Model numarası: XXG-2505
XXg-2505 X-Ray Hata Dedektörü, Girişim-ücretsiz Taşınabilir Röntgen NDT Ekipmanları
XXg-2505 Taşınabilir Röntgen Hata Dedektörü
Frekansı dönüştürülmüş ve MZY-2000 denetleyicisi ile gaz yalıtımlı taşınabilir X-ray NDT ekipmanı, Ltd Mitech A.Ş. tarafından ürünlerin yükseltme nesil biridir Küçük boyutu, hafifliği, kolay kullanım, basit operasyon ve kendine sorun giderme onun avantajları yanında, bu kontrolör yeni tip güçlü parazitsiz yeteneği, iyi bir çalışma istikrar ve çalışma güvenilirliği mükemmel bir performansa sahiptir. Yaygınlaşması ve tüm ülke çapında bu yeni tip NDT X-ray cihazı yayılan uygulama sayesinde, farklı sektörlerden müşterilerimiz tarafından tanınan ve memnuniyetle olmuştur
Bu taşınabilir X-ray NDT ekipmanları gemi inşası, mekanik imalat, havacılık, demiryolu, basınçlı kap, kazan, petrol, kimya ve ulusal savunma, tahribatsız testi yapılarak, özellikle inşaat alanında veya alanlarında kullanılabilir zemin uygulamalarında üzerinde yüksek.
X-ışını NDT ekipman farklı kalınlığına bağlı olarak farklı malzeme için X-ışınını farklı emme ilkesine göre, bir film, bir radyografik görüntü iç süreksizlik veya malzemeler, ürün ya da kaynak hatalarını göstermek için kullanılan Malzemelerin. Biz karakterleri, büyüklüğü ve süreksizlik veya fayların konumu üzerine esaslı malzemelerin ve ürünlerin kalitesini değerlendirmek.
Bu ürün serisinde, X-ışını jeneratörü bir izolasyon olarak SF6 gazı ile döşenmiş, elektrikli fan zorla soğutma için, kontrolör birincil kontrol modülleri dönüştürme gelişmiş mikroişlemci kontrol sistemi, voltaj regülasyonu için SCR modülleri ile donatılmış ve SCR ikincil yan yanı sıra gerilim ve akım istikrar ve parazit-free gelişmiş elektronik devreler. Dolayısıyla, tam teçhizat performansı oldukça iyileştirilmiştir.
AC220V + -10% 50Hz
Tüp voltajı (kVp)
Odak Nokta Boyutu
1.0 x 2.5,
1.0 x 3.5,
360 º º X25
360 º º X30
A 3 çelik (mm)
SF 6 gaz
-25 ℃ - +40 ℃
Resim en fazla 85%
X-ışını fotoğrafçılığı çalışma koşulları
1.. Film için Odak: 600mm
2. Pozlama süresi: 5 dk.
3. Film: Tian Jing, Model III, çift kurşun folyo ile yoğunlaştı.
4. Karanlık Tedavi: Temp. 20 + / -2 ° C, 5 dak. siyahlık ≥ 1.5
Güvenli çalışma basıncı
0.35 ~ 0.50 Mpa
(Operasyon durumda az 0.35 Mpa yasak olacak)
1.. Ekipmanın kontrol tek fazlı SCR köprü doğrultucu devre benimser ve doğrultulmuş gerilim LC filtresi vasıtasıyla düz akım voltajına döner. Bu gerilim olma, tek akış yönü ile frekans ayarlanabilir kare dalga darbe dönüştürür
HV darbe transformatörü güç X-ışını jeneratör elektrik kaynağı. MA stabilize ünitesi X-ışını tüp içinde sabit akımı sağlamak için, gerilim artışı veya X-ışını tüpü filamanın azalmasına karşı tek fazlı darbe frekansını değiştirir. KV düzenleyici ünitesi sürekli farklı malzemeler için farklı radyografik gereksinimleri karşılamak için, aşağı yukarı voltaj kontrol edebilirsiniz. Parazitsiz devre X-ışını jeneratör HV şok kontrol sistemi korumak için şok-direnci yeteneğini geliştirir .
2. X-ışını jeneratörü elektrikli amortisör ile donatılmıştır. X-ışını tüpünün anot zemin ve aşırı sıcaklık koruma cihazına bağlanır döşenmiş .. sonra aşırı sıcaklık oluştuğunda, kontrolör X-ışını tüpü zarar görmesini önlemek için otomatik olarak HV kapatmak mümkün aşırı sıcaklık.
3. Güç kaynağının gerilim dalgalanması istikrarlı bir X-ray almak için sağlanması, kontrolör kendisi tarafından otomatik olarak kontrol edilebilir. Maruz kalma süresi ve tam ekipman çalışma durumu mikro-işlemci tarafından kontrol edilir. En uzun maruz kalma süresi 5 dakika için ayarlanabilir.
1.. X-ışını jeneratörü 1 adet.
2. Kontrolörü 1 adet.
3. Bağlantı kablosu (10 çekirdek) 25m 1 adet.
4. Güç kablosu (2cores) 10m 1 adet.
5. Topraklama kablosu 5m 1 adet
6. Sigorta (20A) 5pcs
7. Sigorta (3A) 5pcs
8. Aksesuarları 1pc içeren torba
Manyetik kusur dedektörü,
Eddy mevcut kusur dedektörü