GFUVE Enerji Ölçer Alan Kalibrasyonu Taşınabilir Üç Fazlı kWh Metre Test Cihazları GF302D
The Portable Three Phase kWh Meter test equipment is used for grid corporation of measurement and energy test center, management department of power supply bureau, national energy measurement of testing authorities, and also used to test each kind of single/three phase kWh meter of industries and mining enterprises as well as electric meter manufacturers. Taşınabilir Üç Fazlı kWh Metre test ekipmanı, ölçüm ve enerji test merkezinin ızgara şirketi, güç kaynağı bürosu yönetim departmanı, test yetkililerinin ulusal enerji ölçümü için kullanılır ve ayrıca her tür tek / üç fazlı kWh metrelik endüstrileri test etmek için kullanılır ve madencilik işletmelerinin yanı sıra elektrik sayacı üreticileri. Meanwhile, the calibrator also can be used as one high precision standard power source. Bu arada, kalibratör ayrıca bir yüksek hassasiyetli standart güç kaynağı olarak kullanılabilir.
GFUVE ELECTRONICS is a recognized world leader of Energy Reference Standards, Meter Test Boards, CT / PT Meter Field Testers, DC / AC Transfer Standards, Energy Meter Testing and our Automated Laboratory Energy Reference Systems. GFUVE ELECTRONICS, Enerji Referans Standartları, Ölçüm Cihazı Test Panoları, CT / PT Ölçüm Cihazı Saha Test Cihazları, DC / AC Transfer Standartları, Enerji Ölçüm Cihazı Testi ve Otomatik Laboratuvar Enerji Referans Sistemlerimizin tanınmış bir dünya lideridir. GFUVE ELECTRONICS is 100% committed to exceeding the requirements of its Customers through continual improvement of all our products and services. GFUVE ELECTRONICS, tüm ürün ve hizmetlerimizin sürekli iyileştirilmesiyle Müşterilerinin gereksinimlerini aşmaya% 100 kendini adamıştır. GFUVE is a leading manufacturer of stationary single phase and three phase kwh energy meter test bench with icts in China. GFUVE Çin'de tekli sabit tek fazlı ve üç fazlı kwh enerji sayacı test tezgahı lider üreticisidir. We supply stationary or portable test equipment, power sources, reference standards, calibrators. Sabit veya portatif test cihazları, güç kaynakları, referans standartları, kalibratörler sunuyoruz.
AC Gerilim Aralığı 0 V-500V
Voltaj çıkış gücü MAX.30VA
doğruluk % 0.1
istikrar % 0.01 / 180s
Bozulma faktörü % 0.2
Akım çıkışını test edin 1A-120A
Akım çıkış gücü Max. Maks. 100VA 100VA
doğruluk % 0.05
Bozulma faktörü Doğrusal direnç yükü için <% 0,3
Aralık 0-360 °
çözüm 0.01 °
doğruluk 0.05 °
Aralık 40Hz - 70Hz
Harmonik Çıktı 2-51
Giriş kanalı 3
Giriş frekansı Max. Maks. 20Hz 20Hz
Gerilim Beslemesi 220V ±% 15 / 110V ±% 15 (optonal)
Ortam sıcaklığı 20 ° C - 30 ° C
Boyutlar (G × Y × D) (mm) 500 X 440 X 180
◇ GF302D is a portable three phase meter testing equipment(calibrator), suit for lab and local use. F GF302D, laboratuvar ve yerel kullanım için uygun, taşınabilir üç fazlı bir test cihazıdır (kalibratör). GF302D calibrator utilizes the testing technology with the lasted development of the energy meter calibration. GF302D kalibratörü, enerji sayacı kalibrasyonunun son gelişimiyle test teknolojisini kullanır. GF302D has exactly software function as GF302D calibration, but different voltage and current output. GF302D, GF302D kalibrasyonu olarak tam olarak yazılım fonksiyonuna sahiptir, ancak farklı voltaj ve akım çıkışı.
◇ GF302D calibrator supports DLT-645(2007) communication protocol , and can complete demand indication error, demand period error, time switching error, rate period energy indication error and other multi-function test projects . F GF302D kalibratörü DLT-645 (2007) iletişim protokolünü destekler ve talep gösterge hatası, talep süresi hatası, zaman değiştirme hatası, oran süresi enerji gösterge hatası ve diğer çok fonksiyonlu test projelerini tamamlayabilir. GF302DCalibrator has constant temperature crystal oscillator, which is able to verifies the daily time error of electric energy meter. GF302DC Kalibratörü, elektrik enerjisi ölçerin günlük zaman hatasını doğrulayabilen sabit sıcaklıkta kristal osilatöre sahiptir.
◇ GF302D is designed with fantastic panels screen and wiring arrangement. F GF302D, fantastik paneller ekranı ve kablolama düzenlemesi ile tasarlanmıştır. The front and rear panel are designed to be easy-operating. Ön ve arka panel kolay kullanım için tasarlanmıştır.
◇ GF302D sadece normal sayaç testini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kararlı harmonik çıkışı yaratabilen harmonik güç çıkışı ekipmanı olarak da kullanılabilir.
Testing Test edilen sayaç: 3P4W, 3P3W, 1P2W, 1P3W
Mode Test modu: aktif güç, reaktif güç
◇ Kalibratör, geniş akım ve voltaj çıkış aralığına sahip bir güç kaynağı ve kalibrasyon elektronik aleti ile birleştirilmiştir.
Test Başlangıç ​​testi ve sürünme testi desteklenir
Data Test verileri bilgisayar tarafından Rs232 arayüzü üzerinden yönetilebilir
F GF302D sadece ekipman tarafından çalıştırılamaz, aynı zamanda PC tarafından da kontrol edilebilir
Energy Enerji sayaçlarını otomatik olarak kalibre edin, bunlar ön ısıtma, başlatma, ◇ Sürünme, hata, etki, miktar testi vb.
◇ Yüksek kaliteli ürün
Operation Rahat çalışma
◇ güçlü ve kararlı harmonik güç kaynağı çıkışı
◇ Çok tip aktif ve reaktif enerji ölçüm cihazı testi
Level Ulus düzeyinde kamu hizmeti şirketleri
Metro Hükümet metroloji büroları
◇ Büyük enerji sayacı üreticileri
Sınıf 0.05 Taşınabilir GF3021 Elektrik Test Cihazları Elektrik Ölçüm Dönüştürücü