Fluke 173x, 174x Power Quality Logger'lar (Güç Kalitesi Kaydediciler) ve 3540FC Power Monitor (Güç Monitörü) ile birlikte verilen test ucu seti, "Gerilim Test Ucu, 3 fazlı + N"
KRİTİK GÜVENLİK UYARISI - LÜTFEN OKUYUN!
Fluke; 173x Serisi (Modeller: Fluke-1730, Fluke-1732, Fluke-1734, Fluke-1736 ve Fluke-1738), 174x Serisi (Modeller: Fluke-1742, Fluke-1746 ve Fluke-1748) Power Quality Logger'lar (Güç Kalitesi Kaydediciler) ve 3540FC Power Monitor (Güç Monitörü) ürünleriyle ilgili olası ciddi yaralanma veya ölüm riskine karşı kullanıcıları uyarmak amacıyla bu Kritik Güvenlik Uyarısını yayınlamaktadır.
Fluke; 173x Serisi, 174x Serisi Power Quality Logger'lar (Güç Kalitesi Kaydediciler) ve 3540FC Power Monitor (Güç Monitörü) ile birlikte verilen 3PHVL-1730 veya 3PHVL-1730-5M "Gerilim Test Ucu, 3 fazlı + N" adlı test ucu setinin belirli bir şekilde yanlış kullanımının, kullanıcıları ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanma riski arz eden olası tehlikeli durumlara maruz bırakabileceğini belirlemiştir.
Bu test uçları geçerli güvenlik standartlarına uygundur ancak kullanıcının bir Logger'a (Kaydedici) bağlantı yaparken test ucu setindeki gerilim bağlantılarını yanlış yapması da muhtemeldir. Yanlış bağlantı hatalarına dair örnekler için aşağıdaki şemalara bakın.
Aşağıda gösterilen olası bağlama hataları eğitimli personele çok bariz gelebilir ancak bu yanlış bağlantılar gerçekleştiğinde fazdan faza veya fazdan nötre kısa devre meydana gelebilir. Bu durum potansiyel olarak ark patlamasına neden olabilir ve ciddi yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek bir risk arz edebilir .
Kısa devreye neden olan yanlış kablolanmış gerilim bağlantılarının olası örnekleri (GERİLİM BAĞLANTISI HATALARI AŞAĞIDA KIRMIZI BİR "X" İŞARETİ İLE GÖSTERİLMİŞTİR):
174X Serisi Yanlış 3 Fazlı Test Ucu Bağlantısı
3 Fazlı Nötrden Faza Kısa Devre
3 Fazlıdan Faza Kısa Devre
173X Serisi ve 3540FC Yanlış 3 Fazlı Test Ucu Bağlantısı
BU YANLIŞ BAĞLANTI YAPILANDIRMALARINI ÖNLEMEK İÇİN LÜTFEN DİKKAT EDİN .
Fluke; "Gerilim Test Ucu, 3 fazlı + N" kablo setini kullanmayı bırakmanızı ve ücretsiz yedek test ucu seti için Fluke ile iletişim kurmanızı talep etmektedir. Bu yedek test ucu seti, istiflenebilir konektörler yerine düz banana konektörler içerir.
Logger (Kaydedici) cihazına ölçüm terminallerinden enerji vermeyi kolaylaştırmak için yedek test ucu setinde ayrıca hem istiflenebilir konektör hem düz banana konektör içeren kısa devre aksesuarları yer almaktadır. Bu yedek test ucu setinin yapılandırması, terminallerin yanlış bağlanması olasılığını ortadan kaldırır . Aşağıya bakın.
Yedek test ucu seti takılı.
Bu bağlantıya tıklayın ve bu sorundan etkilenen Power Quality Logger (Güç Kalitesi Kaydedici) cihazlarının model ve seri numaralarını içeren test ucu değişim formunu doldurun. Yedek test uçları, siparişiniz alındıktan sonra yaklaşık altı hafta içinde Fluke tarafından gönderilmelidir.
Yeni test ucu setini teslim aldığınızda lütfen eski test uçlarını ortadan kesin ve bertaraf edin.
Fluke olarak güvenlik bir numaralı önceliğimizdir. Bu sorunun neden olabileceği her türlü rahatsızlık için özür dileriz. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin: