Aremsis. Fluke Ti45FT IR FlexCam® Termal Görüntüleme Cihazı
Fluke Ti45FT IR FlexCam® Termal Görüntüleme Cihazı
Bakım ve üretim mühendisleri ve teknisyenleri için kullanışlı tercih
Neredeyse tüm termografi işleri için gereken herşey Fluke Ti4x modellerinde bulunur. Bir adet 160 x 120 dedektör ve 0.08°C (80mK) (NETD) kadar düşük bir sıcaklık hassasiyeti ile, en küçük sıcaklık farklarının bile görülebileceği yüksek çözünürlüklü imajlar sağlarlar. Windows® CE menü yapısı sayesinde cihazlar çok kolay kullanılabilir ve sahada tam gereken analizi yapabilecek, genişletilmiş arıza özelliği sunarlar.
FT modellerde yenilikçi IR-Fusion® teknolojisi vardır. IR-Fusion, infrared imajın yanısıra görünür ışıkta da imaj çekebilir ve IR imaj analizinde neyin ne olduğu daha kolay anlaşılabilir. Şüphe edilen bileşenler daha kolay belirlenebilir ve raporlanabilir ve onarım daha en başından doğru yapılabilir. Daha fazla bilgi edinmek için bu sayfadaki yan yönlendirmeden IR-Fusion'u seçin.
Endüstriyel bakım - Onarımların başarıyla yapılıp yapılmadığını kontrol edin
Kalite kontrol - Prototipleri inceleyin ve termal yönetim tasarımlarını iyileştirin
Fluke IR-Fusion® teknolojisi gerçek dünyadaki bir görünür imajı termal bir imaj ile bağlantılandırır. İki imajı birleştirerek, iki imaj arasında geçiş imkanı veya resim içinde resim kombinasyonları sunar. Belli bir sıcaklık limitini aşan bileşenleri tam olarak belirlemek için, görünür ışıklı imajın üstüne alarm limitleri bindirilebilir. Hem görünür imajlar hem de termal imajlar raporlarda kullanılabilir. Böylece, ayrı bir dijital kamera ile çekilen imajlara bakmaya gerek kalmadığı için dökümantasyon hızlandırılabilir. IR Fusion sayesinde, şüphe edilen bileşenler daha kolay belirlenebilir ve raporlanabilir ve onarım daha en başından doğru yapılabilir.
Tam radyometrik termal görüntüleyiciler, bir termal görüntüyü oluşturan binlerce noktadan meydana gelen bir matris için kalibre edilmiş sıcaklık verilerini yakalar ve kaydeder. Bu sayede, sahada kameranın üstünde veya PC yazılımı kullanılarak ofiste detaylı analiz yapılabilir veya emissivite veya sıcaklık kademesi gibi kilit parametreler değiştirilebilir
Görüntü Alanı (FOV)* 20 mm lens 23 ° x 17 ° FOV
Uzamsal çözünürlük (IFOV)* 2.60 mrad
Termal hassasiyet (NETD) 30 °C'de ≤0.08 °C(80 mK)
Dedektör veri toplama / İmaj frekansı* 30 Hz/60 Hz
Dedektör tipi 160 x 120 Odak Düzlemi Dizini, Vanadyum Oksit (VOx) Soğutmasız Mikrobolometre
Kalibre edilmiş sıcaklık kademesi -20 ˚C ile 600 ˚C arasında (-4 ile 1112 ºF arası) 3 kademe
Kademe 1 -20 ˚C ile 100 ˚C arası (-4 ile 212 ºF arası)
Kademe 2 -20 ˚C ile 350 ˚C arası (-4 ile 662 ºF arası)
Kademe 3 250 ˚C ile 600 ˚C arası (482 ile 1112 ºF arası)
Opsiyonel - Yüksek sıcaklık 1200 ˚C'ye kadar (2192 ºF)
Kademe 4 500 ˚C ile 1200 ˚C arası (932 ile 2192 ºF arası)
Doğruluk ±2°C veya %2 (hangisi büyükse)
Ölçme modları Merkez noktası, merkez kutusu (alan min/maks, ortalama), hareketli noktalar/kutular, kullanıcı tarafından tanımlanabilen alan/açıklama metinleri, izotermler, otomatik sıcak ve soğuk nokta algılama, üst ve alt görünür renk alarmı
Opsiyonel lensler (yalnızca orijinal cihazın satın alınması sırasında mümkündür)
Görüntü Alanı (FOV): 9º yatay x 6º dikey
Uzamsal çözünürlük (IFOV)* 0.94 mrad
Uzamsal çözünürlük (IFOV) 4.9 mrad
Desteklenen dosya formatları 14 bit ölçüm verisi dahildir. Transfer edilebilir JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF.
Ayar kontrolları Tarih/saat, sıcaklık üniteleri C/F, dil, ölçek, LCD yoğunluğu (yüksek/normal/düşük)
AC güç ile çalışma AC adaptör 110/220 VAC, 50/60 Hz (yalnızca Ti45)