 401
GC 401 Büyütme Kabini
Doğal ortama en yakın iklim şartları
Bitki büyütme, tohum çimlendirme, çevre şartlarına uyum sağlama, bitki hücre ve dokuları için kültür çalışmaları, bitkilerde gen araştırma çalışmaları, protoplazma ve hücre kültürü oluşturulması ile böcek popülasyonlarının inkübasyonu ve yetiştiriciliği gibi farklı iklimlendirme ve ışıklandırma koşullarına ihtiyaç duyulan çalışmalar, GC 401 Büyütme Kabini’nin sunduğu ileri teknoloji ile mümkün olmaktadır.
Sürekli olarak en iyi iklim şartlarını sağlayan N-Wise™ kontrol sistemi ve Kapıya yerleştirilmiş 7’’ renkli dokunmatik ekran ile ergonomik kullanım sağlamaktadır. Isıtma ve soğutma için °C/dakika veya süre olarak programlanabilen rampa özelliği ile hassas çalışmalar yapılabilmektedir.
GC 401’de sol, sağ ve ön yüzeyden aydınlatma bulunmaktadır ve gün ışığı ve Grolux floresanların karışımı ile sağlanan ideal ışık yoğunluğu gerçek zaman veya stepe bağlı olarak programlanabilmektedir. Ayrıca her aydınlatma yönünün bağımsız olarak ve farklı oranlarda programlanabilmesi sağlanmıştır.
Hücre hacmi: 308 litre.
Sıcaklık ayar aralığı: -10°C / 60°C (tüm ışıklar kapalıyken), 0°C/+60°C (tüm ışıklar açıkken).
Nem çalışma aralığı: % 20 Rh / % 90 RH (10°C ile 60°C arasında).
Paslanmaz çelik ve cam pencereden imal edilmiş hücre.
Mükemmel ışık geçirgenliği ve yalıtım sağlayan çift katlı LOW-E tipi camdan oluşan pencereler.
Hücrenin arka ve üst bölümü için enjekte edilmiş yüksek yoğunluktaki poliüretan ile sağlanan güçlü yalıtım.
Sol, sağ ve ön yüzeyden aydınlatma.
Gün ışığı ve Grolux floresanların karışımı ile sağlanan ideal ışık yoğunluğu gerçek zaman veya stepe bağlı olarak programlanabilen aydınlatma.
Her aydınlatma yönünün bağımsız olarak ve farklı oranlarda programlanabilmesi.
Opsiyonel raf üzeri LED aydınlatma.
Güvenilir nem jeneratörü ile sağlanan nem.
Hassas nem sensörü ile yüksek sıcaklıklarda dahi doğru nem ölçümü.
PID olarak kontrol edilen ısıtma ve oransal olarak kontrol edilen soğutma.
Düşük sıcaklıklarda dahi çok iyi sıcaklık ve nem dağılımı ve kararlılığı sağlayan güçlü hava sirkülasyon sistemi.
Sürekli olarak en iyi iklim şartlarını sağlayan N-Wise™ kontrol sistemi.
Kapıya yerleştirilmiş 7’’ renkli dokunmatik ekran ile ergonomik kullanım.
Sık tekrarlanan uygulamalar için 20 program hafızası.
Her program için programlanabilir 20 step.
Programı 999 kez tekrar etme imkanı.
Psikometrik diyagrama göre çiğ noktası sıcaklığı hesaplamak için rakım programlama imkanı.
Olası arıza durumlarında kullanıcıyı uyaran gelişmiş hata tespit sistemi.
2 GB’lık geniş dahili hafıza.
Çalışan parametrelerin grafik üzerinden takibi.
N-Wise Closer™ yazılımı ile verilerin bilgisayar üzerinden takip edilebilme ve çalışan programların verilerinin bilgisayarda saklayabilme özelliği.
Sıcaklık ve nem değerlerinin 1 ile 60 dakika arasında seçilen aralıklarla harici belleğe kaydını sağlayan USB çıkışı.
Opsiyonel N-Wise Closer™ yazılımı sayesinde internet üzerinden üzerinden GC 401’e bağlanarak programlama, kayıt verilerinin takibi ve hata geçmişini kontrol etme imkanı.
Olası bir hata ya da arıza durumunda 5 farklı adrese arıza detaylarını içeren e-posta gönderebilme.
Sesli ve hata durumlarını kod yerine açık mesajlarla belirten alarm sistemi.
Azami güvenlik için opsiyonel AlerText™ GSM alarm modülü ile herhangi bir arıza durumunda belirlenen 5 farklı telefon numarasına SMS gönderme seçeneği.
Opsiyonlar ve Aksesuvarlar - GC 401 Büyütme Kabini
GC XXX A Otomatik su besleme ünitesi
GC XXX L1 Raf üstü LED aydınlatma (1 set)
GC XXX L2 Raf üstü LED aydınlatma (2 set)
GC XXX L3 Raf üstü LED aydınlatma (3 set)
A 08 191 AlerText™ GSM alarm modülü (Sim kart dahil değildir)
A 08 226 N-Wise Closer™ yazılımı için CD (3 m. RS 232 kablo ile birlikte)
R 01 131 Paslanmaz çelik tel raf
K 23 072 Raf kızağı (Her raf için 2 adet raf kızağı sipariş edilmelidir)
Teknik Özellikler / GC 401 Büyütme Kabini
Sıcaklık Ayar Aralığı (Nemsiz Çalışma)
-10,0°C / +60,0°C (Işıklar kapalı)
0,0°C / +60,0°C (Işıklar açık)
Sıcaklık Ayar Aralığı ( Nemli Çalışma)
+10°C / +60°C
Nem Ayar Aralığı
%20 / % 90RH
Programlanabilir Mikroişlemci N-Wise™ kontrol sistemi
7’’ dokunmatik renkli ekran
Nem Ayar ve Okuma Hassasiyeti
Gerçek zamanlı 0-24 saat veya 20,000 saat
Her step için 1 dakika – 1000 saat veya süresiz çalışma imkanı
Azami Işık şiddeti
20.000 lux (15 adet gün ışığı lamba ile)
Gün Işığı Lamba Lümen Değeri
Gün Işığı Lamba Kelvin Değeri
Grolux Lamba Lümen Değeri
Grolux Lamba Kelvin Değeri
20 + 1 stepli program
Program Basamak Sayısı
Program Tekrar Sayısı
0 – 2000 metre
Raf Sayısı (Standart/ Maksimum), Adet
İç Ölçüler (GxDxY) mm
Dış Ölçüler (GxDxY) mm